Linear sweep voltammetry
பகுப்பாய்வு வேதியியலில், லீனியர் ஸ்வீப் மின்னழுத்த அளவீடு என்பது மின்னழுத்த அளவீட்டின் ஒரு முறையாகும், அங்கு வேலை செய்யும் மின்முனையில் மின்னோட்டம் அளவிடப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் வேலை செய்யும் மின்முனைக்கும் குறிப்பு மின்முனைக்கும் இடையிலான ஆற்றல் நேரத்திற்கு நேர்கோட்டில் அகற்றப்படுகிறது. உயிரினங்களின் ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது குறைப்பு தற்போதைய சமிக்ஞையில் ஒரு உச்சநிலை அல்லது தொட்டியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, இதில் இனங்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது குறைக்கப்படத் தொடங்குகின்றன. சோதனை முறை லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரிக்கான சோதனை அமைப்பு ஒரு பொட்டென்ஷியோஸ்டேட் மற்றும் மூன்று-எலக்ட்ரோட் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு தீர்வுக்கு ஒரு திறனை வழங்குவதோடு மின்னோட்டத்தில் அதன் மாற்றத்தைக் கண்காணிக்கிறது. மூன்று மின்முனை அமைப்பு ஒரு வேலை செய்யும் மின்முனை, ஒரு துணை மின்முனை மற்றும் ஒரு குறிப்பு மின்முனை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. பொட்டென்ஷியோஸ்டாட் மூன்று-எலக்ட்ரோட் அமைப்பு மூலம் திறன்களை வழங்குகிறது. ஒரு ஆற்றல், வேலை செய்யும் மின்முனை மூலம் வழங்கப்படுகிறது. சாத்தியமான மற்றும் நேர வரைபடத்தின் சாய்வு ஸ்கேன் விகிதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் mV/s முதல் 1,000,000 V/s வரை இருக்கலாம். ஆக்சிஜனேற்றம்/குறைப்பு எதிர்வினைகள் நிகழும் மின்முனைகளில் வேலை செய்யும் மின்முனை ஒன்றாகும்-இந்த மின்முனையில் நிகழும் செயல்முறைகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. துணை மின்முனை (அல்லது எதிர் மின்முனை) என்பது வேலை செய்யும் மின்முனையில் நடைபெறும் செயல்முறைக்கு நேர்மாறாக ஒரு செயல்முறை நிகழ்கிறது. இந்த மின்முனையில் உள்ள செயல்முறைகள் கண்காணிக்கப்படுவதில்லை. கீழேயுள்ள சமன்பாடு வேலை செய்யும் மின்முனையின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் குறைப்புக்கு ஒரு உதாரணத்தை அளிக்கிறது. இது A இன் குறைப்பு ஆற்றலாகும் (எலக்ட்ரோலைட்டும் மின்முனையும் அவற்றின் நிலையான நிலைமைகளில் இருந்தால், இந்த ஆற்றல் ஒரு நிலையான குறைப்பு ஆற்றலாகும்). அணுகும்போது, மேற்பரப்பில் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது, மேலும் A இன் செறிவு மேற்பரப்பில் ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட/குறைக்கப்பட்ட A க்கு சமமாக இருக்கும் போது ([A] = [A−]). வேலை செய்யும் மின்முனையின் மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறுகள் ஆக்சிஜனேற்றம்/குறைக்கப்படுவதால், அவை மேற்பரப்பில் இருந்து விலகிச் செல்கின்றன, மேலும் புதிய மூலக்கூறுகள் வேலை செய்யும் மின்முனையின் மேற்பரப்புடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. மின்முனைக்குள் அல்லது வெளியே எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மின்னோட்டம் என்பது மின்முனை-எலக்ட்ரோலைட் இடைமுகத்தின் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றப்படும் வீதத்தின் நேரடி அளவீடு ஆகும். இந்த விகிதம் ஆக்ஸிஜனேற்ற அல்லது குறைக்கும் இனங்கள் எலக்ட்ரோலைட்டின் பெரும்பகுதியிலிருந்து மின்முனையின் மேற்பரப்புக்கு பரவக்கூடிய விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, மின்னோட்டம் ஒரு பீடபூமியை அடைகிறது அல்லது உச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. வேலை செய்யும் மின்முனையின் மேற்பரப்பில் மூலக்கூறு A இன் குறைப்பு. வேலை செய்யும் மின்முனையால் சேர்க்கப்பட்ட அல்லது அகற்றப்பட்ட மின்னூட்டத்தை சமநிலைப்படுத்த துணை மற்றும் குறிப்பு மின்முனை ஒன்றிணைந்து செயல்படுகிறது. துணை மின்முனை வேலை செய்யும் மின்முனையை சமநிலைப்படுத்துகிறது, ஆனால் அது எவ்வளவு ஆற்றலைச் சேர்க்க வேண்டும் அல்லது அகற்ற வேண்டும் என்பதை அறிய அது குறிப்பு மின்முனையை நம்பியுள்ளது. குறிப்பு மின்முனை அறியப்பட்ட குறைப்பு ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. துணை மின்முனை குறிப்பு மின்முனையை ஒரு குறிப்பிட்ட குறைப்பு ஆற்றலில் வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறது, இதைச் செய்ய அது வேலை செய்யும் மின்முனையை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும். குணாதிசய லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரி அறியப்படாத இனங்களை அடையாளம் கண்டு தீர்வுகளின் செறிவை தீர்மானிக்க முடியும். அறியப்படாத இனங்களை அடையாளம் காண E1/2 ஐப் பயன்படுத்தலாம், அதே நேரத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் உயரம் செறிவை தீர்மானிக்க முடியும். ஸ்கேன் விகிதத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் மின்னோட்ட மாற்றங்களுக்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையிலான உணர்திறனை அதிகரிக்க முடியும். வினாடிக்கு அதிக ஆற்றல்கள் வேலை செய்யும் மின்முனையின் மேற்பரப்பில் ஒரு இனத்தின் அதிக ஆக்சிஜனேற்றம்/குறைப்புக்கு காரணமாகின்றன. மாறுபாடுகள் தலைகீழ் எதிர்விளைவுகளுக்கான சுழற்சி மின்னழுத்த அளவீடு முன்னோக்கி எதிர்வினை மற்றும் தலைகீழ் எதிர்வினை பற்றிய தகவல்களைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படலாம். லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரி போலவே, சுழற்சி வோல்டாமெட்ரி காலப்போக்கில் ஒரு லீனியர் பொடென்ஷியலைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொடென்ஷியலில் பொடென்ஷியோஸ்டாட் பயன்படுத்தப்படும் பொடென்ஷியலை மாற்றியமைத்து தொடக்க புள்ளிக்குத் திரும்பும். சுழற்சி மின்னழுத்த அளவீடு ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் குறைப்பு எதிர்வினைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது. பயன்பாடுகள் லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரி பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் சுழற்சி வோல்டாமெட்ரி பொருந்தும் என்றாலும், லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சில நிகழ்வுகள் உள்ளன. எதிர்வினை மீளமுடியாத சுழற்சி வோல்டாமெட்ரி இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் லீனியர் ஸ்வீப் வோல்டாமெட்ரி நமக்கு வழங்கும் கூடுதல் தரவை வழங்காது. ஒரு எடுத்துக்காட்டில், ஒரு பயோகாத்தோடு வழியாக நேரடி மீத்தேன் உற்பத்தியை ஆராய நேரியல் மின்னழுத்த அளவீடு பயன்படுத்தப்பட்டது. மீத்தேன் உற்பத்தி ஒரு மீளமுடியாத எதிர்வினை என்பதால், சுழற்சி மின்னழுத்த அளவீடு நேரியல் ஸ்வீப் மின்னழுத்த அளவீட்டை விட எந்த தனித்துவமான நன்மையையும் வழங்கவில்லை. ஒரு எளிய கார்பன் கேத்தோடை விட பயோகாத்தோடு அதிக மின்னோட்ட அடர்த்திகளை உற்பத்தி செய்வதாகவும், ஹைட்ரஜன் வாயு தேவையில்லாமல் நேரடி மின்சாரத்திலிருந்து மீத்தேனை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்றும் இந்த குழு கண்டறிந்தது. மேலும் காண்கஃ மின்னழுத்த அளவீட்டு சுழற்சி மின்னழுத்த அளவீட்டு மின்னணு பகுப்பாய்வு முறைகள் குறிப்புகள் மின்னணு பகுப்பாய்வு முறைகள்