Optical power meter
ஒளியியல் சக்தி மீட்டர் (ஓ. பி. எம்) என்பது ஒளியியல் சமிக்ஞையில் சக்தியை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனமாகும். இந்த சொல் பொதுவாக ஃபைபர் ஆப்டிக் அமைப்புகளில் சராசரி சக்தியை சோதிப்பதற்கான ஒரு சாதனத்தைக் குறிக்கிறது. பிற பொது நோக்க ஒளி சக்தி அளவீட்டு சாதனங்கள் பொதுவாக ரேடியோமீட்டர்கள், ஃபோட்டோமீட்டர்கள், லேசர் சக்தி மீட்டர்கள் (ஃபோட்டோடயோட் சென்சார்கள் அல்லது தெர்மோபைல் லேசர் சென்சார்களாக இருக்கலாம்), ஒளி மீட்டர்கள் அல்லது லக்ஸ் மீட்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு வழக்கமான ஒளியியல் சக்தி மீட்டரில் அளவீடு செய்யப்பட்ட சென்சார், அளவீட்டு பெருக்கி மற்றும் காட்சி ஆகியவை உள்ளன. சென்சார் முதன்மையாக பொருத்தமான அலைநீளங்கள் மற்றும் சக்தி நிலைகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோடியோடைக் கொண்டுள்ளது. காட்சி அலகு மீது, அளவிடப்பட்ட ஒளியியல் சக்தி மற்றும் செட் அலைநீளம் காட்டப்படுகிறது. மின் மீட்டர்கள் ஒரு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளவுத்திருத்த தரத்தைப் பயன்படுத்தி அளவீடு செய்யப்படுகின்றன. ஒரு பாரம்பரிய ஒளியியல் சக்தி மீட்டர் ஒளியின் பரந்த நிறமாலைக்கு பதிலளிக்கிறது, இருப்பினும், அளவுத்திருத்தம் அலைநீளத்தைப் பொறுத்தது. இது பொதுவாக ஒரு பிரச்சினை அல்ல, ஏனெனில் சோதனை அலைநீளம் பொதுவாக அறியப்படுகிறது, இருப்பினும், இது இரண்டு குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, பயனர் மீட்டரை சரியான சோதனை அலைநீளத்திற்கு அமைக்க வேண்டும், இரண்டாவதாக, பிற போலி அலைநீளங்கள் இருந்தால், தவறான அளவீடுகள் ஏற்படும். ஆப்டிகல் பவர் மீட்டர்கள் தனித்துவமான பெஞ்ச் அல்லது கையடக்க கருவிகளாக கிடைக்கின்றன அல்லது ஆப்டிகல் லைட் சோர்ஸ் (OLS), விஷுவல் ஃபால்ட் லொக்கேட்டர் (VFL) போன்ற பிற சோதனை செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன அல்லது பெரிய அல்லது மாடுலர் கருவியில் துணை அமைப்பாக கிடைக்கின்றன. பொதுவாக, ஒரு சக்தி மீட்டர் முழுமையான ஒளியியல் சக்தியை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது, அல்லது இழப்பை அளவிட பொருத்தமான ஒளி மூலத்துடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளி மூலத்துடன் இணைக்கும்போது, கருவி ஆப்டிகல் லாஸ் டெஸ்ட் செட் அல்லது ஓ. எல். டி. எஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பொதுவாக ஆப்டிகல் சக்தி மற்றும் இறுதி முதல் இறுதி ஆப்டிகல் இழப்பை அளவிட பயன்படுகிறது. மேலும் மேம்பட்ட OLTS இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சக்தி மீட்டர்களை இணைக்கலாம், எனவே ஆப்டிகல் ரிட்டர்ன் இழப்பை அளவிட முடியும். GR-198, கை-பிடிப்பு நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒளி மூலங்களுக்கான பொதுவான தேவைகள், ஆப்டிகல் பவர் மீட்டர்கள், பிரதிபலிப்பு மீட்டர்கள் மற்றும் ஆப்டிகல் லாஸ் டெஸ்ட் செட்டுகள், OLTS உபகரணங்களை ஆழமாக விவாதிக்கின்றன. மாற்றாக, ஒரு ஆப்டிகல் டைம் டொமைன் ரிஃப்ளெக்டோமீட்டர் (ஓடிடிஆர்) ஃபைபர் இழப்பு விரும்பப்படும் முனைய புள்ளிகளில் அதன் குறிப்பான்கள் அமைக்கப்பட்டால் ஆப்டிகல் இணைப்பு இழப்பை அளவிட முடியும். இருப்பினும், இது ஒரு மறைமுக அளவீடு ஆகும். ஒரு இணைப்பில் பல இழைகள் இருந்தால் ஒற்றை-திசை அளவீடு மிகவும் துல்லியமற்றதாக இருக்கலாம், ஏனெனில் பின்-சிதறல் குணகம் இழைகளுக்கு இடையில் மாறுபடும். இருதரப்பு சராசரி செய்யப்பட்டால் துல்லியத்தை அதிகரிக்க முடியும். GR-196, ஆப்டிகல் டைம் டொமைன் ரிஃப்ளெக்டோமீட்டர் (OTDR) வகை உபகரணங்களுக்கான பொதுவான தேவைகள், OTDR உபகரணங்களை ஆழமாக விவாதிக்கிறது. சிலிக்கான் (சி), ஜெர்மானியம் (ஜிஇ) மற்றும் இண்டியம் காலியம் ஆர்சனைடு (ஐஎன்ஜிஏஏ) ஆகியவை முக்கிய குறைக்கடத்தி சென்சார் வகைகளாகும். கூடுதலாக, இவை உயர் ஒளியியல் சக்தி சோதனை அல்லது அலைநீளம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூறுகளுக்கான குறைப்பு கூறுகளுடன் பயன்படுத்தப்படலாம், எனவே அவை குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களுக்கு மட்டுமே பதிலளிக்கின்றன. இவை அனைத்தும் ஒரே மாதிரியான சுற்றுவட்டத்தில் செயல்படுகின்றன, இருப்பினும், அவற்றின் அடிப்படை அலைநீள மறுமொழி பண்புகளுக்கு கூடுதலாக, ஒவ்வொன்றும் வேறு சில குறிப்பிட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளனஃ சி டிடெக்டர்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த சக்தி நிலைகளில் நிறைவுற முனைகின்றன, மேலும் அவை புலப்படும் மற்றும் 850 என்எம் பட்டைகளில் மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும், அங்கு அவை பொதுவாக நல்ல செயல்திறனை வழங்குகின்றன. ஜிஇ டிடெக்டர்கள் மிக உயர்ந்த சக்தி நிலைகளில் நிரம்பியுள்ளன, ஆனால் மோசமான குறைந்த சக்தி செயல்திறன், முழு சக்தி வரம்பிலும் மோசமான பொதுவான நேரியல் மற்றும் பொதுவாக வெப்பநிலை உணர்திறன் கொண்டவை. அவை "1550 நானோமீட்டர்" சோதனைக்கு ஓரளவு துல்லியமானவை, ஏனெனில் வெப்பநிலை மற்றும் அலைநீளம் ஆகியவற்றின் கலவையானது பதிலளிப்பை பாதிக்கிறது. எ. கா. இருப்பினும், அவை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 850/1300/1550 நானோமீட்டர் அலைநீளப் பட்டைகள் மீது பயனுள்ள செயல்திறனை வழங்குகின்றன, எனவே குறைந்த துல்லியம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்களில் அவை விரிவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிற வரம்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்ஃ குறைந்த சக்தி நிலைகளில் நேரியல் அல்லாதது, மற்றும் டிடெக்டர் பகுதி முழுவதும் மோசமான பதிலளிப்பு சீரான தன்மை. InGaA கண்டறிதல்கள் இடைநிலை நிலைகளில் நிரம்பி வழிகின்றன. அவை பொதுவாக நல்ல செயல்திறனை வழங்குகின்றன, ஆனால் பெரும்பாலும் 850 நானோமீட்டரைச் சுற்றி மிகவும் அலைநீள உணர்திறன் கொண்டவை. எனவே அவை பெரும்பாலும் 1270-1650 நானோமீட்டரில் ஒற்றை முறை ஃபைபர் சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளியியல் சக்தி மீட்டர் சென்சாரின் ஒரு முக்கிய பகுதி, ஃபைபர் ஒளியியல் இணைப்பு இடைமுகம் ஆகும். பொதுவாக எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு வகையான ஃபைபர் வகைகள் மற்றும் இணைப்பிகளுடன் பயன்படுத்தும்போது குறிப்பிடத்தக்க துல்லிய சிக்கல்களைத் தவிர்க்க கவனமான ஒளியியல் வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. மற்றொரு முக்கியமான கூறு சென்சார் உள்ளீட்டு பெருக்கி ஆகும். பரந்த அளவிலான நிலைமைகளில் குறிப்பிடத்தக்க செயல்திறன் சீரழிவைத் தவிர்க்க இதற்கு மிகவும் கவனமான வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. சக்தி அளவீட்டு வரம்பு ஒரு வழக்கமான ஓ. பி. எம் சுமார் 0 டி. பி. எம் (1 மில்லி வாட்) முதல்-50 டி. பி. எம் (10 நானோ வாட்) வரை நேரியல் ஆகும், இருப்பினும் காட்சி வரம்பு பெரியதாக இருக்கலாம். 0 dBm க்கு மேல் "உயர் சக்தி" என்று கருதப்படுகிறது, மேலும் சிறப்பாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட அலகுகள் கிட்டத்தட்ட + 30 dBm (1 வாட்) வரை அளவிடப்படலாம். - 50 டி. பி. எம். க்குக் கீழே "குறைந்த சக்தி" உள்ளது, மேலும் சிறப்பாகத் தழுவிய அலகுகள்-110 டி. பி. எம் வரை குறைவாக அளவிடப்படலாம். மின் மீட்டரின் விவரக்குறிப்புகளைப் பொருட்படுத்தாமல், சுமார்-50 டி. பி. எம் க்கும் குறைவான சோதனை இழைகள் அல்லது இணைப்பிகளில் வழிதவறிய சுற்றுப்புற ஒளி கசிவுக்கு உணர்திறன் கொண்டது. எனவே "குறைந்த சக்தியில்" சோதிக்கும்போது, ஒருவித சோதனை வரம்பு/நேரியல் சரிபார்ப்பு (அட்டென்யூட்டர்களுடன் எளிதாக செய்யப்படுகிறது) அறிவுறுத்தப்படுகிறது. குறைந்த சக்தி நிலைகளில், ஒளியியல் சமிக்ஞை அளவீடுகள் சத்தமாக மாற முனைகின்றன, எனவே கணிசமான அளவு சமிக்ஞை சராசரியைப் பயன்படுத்துவதால் மீட்டர்கள் மிகவும் மெதுவாக மாறக்கூடும். மின் மீட்டர் வெளியீட்டில் இருந்து dBm ஐக் கணக்கிடஃ நேரியல்-முதல்-dBm கணக்கீட்டு முறைஃ dB = 10 பதிவு (P1/P2) இதில் P1 = அளவிடப்பட்ட சக்தி நிலை (எ. கா. mWats இல்), P2 = குறிப்பு சக்தி நிலை, இது 1 mW அளவுத்திருத்தம் மற்றும் துல்லியம் ஆப்டிகல் பவர் மீட்டர் அளவுத்திருத்தம் மற்றும் துல்லியம் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினையாகும். பெரும்பாலான முதன்மை குறிப்பு தரங்களின் துல்லியம் (எ. கா. எடை, நேரம், நீளம், வோல்ட் போன்றவை) இது அதிக துல்லியத்திற்கு அறியப்படுகிறது, பொதுவாக ஒரு பில்லியனில் 1 பகுதியின் வரிசையில். இருப்பினும், பல்வேறு தேசிய தரநிலைகள் ஆய்வகங்களால் பராமரிக்கப்படும் ஒளியியல் சக்தி தரநிலைகள், ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதிக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த இணைப்புகள் மூலம் இந்த துல்லியம் மேலும் குறைக்கப்படும் நேரத்தில், கருவி அளவுத்திருத்த துல்லியம் பொதுவாக ஒரு சில சதவீதம் மட்டுமே. மிகவும் துல்லியமான ஃபீல்ட் ஆப்டிகல் பவர் மீட்டர்கள் 1 சதவீதம் அளவுத்திருத்த துல்லியத்தைக் கூறுகின்றன. இது ஒப்பிடக்கூடிய மின் மீட்டரை விட குறைவான துல்லியமான அளவின் வரிசையாகும். ஒளியியல் சக்தி மீட்டர்களுக்கான அளவுத்திருத்த செயல்முறைகள் IEC 61315 Ed இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 3 b: 2019-ஃபைபர்-ஆப்டிக் பவர் மீட்டர்களின் அளவீடு. மேலும், கூடுதல் காரணிகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரத்தில், பயன்படுத்தப்படும் துல்லியம் பொதுவாக கூறப்படும் அளவுத்திருத்த துல்லியத்தை விட கணிசமாகக் குறைவாக இருக்கும். பொதுவான புலப் பயன்பாடுகளில், காரணிகள் பின்வருமாறு இருக்கலாம்ஃ சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, ஒளியியல் இணைப்பு வகை, அலைநீள மாறுபாடுகள், நேரியல் மாறுபாடுகள், கற்றை வடிவியல் மாறுபாடுகள், கண்டறிதல் செறிவு. எனவே, ஒரு நல்ல அளவிலான நடைமுறை கருவி துல்லியம் மற்றும் நேரியல் தன்மையை அடைவதற்கு கணிசமான வடிவமைப்பு திறன் மற்றும் உற்பத்தியில் அக்கறை தேவைப்படுகிறது. தரவு பரிமாற்றம் மற்றும் ஒளியியல் இழையின் நம்பகத்தன்மையில் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருவதாலும், தரவு மையங்களில் இந்த அமைப்புகளின் ஒளியியல் இழப்பு விளிம்பை கடுமையாகக் குறைப்பதனாலும், ஒளியியல் சக்தி மீட்டர்களின் துல்லியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் சர்வதேச ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துழைப்பு (ஐ. எல். ஏ. சி) அங்கீகாரம் பெற்ற அளவுத்திருத்தத்தின் மூலம் சரியான கண்டுபிடிப்பு இணக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது, இதில் தேசிய தரங்களுக்கு அளவியல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த துல்லிய உரிமைகோரல்களில் நம்பிக்கையை மேம்படுத்துவதற்காக ஐ. எஸ். ஓ/ஐ. இ. சி 17025 க்கு வெளிப்புற ஆய்வக அங்கீகாரம் ஆகியவை அடங்கும். விரிவாக்கப்பட்ட உணர்திறன் மீட்டர்கள் ஒரு வகை ஆய்வக சக்தி மீட்டர்கள்-110 டி. பி. எம் வரிசையில் நீட்டிக்கப்பட்ட உணர்திறன் கொண்டவை. இது மிகச் சிறிய டிடெக்டர் மற்றும் லென்ஸ் கலவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அடையப்படுகிறது, மேலும் பொதுவாக 270 ஹெர்ட்ஸில் ஒரு இயந்திர ஒளி சாப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே மீட்டர் உண்மையில் ஏசி ஒளியை அளவிடுகிறது. இது தவிர்க்க முடியாத டிசி மின் சறுக்கல் விளைவுகளை நீக்குகிறது. ஒளி வெட்டுதல் பொருத்தமான ஒத்திசைவான (அல்லது "லாக்-இன்") பெருக்கியுடன் ஒத்திசைக்கப்பட்டால், மேலும் உணர்திறன் ஆதாயங்கள் அடையப்படுகின்றன. நடைமுறையில், இத்தகைய கருவிகள் பொதுவாக சிறிய டிடெக்டர் டையோடு காரணமாக குறைந்த முழுமையான துல்லியத்தை அடைகின்றன, அதே காரணத்திற்காக, ஒற்றை-முறை இழையுடன் இணைக்கப்படும்போது மட்டுமே துல்லியமாக இருக்கலாம். ஜெர்மானியம் சென்சார்களின் நவீன கைவிடுதல் மற்றும் இன்ஜிஏஎஸ் சென்சார்களின் அறிமுகத்துடன், இது இப்போது பெருகிய முறையில் அசாதாரணமானது என்றாலும், எப்போதாவது அத்தகைய கருவியில் குளிரூட்டப்பட்ட டிடெக்டர் இருக்கலாம். துடிப்பு சக்தி அளவீட்டு ஒளியியல் சக்தி மீட்டர்கள் பொதுவாக நேர சராசரி சக்தியைக் காட்டுகின்றன. எனவே துடிப்பு அளவீடுகளுக்கு, உச்ச சக்தி மதிப்பைக் கணக்கிட சமிக்ஞை கடமை சுழற்சி அறியப்பட வேண்டும். இருப்பினும், உடனடி உச்ச சக்தி அதிகபட்ச மீட்டர் அளவீட்டை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும், அல்லது கண்டறிதல் நிரம்பியிருக்கலாம், இதன் விளைவாக தவறான சராசரி அளவீடுகள் ஏற்படலாம். மேலும், குறைந்த துடிப்பு மீண்டும் மீண்டும் விகிதங்களில், தரவு அல்லது தொனி கண்டறிதல் கொண்ட சில மீட்டர்கள் முறையற்ற அல்லது எந்த அளவீடுகளையும் உருவாக்கலாம். "உயர் சக்தி" மீட்டர்களின் ஒரு வகுப்பில் டிடெக்டருக்கு முன்னால் ஒருவித ஆப்டிகல் அட்டெனுயிட்டிங் உறுப்பு உள்ளது, இது பொதுவாக அதிகபட்ச சக்தி வாசிப்பில் சுமார் 20 டெசிபல் அதிகரிப்பை அனுமதிக்கிறது. இந்த நிலைக்கு மேலே, முற்றிலும் மாறுபட்ட வகை "லேசர் பவர் மீட்டர்" கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பொதுவாக வெப்பக் கண்டறிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஃபைபர் ஆப்டிக் சிக்னலில் முழுமையான சக்தியை அளவிடுவதற்கான பொதுவான ஃபைபர் ஆப்டிக் சோதனை பயன்பாடுகள். இந்த பயன்பாட்டிற்கு, சோதனை செய்யப்படும் அலைநீளத்தில் பவர் மீட்டரை சரியாக அளவீடு செய்து, இந்த அலைநீளத்திற்கு அமைக்க வேண்டும். பொருத்தமான நிலையான ஒளி மூலத்துடன் இணைந்து ஃபைபரில் ஒளியியல் இழப்பை அளவிடுதல். இது ஒரு ஒப்பீட்டு சோதனை என்பதால், தூர சிக்கல்கள் காரணமாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், துல்லியமான அளவுத்திருத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவை அல்ல. மிகவும் சிக்கலான இரு வழி இழப்பு சோதனை செய்யப்பட்டால், இரண்டு மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் கூட, மின் மீட்டர் அளவுத்திருத்தத்தை புறக்கணிக்க முடியும். விரைவான கேபிள் தொடர்ச்சி சோதனைக்கு உதவுவதற்காக, ஒளியியல் சோதனை தொனியைக் கண்டறிய சில கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. நிலையான சோதனை டோன்கள் பொதுவாக 270 ஹெர்ட்ஸ், 1 கிலோஹெர்ட்ஸ், 2 கிலோஹெர்ட்ஸ் ஆகும். ரிப்பன் ஃபைபர் தொடர்ச்சி சோதனைக்கு சில அலகுகள் 12 டன்களில் ஒன்றையும் தீர்மானிக்க முடியும். டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் வழக்கமான டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அம்சங்கள் பொதுவாக இழப்பு சோதனை பயன்பாடுகளுக்கு பொருந்தும், மேலும் அவை பின்வருமாறுஃ ஒரு குறிப்பு சக்தி மட்டத்தில் 0 dB ஐப் படிக்க அலகு அமைக்கும் திறன், பொதுவாக சோதனை ஆதாரம். வாசிப்புகளை உள் நினைவகத்தில் சேமிக்கும் திறன், அடுத்தடுத்த நினைவுகூரல் மற்றும் கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்ய. அலைநீளத்தை ஒரு சோதனை மூலத்துடன் ஒத்திசைக்கும் திறன், இதனால் மீட்டர் மூல அலைநீளத்திற்கு அமைகிறது. இதற்கு குறிப்பாக பொருந்தக்கூடிய ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது. இதை அடைவதற்கான எளிய வழி, ஒரு சோதனை தொனியை அங்கீகரிப்பதாகும், ஆனால் தரவை மாற்றுவதே சிறந்த வழியாகும். தரவு முறை பெயரளவு மூல சக்தி நிலை, வரிசை எண் போன்ற கூடுதல் பயனுள்ள தரவை அனுப்பும் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. அலைநீளம்-தேர்ந்தெடுக்கும் மீட்டர்கள் பெருகிய முறையில் பொதுவான சிறப்பு நோக்கத்திற்கான ஓ. பி. எம், பொதுவாக "பான் பவர் மீட்டர்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு நேரடி பான் (செயலற்ற ஆப்டிகல் நெட்வொர்க்) சுற்றுடன் இணைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஒரே நேரத்தில் ஒளியியல் சக்தியை வெவ்வேறு திசைகளிலும் அலைநீளங்களிலும் சோதிக்கிறது. இந்த அலகு அடிப்படையில் ஒரு மூன்று சக்தி மீட்டராகும், இது அலைநீள வடிப்பான்கள் மற்றும் ஒளியியல் இணைப்புகளின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. அளவிடப்பட்ட ஒளியியல் சமிக்ஞைகளின் மாறுபட்ட கடமை சுழற்சியால் சரியான அளவுத்திருத்தம் சிக்கலானது. குறைந்த நிபுணத்துவம் கொண்ட ஆபரேட்டர்களால் எளிதாக பயன்படுத்துவதற்கு இது ஒரு எளிய பாஸ்/ஃபைல் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கலாம். ஃபைபர் ஆப்டிக் பவர் மீட்டரின் அலைநீள உணர்திறன் மின்னழுத்த மின்னோட்ட அளவீட்டிற்கு ஃபோட்டோடியோடைப் பயன்படுத்தும் போது ஒரு சிக்கலாகும். வெப்பநிலை-உணர்திறன் அளவீடு மின்னழுத்த-தற்போதைய அளவீட்டை ஃபோட்டோடியோட் மூலம் மாற்றினால், ஒரு ஓ. பி. எம் இன் அலைநீள உணர்திறன் குறைக்கப்படலாம். எனவே ஃபோட்டோடியோட் ஒரு நிலையான மின்னழுத்த மூலத்தால் தலைகீழ் சார்புடையதாகவும், நிலையான மின்னோட்டத்துடன் வழங்கப்பட்டதாகவும் இருந்தால், ஒளியால் தூண்டப்படும்போது சந்திப்பு சக்தியை சிதறடிக்கும். சந்திப்பின் வெப்பநிலை உயர்கிறது மற்றும் தெர்மிஸ்டரால் அளவிடப்படும் வெப்பநிலை உயர்வு ஒளியியல் சக்திக்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாகும். நிலையான மின்னோட்ட வழங்கல் காரணமாக, ஃபோட்டோடியோடுக்கு சக்தியின் பிரதிபலிப்பு கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியமாக உள்ளது மற்றும் வேலன்ஸ் பேண்ட் மற்றும் கடத்தல் பேண்ட் இடையே எலக்ட்ரான்களின் மாற்றம் மற்றும் மாற்றம் நிலையானது. ஒளியியல் அட்டென்யூட்டர் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஓ. பி. எம் பயன்பாட்டு குறிப்புகள் பச்சை. டி. இ. ஜி பயன்பாட்டு குறிப்பு லேசர் சக்தி அளவீட்டு வழிகாட்டுதல்கள் ஓ. பி. எம் ஒளியியல் கருவிகள் மின்காந்த கதிர்வீச்சு மீட்டர்கள் ஃபைபர் ஒளியியல் தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்கள்