Squarewave voltammetry
ஸ்கொயர்வேவ் வோல்டாமெட்ரி (எஸ். டபிள்யூ. வி) என்பது ஒரு நிலையான மின்முனையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த சதுர அலை மற்றும் படிக்கட்டு ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும் நேரியல் சாத்தியமான ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரியின் ஒரு வடிவமாகும். இது மருத்துவ மற்றும் பல்வேறு உணர்திறன் சமூகங்கள் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான பயன்பாடுகளைக் கண்டறிந்துள்ளது. 1957 ஆம் ஆண்டில் பார்கர் முதன்முதலில் அறிவித்தபோது, பயன்படுத்தப்பட்ட வேலை செய்யும் மின்முனை முதன்மையாக ஒரு சொட்டு பாதரச மின்முனை (டி. எம். இ) ஆகும். ஒரு டி. எம். இ. யைப் பயன்படுத்தும் போது, பாதரச வீழ்ச்சியின் மேற்பரப்பு பகுதி பரிசோதனையின் போக்கில் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும்; இந்த காரணத்திற்காக, சேகரிக்கப்பட்ட மின் வேதியியல் தரவை பகுப்பாய்வு செய்ய சில நேரங்களில் சிக்கலான கணித மாதிரியாக்கம் தேவைப்பட்டது. சதுர அலை வோல்டாமெட்ரிக் நுட்பம் ஒரு பாதரச துளிக்குள் விரும்பிய மின் வேதியியல் தரவை சேகரிக்க அனுமதித்தது, அதாவது மாறிவரும் வேலை மின்முனை மேற்பரப்பு பகுதிக்கு கணக்கிட கணித மாதிரியின் தேவை இனி தேவையில்லை. சுருக்கமாக, இந்த நுட்பத்தின் அறிமுகமும் வளர்ச்சியும் டி. எம். இ அல்லது எஸ். டி. எம். இ வேலை செய்யும் மின்முனைகளைப் பயன்படுத்தி நம்பகமான மற்றும் எளிதில் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய மின் வேதியியல் தரவை விரைவாக சேகரிக்க அனுமதித்தது. பல மின் வேதியியலாளர்களின் (குறிப்பாக ஓஸ்டீரியோங்ஸ்) தொடர்ச்சியான முன்னேற்றங்களுடன், எஸ். டபிள்யூ. வி இப்போது நவீன பொட்டென்ஷியோஸ்டாட்களில் கிடைக்கும் முதன்மை வோல்டாமெட்ரிக் நுட்பங்களில் ஒன்றாகும். ஒரு சதுர அலை வோல்டாமெட்ரிக் பரிசோதனையில், ஒரு (பொதுவாக நிலையான) வேலை செய்யும் மின்முனையில் மின்னோட்டம் அளவிடப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் வேலை செய்யும் மின்முனைக்கும் ஒரு குறிப்பு மின்முனைக்கும் இடையிலான ஆற்றல் ஒரு நிலையான அதிர்வெண்ணில் முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி துடிக்கப்படுகிறது. சாத்தியமான அலைவடிவத்தை ஒரு அடிப்படை படிக்கட்டில் ஒரு வழக்கமான சதுர அலைகளின் மேற்புறமாக பார்க்க முடியும் (மேலே உள்ள படத்தைப் பார்க்கவும்); இந்த அர்த்தத்தில், எஸ். டபிள்யூ. வி படிக்கட்டு மின்னழுத்த அளவீட்டின் மாற்றமாகக் கருதப்படலாம். மின்னோட்டம் இரண்டு முறை மாதிரி செய்யப்படுகிறது-ஒரு முறை முன்னோக்கி சாத்தியமான துடிப்பின் முடிவிலும், மீண்டும் தலைகீழ் சாத்தியமான துடிப்பின் முடிவிலும் (இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் சாத்தியமான திசை தலைகீழாக மாறுவதற்கு முன்பு). இந்த மின்னோட்ட மாதிரி நுட்பத்தின் விளைவாக, கொள்ளளவு (சில நேரங்களில் ஃபாரடைக் அல்லாத அல்லது சார்ஜிங் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) மின்னோட்டத்தின் விளைவாக ஏற்படும் மின்னோட்ட சமிக்ஞைக்கு பங்களிப்பு மிகக் குறைவு. சதுர அலை சுழற்சிக்கு இரண்டு வெவ்வேறு நிகழ்வுகளில் மின்னோட்ட மாதிரியைக் கொண்டிருப்பதன் விளைவாக, இரண்டு மின்னோட்ட அலைவடிவங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன-இரண்டும் நோயறிதல் மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவை பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. தனித்தனியாகப் பார்க்கும்போது, முன்னோக்கி மற்றும் தலைகீழ் மின்னோட்ட அலைவடிவங்கள் ஒரு சுழற்சி வோல்டாமோகிராமின் தோற்றத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றன (இது அனோடிக் அல்லது கேத்தோடிக் பகுதிகளுடன் ஒத்திருக்கிறது, இருப்பினும், சோதனை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது). முன்னோக்கி மற்றும் தலைகீழ் மின்னோட்ட அலைவடிவங்கள் இரண்டும் நோயறிதல் மதிப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், எஸ். டபிள்யூ. வி. யில் பொட்டென்ஷியோஸ்டாட் மென்பொருளுக்கு முன்னோக்கி மின்னோட்ட அலைவடிவத்திலிருந்து தலைகீழ் மின்னோட்ட அலைவடிவத்தைக் கழிப்பதன் மூலம் பெறப்பட்ட வேறுபட்ட மின்னோட்ட அலைவடிவத்தைத் திட்டமிடுவது கிட்டத்தட்ட எப்போதும் நிகழ்கிறது. இந்த வேறுபட்ட வளைவு பின்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆற்றலுக்கு எதிராக திட்டமிடப்படுகிறது. வேறுபட்ட மின்னோட்டம் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட சாத்தியமான பிளாட்டில் உள்ள சிகரங்கள் ரெடாக்ஸ் செயல்முறைகளைக் குறிக்கின்றன, மேலும் இந்த பிளாட்டில் உள்ள சிகரங்களின் அளவுகள் பல்வேறு ரெடாக்ஸ் செயலில் உள்ள இனங்களின் செறிவுகளுக்கு விகிதாசாரமாக உள்ளனஃ இங்கு δip என்பது வேறுபட்ட மின்னோட்ட உச்ச மதிப்பு, A என்பது மின்முனையின் மேற்பரப்பு பரப்பளவு, C0 * என்பது இனங்களின் செறிவு, D0 என்பது இனங்களின் பரவல், tp என்பது துடிப்பு அகலம், மற்றும் δχp என்பது பரிமாணமற்ற அளவுரு ஆகும், இது சாதாரண துடிப்பு மின்னழுத்தத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட பதிலுடன் ஒப்பிடும்போது எஸ். டபிள்யூ. வி. யில் உச்ச உயரத்தை அளவிடுகிறது. பரவல் அடுக்கின் புதுப்பித்தல் சதுர அலை வோல்டாமெட்ரிக் பகுப்பாய்வுகளில், சாத்தியமான சுழற்சிகளுக்கு இடையில் பரவல் அடுக்கு புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிப்பிடுவது முக்கியம். எனவே, ஒவ்வொரு சுழற்சியையும் தனித்தனியாகப் பார்ப்பது சாத்தியமில்லை/துல்லியமானது அல்ல; ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கும் இருக்கும் நிலைமைகள் ஒரு சிக்கலான பரவல் அடுக்கு ஆகும், இது முந்தைய அனைத்து சாத்தியமான சுழற்சிகளிலும் உருவாகியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சிக்கான நிபந்தனைகள் மற்ற மின் வேதியியல் கருத்தாய்வுகளுடன் மின்முனை இயக்கவியலின் செயல்பாடாகும். பயன்பாடுகள் ஃபாரடைக் அல்லாத மின்னோட்டங்களின் குறைந்தபட்ச பங்களிப்புகள் காரணமாக, தனித்தனி முன்னோக்கி மற்றும் தலைகீழ் மின்னோட்ட அடுக்குகளுக்கு பதிலாக ஒரு வேறுபட்ட மின்னோட்ட பிளாட்டைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சாத்தியமான தலைகீழ் மற்றும் மின்னோட்ட மாதிரிகளுக்கு இடையிலான குறிப்பிடத்தக்க நேர பரிணாமம், எஸ். டபிள்யூ. வி. யைப் பயன்படுத்தி உயர் உணர்திறன் திரையிடலைப் பெறலாம். இந்த காரணத்திற்காக, சதுர அலை மின்னழுத்த அளவீடு பல மின் வேதியியல் அளவீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிற மின் பகுப்பாய்வு நுட்பங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, சுழற்சி மின்னழுத்த அளவீட்டை விட எஸ். டபிள்யூ. வி பின்னணி நீரோட்டங்களை மிகவும் திறம்பட ஒடுக்குகிறது-இந்த காரணத்திற்காக, நானோமோலார் அளவில் பகுப்பாய்வு செறிவுகளை சி. வி மீது எஸ். டபிள்யூ. வி பயன்படுத்தி பதிவு செய்யலாம். எஸ். டபிள்யூ. வி பகுப்பாய்வு சமீபத்தில் ஒரு வோல்டாமெட்ரிக் கேட்டோகால் சென்சாரின் வளர்ச்சியிலும், ஏராளமான மருந்துகளின் பகுப்பாய்விலும், ஒரு 2,4,6-டிஎன்டி மற்றும் 2,4-டிஎன்டி சென்சாரின் வளர்ச்சியிலும் கட்டுமானத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சுயாதீன பகுப்பாய்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், மெல்லிய அடுக்கு குரோமடோகிராபி (டிஎல்சி) மற்றும் உயர் அழுத்த திரவ குரோமடோகிராபி உள்ளிட்ட பிற பகுப்பாய்வு நுட்பங்களுடனும் எஸ். டபிள்யூ. வி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் காண்க வோல்டாமெட்ரி மின்னாற்பகுப்பு முறை குறிப்புகள் மின்னாற்பகுப்பு முறைகள்