Pupilometer
புபில்லோமீட்டர் என்பது பிரதிபலித்த ஒளியின் மூலம் கண்ணின் புதரின் அளவை அளவிடுவதற்கான ஒரு மருத்துவ சாதனமாகும். புதர் அளவை அளவிடுவதோடு மட்டுமல்லாமல், தற்போதைய தானியங்கி புபில்லோமீட்டர்களும் புபில்லரி ஒளி பிரதிபலிப்பை வகைப்படுத்த முடியும். புபில்லரி தூரத்தை (பி. டி) அளவிடுவதற்கான சில கருவிகள் பெரும்பாலும், ஆனால் தவறாக, புபிலியோமீட்டர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. கையேடு புபில்லோமெட்ரி ஒரு கையேடு புபில்லோமீட்டர் ஒரு ஒப்பீட்டு விளக்கப்பட முறை மூலம் மாணவர் அளவை அளவிடுகிறது. கையால் செய்யக்கூடிய புபிலோமீட்டர்களில் பல வகைகள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவான வகை ஹாப் அளவுகோல் அல்லது ஹாப்ஸ் பியூபில்லோமீட்டர் ஆகும், இது ஒரு ஸ்லைடு ஆட்சியாளரின் மீது பட்டப்படிப்பு நிரப்பப்பட்ட வட்டங்களின் தொடர் ஆகும். தானியங்கி புபில்லோமெட்ரி என்பது ஒரு கையடக்க, கையடக்க சாதனமாகும், இது புபில்லரி ஒளி பிரதிபலிப்பு (பி. எல். ஆர்) அளவீட்டின் மூலம் புபில்லரி அளவு, சமச்சீர் மற்றும் வினைத்திறன் ஆகியவற்றின் நம்பகமான மற்றும் புறநிலை அளவீட்டை வழங்குகிறது. பி. எல். ஆர் வரலாற்று ரீதியாக ஒரு செவிலியர் அல்லது ஒரு மருத்துவரால் கையால் ஃபிளாஷ் விளக்கைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது (எஸ். பி. எல். ஆர், "கள்" என்பது தரநிலையைக் குறிக்கிறது). எஸ். பி. எல். ஆர் என்பது தானியங்கி பியூபில்லோமீட்டரால் வழங்கப்படும் அளவு சார்ந்த பி. எல். ஆர் (கியூ. பி. எல். ஆர்) க்கு எதிரானது. க்யூபிஎல்ஆர் ஒரு அளவீடு செய்யப்பட்ட ஒளி தூண்டுதலுக்கு ப்யூபில்லரி சுருக்கத்தின் சதவீதத்துடன் ஒத்திருக்கிறது. பரிசோதகரிடமிருந்து சுயாதீனமாக, ஒரு தானியங்கி பியூபில்லோமீட்டர் மாறுபாடு மற்றும் அகநிலைத்தன்மையை அகற்றுவதன் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய மற்றும் துல்லியமான அளவீடுகளை வழங்குகிறது, இதனால் மாணவர் வினைத்திறனை எண்ணியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்துகிறது, இதனால் மாணவர் அளவு மற்றும் வினைத்திறன் ஆகிய இரண்டையும் மாற்றங்களுக்கு போக்க முடியும், மற்ற முக்கிய அறிகுறிகளைப் போலவே. ஒரு தானியங்கி பியூபில்லோமீட்டர் மாணவர் ஒளி பதிலை அளவு ரீதியாக வகைப்படுத்தவும் போக்குப்படுத்தவும் நம்பகமான மற்றும் பயனுள்ள வழியை வழங்குகிறது. ப்யூபில்லரி லைட் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்பது பிரகாசமான ஒளிக்கு வெளிப்படும்போது விண்மீன்களின் சுருக்கமாகும், இது விழித்திரையை அதிகப்படியான ஒளி வெளிப்பாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. இது ஒளி தீவிரம் அல்லது தங்குமிடத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மாண்புகளின் தானியங்கி சுருக்கத்தையும் விரிவுபடுத்தலையும் உள்ளடக்கியது. ஒரு தானியங்கி புபில்லோமீட்டர் மற்றும் ஒரு வழிமுறை மூலம் 5 விநாடிகளுக்கு தொடர்ந்து புபில்லரை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், குவான்டிடேடிவ் புபில்லோமெட்ரி இன்டெக்ஸ் (கியூ. பி. ஐ) புபில்லரி வினைத்திறனை அளவிட முடியும் மற்றும் ஒரு எண் மதிப்பை வழங்குகிறது. இது புறநிலை தரவை வழங்குகிறது மற்றும் வெறும் கண்ணால் வெளிப்படையாகத் தெரியாத நுட்பமான மாற்றங்களைக் கண்டறிய முடியும். அதன் அளவு இயல்பு புறநிலை மற்றும் மிகவும் நம்பகமான மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது. மேலும், நியூரோலைட் பியூபில்லோமீட்டரின் குறியீடு விரைவான மருத்துவ விளக்கத்திற்கு வண்ண குறியீடாக உள்ளது. இது ஒரு தரமான அளவின் மூலம் அதன் எண்ணுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் ஒரு அளவு இடைவெளியைக் காட்டுகிறது. தானியங்கி ப்யூபில்லோமெட்ரி ப்யூபில்லரி மதிப்பீட்டில் இருந்து அகநிலைத்தன்மையை நீக்குகிறது [5], இது மாணவர் தரவுகளின் மிகவும் துல்லியமான போக்கை வழங்குகிறது, மேலும் சரியான நேரத்தில் நோயாளி சிகிச்சைக்கு மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய அனுமதிக்கிறது. மாணவர் தரவை நோயாளியின் பதிவில் பதிவேற்றலாம், தரவு உள்ளீட்டு பிழைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை நீக்குகிறது. கண்ணின் அளவு மற்றும் வினைத்திறன் தினசரி அளவீடுகள் மற்றும் மோசமாக காயமடைந்த அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட நோயாளிகளுக்கான நெறிமுறையின் ஒரு பகுதியாகும். நோயாளியின் மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் நரம்பியல் மதிப்பீட்டில் அவை அவசியம். குழந்தைப்பருவம் எதிர்வினைகளில் உள்ள அசாதாரணங்கள் அதிர்ச்சிகரமான மூளை காயம், பக்கவாதம், இதய செயலிழப்பு அல்லது சில நரம்பியக்கடத்தல் நோய்கள் போன்ற அடிப்படை நரம்பியல் கோளாறுகளைக் குறிக்கலாம். நியூரோஆப்டிக்ஸின் நரம்பியல் மாணவர் குறியீடு (என். பி. ஐ) என்ற மற்றொரு தானியங்கி ப்யூபிலோமீட்டர் அகநிலைத்தன்மையைக் குறைக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த அளவுரு அணுகுமுறையை வழங்க முடியும். நியூரோ லைட் மற்றும் என். பி. ஐ ப்யூபில்லோமீட்டர் இரண்டும் மாண்புகளை அளவிடுவதற்கான சாதனமாகும், ஆனால் பணிப்பாய்வு மற்றும் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. நோயாளியை அடையாளம் காண்பதற்கும் முடிவுகளைப் பதிவு செய்வதற்கும் ஒரு மின்னணு கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு வெளிப்படையான கண் இமையைப் பயன்படுத்துவதில் NPI இன் முக்கிய வேறுபாடு உள்ளது, இது ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தனித்துவமானது. இந்த நுகர்வு சுற்றுப்புற ஒளியை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, இது தரவு இனப்பெருக்கம் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். மறுபுறம், நியூரோ லைட் ஒரு தொடுதிரை டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுப்புற ஒளியிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படும் மறுபயன்பாட்டு ஒளிபுகா கண் இமையைப் பயன்படுத்துகிறது. நியூரோ லைட் (கியூ. பி. ஐ) போன்ற என். பி. ஐ மற்றும் தானியங்கி பியூபில்லோமெட்ரி சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட 2020 அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் (ஏ. எச். ஏ) கார்டியோபல்மோனரி ரெசஸிடேஷன் (சிபிஆர்) மற்றும் அவசர கார்டியோவாஸ்குலர் கேர் (ஈசிசி) வழிகாட்டுதல்களில் இதய செயலிழப்பைத் தொடர்ந்து நோயாளிகளுக்கு மூளை காயம் முன்கணிப்பை ஆதரிக்கும் ஒரு புறநிலை அளவீடாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகள் நோயாளியின் விளைவுகளை மேம்படுத்த மருத்துவர்களுக்கு உதவுவதில் நியூரோஆப்டிக்ஸ் என். பி. ஐயின் செயல்திறனை தொடர்ந்து நிரூபிக்கின்றன. தானியங்கி ப்யூபில்லோமீட்டரைப் பயன்படுத்துவதற்கான மிகவும் பயனுள்ள வழி, நோயாளி முக்கியமான பராமரிப்பு பிரிவு அல்லது அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும்போது சாத்தியமான ஆரம்பகால அடிப்படை அளவீட்டை நிறுவுவதாகும், பின்னர் காலப்போக்கில் மாற்றங்களுக்கான போக்கு. முக்கியமான பராமரிப்பில் தானியங்கி ப்யூபில்லோமெட்ரியின் பயன்பாடு வழக்கமான பரிசோதனைக்கு தொழில்நுட்பத்தில் இயற்கையான முன்னேற்றமாகும். ப்யூபில்லோமீட்டர் வழக்கமான மதிப்பீட்டின் மருத்துவ ஆர்வத்தை மாற்றாது; இது மதிப்பீடுகளுக்கு பதிலாக அளவீடுகளை வழங்குவதன் மூலம் பிழையின் விளிம்பை நீக்குகிறது. ப்யூபில்லோமீட்டருடன் ஒரு அளவீட்டை எடுப்பது மிகவும் எளிதானது மற்றும் சுகாதார வல்லுநர்கள் அளவுத்திருத்தம் தேவையில்லாமல் அளவீட்டைத் தொடங்கலாம். அளவீட்டில் உள்ள கலைப்பொருட்களைத் தவிர்க்க, சுற்றுப்புற ஒளிக்கு ஒளிபுகா கண்ணோட்டத்துடன் கூடிய ப்யூப்பிலோமீட்டரைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கண் இமைகள் ஒளி ஊடுருவக்கூடியதாக இருந்தால், சுற்றுப்புற ஒளி அளவீடுகள் மற்றும் அவற்றின் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நியூரோ லைட் பியூபில்லோமீட்டர் அதன் ஒளிபுகா கண் இமையின் காரணமாக இந்த கட்டுப்பாடுகளை சமாளிக்க முடியும். பல தானியங்கி மாணவர் அளவீடுகள் ஒரு காட்சி தூண்டுதலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மாணவர் விரிவடையை அளவிடுவதன் மூலம் மாணவர் மறுமொழி மானிட்டரின் ஒரு வகையாகவும் செயல்பட முடியும். கண் மருத்துவத்தில், ஒளிக்கு ஒரு புபில்லரி பதில் கவனம் செலுத்துவதற்கு ஒரு புபில்லரி பதிலிலிருந்து வேறுபடுகிறது (அதாவது. மூன்றாம் நிலை சிஃபிலிஸ் நோயைக் கண்டறிவதில் ஆர்கில் ராபர்ட்சன் மாணவர் போலவே மாணவர்கள் அருகிலுள்ள கவனத்தை சுருக்கலாம். ஒரு ப்யூபில்லோமீட்டரைப் பயன்படுத்தலாம் என்றாலும், நோயறிதல் பெரும்பாலும் ஒரு பென்லைட் மற்றும் அருகிலுள்ள புள்ளி அட்டை மூலம் செய்யப்படுகிறது கண்ணில் உள்ள கண்ணின் விரிவடைதலின் அளவு ஆர்வம் மற்றும் கவனத்தின் குறிகாட்டியாக இருக்கலாம். அறிவாற்றல் சுமையின் நம்பகமான அளவீட்டு முறைகள், அதாவது மாண்புகளின் விரிவு அல்லது சுருக்கம் போன்றவை, தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களின் கவர்ச்சியை மதிப்பிட சந்தைப்படுத்தல் ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாணவர்களின் விரிவடைதல் மன செயல்முறைகளின் அதிகரிப்பை பிரதிபலிக்கிறது, அது கவனமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மனோதத்துவ பதிலளிப்பாக இருந்தாலும் சரி. மாணவர் பதில் குறியாக்கம், நினைவக உருவாக்கத்தின் வெற்றியை கணிப்பது மற்றும் மீட்டெடுப்பு ஆகிய இரண்டிலும் நீண்ட கால நினைவக செயல்முறைகளை பிரதிபலிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இது வெவ்வேறு அங்கீகார விளைவுகளின் செயல்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. சுருக்கமாக, புபில்லரி ரெஸ்பான்ஸ் என்பது ஒளி, உணர்ச்சி தூண்டுதல் அல்லது அறிவாற்றல் செயல்முறைகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஏற்படும் மாணவர் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது. கூடுதலாக, கண்காணிப்பு தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்கலாம் மற்றும் நரம்பியல் கோளாறுகளைக் கண்டறிந்து நிர்வகிக்க உதவும். மாணவர் தூர அளவீடு கண்ணாடிகளை விநியோகிக்கும் சூழலில், பி. டி. யை அளவிடுவதற்கான சில கருவிகள் பேச்சுவழக்கில் ப்யூபில்லோமீட்டர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன, இருப்பினும் இந்த கருவிக்கு "இன்டர்பூபில்லோமீட்டர்" பொருத்தமான சொல்லாகும். பாரம்பரியமாக கண் பராமரிப்பு நிபுணர்களால் (ஈ. சி. பி) பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எளிய ஆட்சியாளர் (அல்லது "பி. டி குச்சி") முதல் சிறந்த துல்லியத்தையும் துல்லியத்தையும் வழங்கக்கூடிய அதிநவீன டிஜிட்டல் அமைப்புகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு பியூபில்லோமீட்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை வரை பி. டி. யை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன, அதே நேரத்தில் பல்வேறு அளவீடுகளுக்கும் அனுமதிக்கிறது (எ. கா., உச்சி தூரம், பான்டோஸ்கோபிக் சாய்வு, மடக்கு போன்றவை) எடுக்க வேண்டும். அளவீட்டு துல்லியம் முற்போக்கான லென்ஸ்களுக்கு ஒரு கவலையாக உள்ளது, அங்கு சிறிய விலகல்கள் காட்சி செயல்திறனை கடுமையாக பாதிக்கும். பியூபில்லோமீட்டர்கள் என்று குறிப்பிடப்படும் பி. டி அளவீட்டு கருவிகள் கண்ணாடித் கண்ணாடிகளைப் போலவே மூக்கு பாலத்தில் ஓய்வெடுக்கும் ஒளியியல் சாதனங்கள் மற்றும் உட்புறமாக பொருத்தப்பட்ட கோஆக்சியல் ஒளி மூலத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கார்னியல் பிரதிபலிப்பைக் காண்பதன் மூலம் செயல்படுகின்றன. எஸ்சிலர் கார்னியல் பிரதிபலிப்பு புபிலோமீட்டர்). இந்த கருவிகள் பொதுவாக கண்ணாடிகளைப் பொருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (அதாவது, காட்சி அச்சுகளில் லென்ஸ்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளன). இருப்பினும், பி. டி குச்சி மூலம் எடுக்கப்பட்ட பி. டி அளவீடுகளை சரிபார்க்கவும் அவை பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த கருவிகள் எந்த உண்மையான மாணவர் அளவுருக்களையும் (எ. கா., அளவு, சமச்சீர், பிரதிபலிப்பு போன்றவை) அளவிடுவதில்லை என்பதால். ), அவை ப்யூபில்லோமீட்டரின் மருத்துவ சாதன வரையறையின் கீழ் வராது. சில்லறை அமைப்பில் பி. டி அளவிடப்படுவதைத் தவிர, பல்வேறு வகையான வலை மற்றும் மொபைல் (ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ்) பயன்பாடுகள் இப்போது பரவலாகக் கிடைக்கின்றன. இணைய பயன்பாடுகள் கண்ணாடிகளின் பல்வேறு ஆன்லைன் விற்பனையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு அளவீட்டு செயல்முறைக்கு (அளவு குறிப்பு) உதவ கிரெடிட் கார்டு போன்ற அறியப்பட்ட அளவிலான ஒரு பொருள் தேவைப்படுகிறது. சில மொபைல் பயன்பாடுகள் சில மொபைல் தளங்களில் இப்போது கிடைக்கும் ஆழமான இமேஜிங் மற்றும் மேம்பட்ட வழிமுறைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் துல்லியமான பி. டி அளவீடுகளை செய்ய ஒரு குறிப்பு பொருளின் தேவையை நீக்கியுள்ளன. மேலும் காண்க மாணவர் மாணவர் நரம்பியல் மாணவர் குறியீடு (NPI) உளவியல் இயற்பியல் குறிப்புகள் கண் உபகரணங்கள் மனித மாணவர்