Extensometer
எக்ஸ்டென்சோமீட்டர் என்பது ஒரு பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனமாகும். இது மன அழுத்த அளவீடுகள் மற்றும் இழுவிசை சோதனைகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதன் பெயர் "எக்ஸ்டென்ஷன் மீட்டர்" என்பதிலிருந்து வருகிறது. இது சார்லஸ் ஹஸ்டனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அவர் 1879 ஆம் ஆண்டில் ஜர்னல் ஆஃப் தி ஃபிராங்க்ளின் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஒரு கட்டுரையில் இதை விவரித்தார். ஹஸ்டன் பின்னர் சோதனை இயந்திரங்கள் மற்றும் செதில்களின் முக்கிய உற்பத்தியாளரான ஃபேர்பேங்க்ஸ் & ஈவிங்கிற்கு உரிமைகளை வழங்கினார். விரிவாக்க அளவீடுகளில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளனஃ தொடர்பு மற்றும் தொடர்பு இல்லாதது. தொடர்பு விரிவாக்க அளவீடுகள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் அவை மேலும் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் வகை தொடர்பு விரிவாக்கமானி கிளிப்-ஆன் விரிவாக்கமானி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சாதனங்கள் உயர் துல்லியமான திரிபு அளவீடு தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன (பெரும்பாலான ஏஎஸ்டிஎம் அடிப்படையிலான சோதனைகள்). அவை பல கட்டமைப்புகளில் வருகின்றன, மேலும் இடப்பெயர்வுகளை மிகச் சிறியதிலிருந்து ஒப்பீட்டளவில் பெரியதாக (ஒரு மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவாக இருந்து 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமாக) அளவிட முடியும். அவை குறைந்த செலவு மற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமை ஆகியவற்றின் நன்மையைக் கொண்டுள்ளன, இருப்பினும் அவை சிறிய/மென்மையான மாதிரிகளை பாதிக்கலாம். தானியங்கி சோதனைக்கு கிளிப்-ஆன் சாதனங்கள் பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் "சென்சார் ஆர்ம்" எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட அமைப்பு மூலம் தானாகவே மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் பாரம்பரிய கிளிப்-ஆன் சாதனங்களை விட மிகவும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய முடிவுகளை உருவாக்கலாம். அவை எதிர் சமநிலையானவை, எனவே மாதிரியில் மிகக் குறைந்த விளைவைக் கொண்டுள்ளன. டிஜிட்டல் மாற்றிகள் மற்றும் தொடர்புடைய வடிப்பான்களுக்கு அனலாக் இல்லாததால், சிறந்த நேரியல், குறைக்கப்பட்ட சமிக்ஞை சத்தம் மற்றும் தொடர்புடைய விசை தரவுகளுடன் ஒத்திசைவு ஆகியவை பெரிய நன்மைகளாகும், அவை நேர தாமதங்களைச் சேர்க்கின்றன மற்றும் மூல தரவை மென்மையாக்குகின்றன. கூடுதலாக, இந்த சாதனங்கள் தோல்வியடையும் வரை மாதிரியில் இருக்க முடியும் மற்றும் எந்த துல்லியத்தையும் இழக்காமல் மிக உயர்ந்த நீட்டிப்புகளை (1000 மிமீ வரை) அளவிட முடியும். இந்த சாதனங்கள் பொதுவாக 0.3 மைக்ரோ மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளன (மிக உயர்ந்த தரமான சாதனங்கள் 0.02 மைக்ரோ மீட்டர் வரை மதிப்புகளைப் படிக்க முடியும்) மற்றும் ஐஎஸ்ஓ 9513 இன் வகுப்பு 1 மற்றும் 0.5 ஐ சந்திக்க போதுமான அளவீட்டு துல்லியத்தைக் கொண்டுள்ளன. தொடர்பு இல்லாதது சில சிறப்பு பயன்பாடுகளுக்கு, தொடர்பு இல்லாத எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் ஒரு ஃபீலர் கை அல்லது தொடர்பு எக்ஸ்டென்சோமீட்டரைப் பயன்படுத்துவது நடைமுறையில் இல்லாத இடங்களில் நன்மைகளைக் கொண்டுவரத் தொடங்குகின்றன. லேசர் ஏ என்பது ஒரு இழுவிசை சோதனை இயந்திரத்தில் ஏற்றப்படும்போது சில பொருட்களின் மீது திரிபு அல்லது நீளம் அளவீடுகளைச் செய்யும் திறன் கொண்ட ஒரு விரிவாக்க அளவீடு ஆகும். லேசர் மூலம் மாதிரி மேற்பரப்பை ஒளிரச் செய்வதன் மூலம் கொள்கை செயல்படுகிறது, மாதிரி மேற்பரப்பில் இருந்து பிரதிபலிப்புகள் பின்னர் ஒரு சிசிடி கேமராவால் பெறப்பட்டு சிக்கலான வழிமுறைகளால் செயலாக்கப்படுகின்றன. லேசர் எக்ஸ்டென்சோமீட்டரைப் பயன்படுத்தும் போது, மாதிரியில் மதிப்பெண்களை இணைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இது பொருள் சோதனை ஆய்வகங்களுக்கு கணிசமான நேர சேமிப்பைக் கொண்டுவருகிறது. ஒரு மைக்ரோமீட்டருக்கும் குறைவான தீர்மானங்கள் மற்றும் 900 மிமீ வரை நீளம் அடைய முடியும், இது இந்த சாதனங்களை மிகவும் சிக்கலான சோதனைக்கு ஏற்றதாக ஆக்குகிறது. லேசர் எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் முதன்மையாக ஒரு பாரம்பரிய "கிளிப்-ஆன்" எக்ஸ்டென்சோமீட்டரை சேதப்படுத்தும் பொருட்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அல்லது சாதனத்தில் உள்ள கிளிப்பின் நிறை மாதிரியுடன் உடல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் பொருள் பண்புகளை பாதிக்கிறது. லேசர் எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் உயர்ந்த அல்லது துணை பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் சோதனை செய்ய பயன்படுத்தப்படலாம். வீடியோ ஏ என்பது சோதனையின் போது மாதிரியின் தொடர்ச்சியான படங்களைப் பிடிப்பதன் மூலம், ஒரு பிரேம் கிராபர் அல்லது கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் வீடியோ கேமராவைப் பயன்படுத்தி சில பொருட்களின் மன அழுத்தம்/திரிபு அளவீடுகளைச் செய்யும் திறன் கொண்ட ஒரு சாதனமாகும். சோதனையின் கீழ் உள்ள பொருளின் மாதிரி வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் வெட்டப்பட்டு சிறப்பு குறிப்பான்களால் குறிக்கப்படுகிறது (வழக்கமாக சிறப்பு ஸ்டிக்கர்கள் அல்லது கைப்பற்றப்பட்ட படத்தில் உள்ள மாதிரி நிறம் மற்றும் அமைப்பிலிருந்து குறிப்பானை வேறுபடுத்தும் பேனாக்கள்). கைப்பற்றப்பட்ட படத்தில் இந்த குறிப்பான்களுக்கு இடையிலான பிக்சல் தூரம் கைப்பற்றப்பட்ட வீடியோவில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் சோதனையின் கீழ் உள்ள மாதிரி நீட்டப்படுகிறது/சுருக்கப்படுகிறது. இந்த பிக்சல் தூரத்தை நிகழ்நேரத்தில் அளவிட முடியும் மற்றும் ஒரு அளவுத்திருத்த மதிப்புக்கு எதிராக ஒரு நேரடி திரிபு அளவீட்டைக் கொடுக்கவும், தேவைப்பட்டால் திரிபு கட்டுப்பாட்டில் சோதனை இயந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் வரைபடமாக்க முடியும். சரியான அளவுத்திருத்த மதிப்பு மற்றும் நல்ல பட செயலாக்க வழிமுறைகள் மூலம், ஒரு மைக்ரோமீட்டருக்கும் (மைக்ரோமீட்டர்) குறைவான தெளிவுத்திறனை அடைய முடியும். சரியான அளவுத்திருத்த மதிப்பு அளவுத்திருத்த மாதிரியையும் சார்ந்துள்ளது, இது பொதுவாக மிகவும் துல்லியத்துடன் சிறப்பாக பொறிக்கப்பட்ட பொருள். அளவீடு செய்ய, புதிய மாதிரியைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அதே சோதனை நிலைமைகளின் கீழ் அளவுத்திருத்த மாதிரியுடன் படங்கள் முதலில் பிடிக்கப்படுகின்றன. வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் முதன்மையாக ஒரு பாரம்பரிய தொடர்பு அல்லது டிஜிட்டல் "ஃபீலர் ஆர்ம்" எக்ஸ்டென்சோமீட்டரை சேதப்படுத்தும் பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில பயன்பாடுகளில் வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர் இயந்திர அளவீட்டு அலகுகளை மாற்றுகிறது-ஆனால் இது முக்கியமாக கிளிப்-ஆன் சாதனங்கள் ஆகும். ஐ. எஸ். ஓ 527 க்கு 50 மிமீ கேஜ் நீள பிளாஸ்டிக்குகளில் நெகிழ்ச்சித்தன்மையின் மாடுலஸை அளவிடும்போது 1 மைக்ரோமீட்டர் துல்லியம் தேவைப்படுகிறது. சில வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் இதை அடைய முடியாது, அதே நேரத்தில் உற்பத்தி சோதனைக்கு தானியங்கி மோட்டார் செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் எக்ஸ்டென்சோமெட்ரியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, ஆபரேட்டர்கள் மாதிரியுடன் கைமுறையாக மதிப்பெண்களை இணைப்பதைத் தவிர்க்கவும், நேரத்தை அமைப்பதற்கும் கணினியை சரிசெய்வதற்கும் செலவிடுகிறார்கள். சில வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் வெப்பநிலை அறைகளுக்குள் அழுத்தத்தை அளவிடும்போது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவுகளை அடைவதில் சிரமம் உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்க. அதிக துல்லியத்தைக் கோரும் பயன்பாடுகளுக்கு, தொடர்பு இல்லாத திரிபு அளவீடு, வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட தீர்வாகும். சில சோதனை பயன்பாடுகளில் அவை லேசர் ஸ்பெக்கிள் போன்ற பிற தொழில்நுட்பங்களை விட உயர்ந்தவை, ஏனெனில் அவை ஒரு பெரிய வரம்பிற்கு மேல் அழுத்தத்தை அளவிடும் திறன் கொண்டவை. இது மாடுலஸ் போன்ற அளவீடுகளை தீர்மானிக்கவும், தோல்வியில் திரிபு ஏற்படவும் அனுமதிக்கிறது. வீடியோ எக்ஸ்டென்சோமீட்டர் லைட்டிங் வரிசை மற்றும் லென்ஸ் ஆகிய இரண்டிலும் பொருத்தமான வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், சோதனையின் போது சுற்றுப்புற ஒளி நிலைமைகளை மாற்றுவது சோதனை முடிவுகளை பாதிக்கலாம். இந்த தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அமைப்புகள் சுற்றுப்புற ஒளி நிலைமைகளின் அனைத்து விளைவுகளையும் அகற்றுகின்றன. சுரங்கச் சூழலில், மட்டைகள்/உயரமான சுவர்களில் இடப்பெயர்வுகளை அளவிட எக்ஸ்டென்சோமீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுவது புவி தொழில்நுட்ப பொறியாளர்களுக்கு சுவர் தோல்விகள் நெருங்கிவிட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. சிக்கலான தோல்விகளுக்கு, ரேடார் அல்லது லேசர் ஸ்கேன்கள் போன்ற கூடுதல் உபகரணங்கள் முப்பரிமாண மற்றும் இறுதியில் நான்கு பரிமாண பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் விரிவாக்க அளவீடுகள் நீர்த்தேக்கங்களின் சுருக்கத்தையும் அவற்றின் விரிவாக்கத்தையும் அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். எர்கோமீட்டர்கள் ஆழம், விகிதம் மற்றும் சுருக்கத்தின் அளவு பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க தரவை வழங்க முடியும். பகுதிகளில் சரிவு பற்றிய தெளிவான படத்தை சேகரிக்கும் இந்த நிலையான தரவைக் குறிப்பிடலாம். விரிவாக்க அளவீடுகளின் சரிபார்ப்பு மற்றும் வகைப்பாட்டிற்கான தரநிலைகள் ASTM E83 நிலையான நடைமுறை ASTM D4403 பாறையில் பயன்படுத்தப்படும் விரிவாக்க அளவீடுகளுக்கான நிலையான நடைமுறை மேலும் சுருக்கமானி சிதைவு கண்காணிப்பு குறிப்புகள் ஹஸ்டன், சார்லஸ். "இரும்பின் மீது தொடர்ச்சியான மற்றும் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் அழுத்தத்தின் விளைவு", ஃபிராங்க்ளின் இன்ஸ்டிடியூட்டின் ஜர்னல், தொகுதி. 107, இல்லை. 1, ஜனவரி 1879, pp. 41-44. மேலும் வாசிப்பு இழுவிசை சோதனை, ஜே. ஆர். டேவிஸால் திருத்தப்பட்டது. 2வது பதிப்பு. மெட்டீரியல்ஸ் பார்க், ஓஹியோஃ ஏஎஸ்எம் இன்டர்நேஷனல், 2004. pp. 77-82. . நீளம், தூரம் அல்லது வரம்பை அளவிடும் சாதனங்கள் பொருள் சோதனை டிஃ டெஹ்னுங்ஸென்சர்