Du Noüy–Padday method
டு நோய்-பேட் டே முறை என்பது டு நோய் வளைய முறையின் குறைந்தபட்ச பதிப்பாகும், இது பெரிய பிளாட்டினம் வளையத்தை ஒரு மெல்லிய கம்பியால் மாற்றுகிறது, இது காற்று-திரவ இடைமுகத்தில் சமநிலை மேற்பரப்பு பதற்றம் அல்லது மாறும் மேற்பரப்பு பதற்றத்தை அளவிட பயன்படுகிறது. இந்த முறையில், கம்பி இடைமுகத்திற்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது, மேலும் அதன் மீது செலுத்தப்படும் விசை அளவிடப்படுகிறது. பேட் டேயின் பணியின் அடிப்படையில், லாங்முயர்-பிளாட்கெட் படங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் கண்காணிப்பது, மை மற்றும் பூச்சு மேம்பாடு, மருந்துத் திரையிடல் மற்றும் கல்வி ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் இந்த முறை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விரிவான விளக்கம் டு நோய் பேட் டே கம்பி ஒரு சிறிய வளையத்தை உருவாக்கும் சில மில்லிமீட்டர் சதுர வரிசையில் ஒரு கம்பியைக் கொண்டுள்ளது. தடி பெரும்பாலும் ஒரு கலப்பு உலோகப் பொருளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, இது இடைமுகத்தில் முழுமையான ஈரப்பதத்தை உறுதி செய்வதற்காக கடினமானதாக இருக்கலாம். மேற்பரப்பு மருந்துகளை முழுமையாக அகற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக கம்பி தண்ணீர், ஆல்கஹால் மற்றும் சுடர் அல்லது வலுவான அமிலத்தால் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. தடி ஒரு மெல்லிய உலோக கொக்கி வழியாக ஒரு அளவுகோல் அல்லது சமநிலையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பேட் டே முறை அதிகபட்ச இழுப்பு சக்தி முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, அதாவது. மேற்பரப்பு பதற்றம் காரணமாக அதிகபட்ச விசை பதிவு செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் ஆய்வு முதலில் சிஏ மூழ்கடிக்கப்படுகிறது. கரைசலில் ஒரு மிமீ மற்றும் பின்னர் இடைமுகத்திலிருந்து மெதுவாக திரும்பப் பெறப்பட்டது. ஒரு ஆய்வில் செயல்படும் முக்கிய சக்திகள் மிதப்பு (ஆய்வில் இடம்பெயர்ந்த திரவத்தின் அளவு காரணமாக) மற்றும் ஆய்வுக்கு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாதவிடாய் வெகுஜனமாகும். இது ஒரு பழைய, நம்பகமான மற்றும் நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நுட்பமாகும். அதிகபட்ச இழுப்பு விசை நுட்பத்தின் ஒரு முக்கியமான நன்மை என்னவென்றால், ஆய்வில் குறைந்து வரும் தொடர்பு கோணம் திறம்பட பூஜ்ஜியமாக உள்ளது. மிதவை விசை அதன் குறைந்தபட்சத்தை அடையும் போது அதிகபட்ச இழுப்பு விசை பெறப்படுகிறது, டு நோய் வளையம்/அதிகபட்ச இழுப்பு விசை முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பேட் டே சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மேற்பரப்பு பதற்றம் அளவீடு இங்கே மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ளதுஃ ஆய்வில் செயல்படும் விசையை இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம்ஃ i) ஆய்வால் இடம்பெயர்ந்த அளவிலிருந்து உருவாகும் புயோன்சி, மற்றும் ii) ஆய்வுடன் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் திரவத்தின் மெனிஸ்கஸின் நிறை. பிந்தையது மேற்பரப்பு பதற்றம் விசையுடன் சமநிலையில் உள்ளது, அதாவது. ஆய்வின் சுற்றளவு எங்கே, மேற்பரப்பு பதற்றம் மற்றும் ஆய்வின் கீழ் மாதவிடாயின் எடை. இங்கே கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட சூழ்நிலையில், ஆய்வின் மூலம் இடம்பெயர்ந்த அளவு மாதவிடாய்க்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆய்வுக்கும் அளவிடப்படும் தீர்வுக்கும் இடையிலான தொடர்பு கோணமாகும், மேலும் கிப்ரானின் ஆய்வுகளுடன் பெரும்பாலான தீர்வுகளுக்கு இது மிகக் குறைவு. எனவே, சமநிலையால் அளவிடப்படும் விசை, ஆய்வின் மீது செயல்படும் விசை மற்றும் மிதப்பு காரணமாக ஏற்படும் விசை ஆகியவற்றால் வழங்கப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கும் கட்டத்தில் கரைசலில் மூழ்கிய ஆய்வின் அளவு மறைந்துவிடும், இதனால் மிதப்பு காலமும் மறைந்துவிடும். இது விசை வளைவில் அதிகபட்சமாக காணப்படுகிறது, இது மேற்பரப்பு பதற்றத்துடன் தொடர்புடையது மேலே உள்ள வழித்தோன்றல் சிறந்த நிலைமைகளுக்கு பொருந்தும். இலட்சியமற்றவை, எ. கா. குறைபாடு ஆய்வு வடிவத்திலிருந்து, அறியப்பட்ட மேற்பரப்பு பதற்றத்துடன் ஒரு தீர்வைப் பயன்படுத்தி அளவுத்திருத்த வழக்கத்தில் ஓரளவு ஈடுசெய்யப்படுகின்றன. நன்மைகள் மற்றும் பயிற்சி ஒரு டு நோய் வளையத்தைப் போலல்லாமல், மேற்பரப்பு பதட்டங்களைக் கணக்கிடும்போது திருத்த காரணிகள் எதுவும் தேவையில்லை. அதன் சிறிய அளவு காரணமாக கம்பியை உயர் செயல்திறன் கருவிகளில் பயன்படுத்தலாம், அவை மேற்பரப்பு பதற்றத்தைத் தீர்மானிக்க 96-கிணறு தட்டு பயன்படுத்துகின்றன. கம்பியின் சிறிய விட்டம் ஒரு சிறிய அளவிலான திரவத்தில் அதன் பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறது, சில சாதனங்களில் 50 எல் மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கூடுதலாக, வில்ஹெல்மி முறையைப் பயன்படுத்தவும் தடி அனுமதிக்கிறது, ஏனெனில் அளவீடுகளின் போது தடி முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை. இதற்காக மாறும் மேற்பரப்பு பதற்றம் பரந்த அளவிலான கால அளவுகளில் மேற்பரப்பு இயக்கவியலின் துல்லியமான தீர்மானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். பேட் டே நுட்பம் குறைந்த இயக்குபவர் மாறுபாட்டை வழங்குகிறது மற்றும் ஒரு அதிர்வு எதிர்ப்பு அட்டவணை தேவையில்லை. மற்ற சாதனங்களை விட இந்த நன்மை பேட் டே சாதனங்களை வயலில் எளிதாக பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. கலப்பு பொருட்களால் செய்யப்படும் போது கம்பியும் வளைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனவே டு நோய் முறையில் வழங்கப்படும் அதிக விலையுயர்ந்த பிளாட்டினம் கம்பியை விட மலிவானது. ஒரு வழக்கமான பரிசோதனையில், கம்பி ஒரு கையேடு அல்லது தானியங்கி சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்பரப்பில் குறைக்கப்பட்டு, ஒரு மாதவிடாய் உருவாகும் வரை பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது, பின்னர் கம்பியின் கீழ் விளிம்பு இடையூறு இல்லாத மேற்பரப்பின் தளத்தில் இருக்கும் வகையில் உயர்த்தப்படுகிறது. இந்த நுட்பத்தின் ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், இரண்டு திரவங்களுக்கு இடையிலான இடைமுக பதற்றத்தை அளவிடுவதற்கு கம்பியை மேற்பரப்பில் புதைக்க முடியாது. நடைமுறைப் பயன்பாடுகள் ஒற்றை ஆய்வைப் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவியின் நடைமுறைப் பயன்பாடுகள் என்னவென்றால், இது அதிக செயல்திறன் கொண்ட சாதனத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. இரத்த-மூளைத் தடையில் (பிபிபி) மருந்துகளின் ஊடுருவலைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், மருந்துகளின் கரையக்கூடிய தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், மருந்துகளின் நச்சுத்தன்மையை சோதிக்க ஒரு திரையை உருவாக்குவதற்கும், ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட பாஸ்போளிப்பிட்களின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை தீர்மானிப்பதற்கும், புதிய சர்பாக்டன்ட்/பாலிமர்களின் வளர்ச்சிக்கும் நிகழ்நேரத்தில் உருவாக்குவதற்கு உயர் செயல்திறன் மேற்பரப்பு பதற்றம் சாதனம் பயன்படுத்தப்படலாம். பிபிபியில் மருந்துகளின் ஊடுருவல் மோசமாக கரையக்கூடிய மருந்து வேட்பாளர்களின் இயற்பியல் வேதியியல் விவரக்குறிப்பு ஒரு எச். டி. எஸ் மேற்பரப்பு பதற்றம் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது. இரத்த-மூளைத் தடை வழியாக ஊடுருவுவதை முன்கணிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஒரு மருந்தின் நச்சுத்தன்மையை சோதிக்க ஒரு திரையின் உருவாக்கம் மருந்து-லிப்பிட்-காம்ப்ளக்ஸ்களுடன் ஒரு தொடர்பு குறிப்பிட்ட கேஷனிக் மருந்துகளில் பாஸ்போலிபிடோசிஸை கணிக்க உயர்-செயல்திறன் மேற்பரப்பு பதற்றம் சாதனத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது. மருந்துகளின் கரையக்கூடிய தன்மையைப் புரிந்துகொள்வது மருந்து கரையக்கூடிய தன்மை முன்பு ஷேக்கர் முறையால் செய்யப்பட்டது. ஒரு 96-கிணறு உயர் செயல்திறன் சாதனம் மருந்துகளை சோதிக்க ஒரு புதிய முறையை உருவாக்க அனுமதித்துள்ளது. ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட ஃபாஸ்போலிப்பிட்கள் ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட கொழுப்புகளின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் உயர் செயல்திறன் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி வகைப்படுத்தப்பட்டன. இந்த ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட கொழுப்புகள் விலை உயர்ந்தவை மற்றும் சிறிய அளவில் மட்டுமே கிடைப்பதால், ஒரு சிறிய அளவு அளவு மட்டுமே தேவைப்படும் மேற்பரப்பு பதற்றம் சாதனம் சிறந்தது. புதிய சர்ஃபாக்டன்ட்/பாலிமர்களின் வளர்ச்சி கிளை கோபாலிமர்கள் கரைசல்களின் மேற்பரப்பு பதற்றம் சுயவிவரங்கள் HTS மேற்பரப்பு டென்சியோமீட்டரை ஒரு செயல்பாட்டு பாலிமர் செறிவாகப் பயன்படுத்தி pH-தூண்டப்பட்ட திரட்டல் குழம்பு நீர்த்துளிகளை உருவாக்குகின்றன. மேலும் காண்கஃ டென்சியோமீட்டர் (மேற்பரப்பு பதற்றம்) டு நோய் வளைய முறை செசைல் துளி நுட்பம் வில்ஹெல்மி தட்டு முறை குறிப்புகள் மேற்பரப்பு அறிவியல் திரவ இயக்கவியல்