Oudin coil
ஓடின் சுருள், ஓடின் ஆஸிலேட்டர் அல்லது ஓடின் ரெசனேட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வழக்கற்றுப் போன மின் சிகிச்சையின் வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படும் குறைந்த மின்னோட்ட மட்டங்களில் மிக அதிக மின்னழுத்தம், அதிக அதிர்வெண் மாற்று மின்னோட்டம் (ஏசி) மின்சாரத்தை உருவாக்கும் ஒரு அதிர்வு மின்மாற்றி சுற்று ஆகும். இது டெஸ்லா சுருளுடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஓடின் சுருள் ஒரு தானியங்கி மின்மாற்றியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 1893 ஆம் ஆண்டில் பிரெஞ்சு மருத்துவர் பால் மேரி அவுடினால் மருத்துவர் ஜாக் அர்சென் டி அர்சோன்வாலின் மின் சிகிச்சை உபகரணங்களின் மாற்றமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் 1940 வரை மருத்துவ டைதர்மி சிகிச்சை மற்றும் குவாக் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. சுருளின் உயர் மின்னழுத்த வெளியீட்டு முனையம் ஒரு காப்பிடப்பட்ட கையடக்க மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டது, இது ஒளிரும் தூரிகை வெளியேற்றங்களை உருவாக்கியது, அவை மின் சிகிச்சையில் பல்வேறு மருத்துவ நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க நோயாளியின் உடலில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஓடின் மற்றும் டெஸ்லா சுருள்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது தீப்பொறி-உற்சாகமான காற்று-கோர் இரட்டை-ட்யூன் மின்மாற்றி சுற்றுகள் ஆகும், அவை குறைந்த நீரோட்டங்களில் மிக அதிக மின்னழுத்தங்களை உருவாக்க அதிர்வைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவை ரேடியோ அதிர்வெண் (ஆர்எஃப்) வரம்பில் மாற்று மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மருத்துவ சுருள்கள் 200 கிலோஹெர்ட்ஸ் முதல் 5 மெகா ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அதிர்வெண்களில் 50,000 வோல்ட் முதல் ஒரு மில்லியன் வோல்ட் வரை ஆற்றலை உற்பத்தி செய்தன. சுருளின் முதன்மை சுற்று லேய்டன் ஜாடி மின்தேக்கிகளைக் (சி) கொண்டுள்ளது, இது சுருளின் முதன்மை முறுக்குடன் (எல் 1) இணைந்து ஒரு ஒத்ததிர்வு சுற்று (ட்யூன் செய்யப்பட்ட சுற்று) உருவாக்குகிறது. மருத்துவ சுருள்களில் பொதுவாக இரண்டு மின்தேக்கிகள் பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன, முதன்மை சுற்றுவட்டத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒன்று, நோயாளியை ஆபத்தான குறைந்த அதிர்வெண் முதன்மை மின்னோட்டத்திலிருந்து முற்றிலும் தனிமைப்படுத்த. முதன்மை சுற்றுவட்டத்தில் ஒரு தீப்பொறி இடைவெளி (எஸ்ஜி) உள்ளது, இது முதன்மை அலைவுகளைத் தூண்டுவதற்கு ஒரு சுவிட்சாக செயல்படுகிறது. முதன்மைச் சுற்று 2-15 kV ஆற்றலில் உயர் மின்னழுத்த மின்மாற்றி அல்லது தூண்டல் சுருள் (T) மூலம் இயக்கப்படுகிறது. மின்மாற்றி மின்தேக்கிகளை மீண்டும் மீண்டும் சார்ஜ் செய்கிறது, பின்னர் அவை தீப்பொறி இடைவெளி மற்றும் முதன்மை முறுக்கு வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன (டெஸ்லா சுருள் கட்டுரையில் உள்ள செயல்பாட்டு சுழற்சி பற்றிய விரிவான விளக்கம் ஓடின் சுருளுக்கும் பொருந்தும்). இந்த சுழற்சி வினாடிக்கு பல முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தீப்பொறியிலும், முதன்மை சுருள் வழியாக மின்தேக்கி தகடுகளுக்கு இடையில் சார்ஜ் விரைவாக முன்னும் பின்னுமாக நகர்கிறது, இது முதன்மை ட்யூன் செய்யப்பட்ட சுற்றுவட்டத்தில் ஈரமான ஆர். எஃப் ஊசலாடும் மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது, இது இரண்டாம் நிலையில் அதிக மின்னழுத்தத்தைத் தூண்டியது. இரண்டாம் நிலை முறுக்கு (எல் 2) திறந்த சுற்று மற்றும் சாதனத்தின் வெளியீட்டு மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓடின் சுருளில், முதன்மை முறுக்கு (எல் 1) ஒரு பக்கம் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மறுபுறம் இரண்டாம் நிலை இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தொடரில் உள்ளன. ஓடின் சுருளின் இரண்டு பதிப்புகள் இருந்தனஃ முந்தைய ஓடின் சுற்றுகளில் இரண்டு சுருள்களும் காந்த ரீதியாக இணைக்கப்படாமல் தனித்தனியாக இருந்தன, ஒரு சிறிய கிடைமட்ட முதன்மை "டி 'ஆர்சன்வால்" சுருள் (எல் 1) 20-40 ஒரு பெரிய செங்குத்து இரண்டாம் நிலை "ஓடின் ரெசனேட்டர்" (எல் 2) உடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் பல சுழற்சிகள் உள்ளன (பெரிய சுருள்களில் 400-600, சிறியவற்றில் 100-300), மேலே உள்ள உயர் மின்னழுத்த முனையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றில் உயர் மின்னழுத்தம் முற்றிலும் உயர் Q இரண்டாம் நிலை சுருளில் சுய அதிர்வு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. "டி 'ஆர்சன்வால்" சுருளில் "ரெசனேட்டர்" சுருளைச் சேர்ப்பது ஓடினின் பங்களிப்பாகும்; மீதமுள்ள சுற்று ஜாக் டி' ஆர்சன்வால் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஓடின் சுற்றுகளில் சுருள்கள் காந்த ரீதியாக இணைக்கப்பட்டு, ஒரு தானியங்கி மின்மாற்றியை உருவாக்குகின்றன, எனவே முதன்மையானது மின்காந்த தூண்டல் மூலம் இரண்டாம் நிலையில் ஒரு ஈ. எம். எஃப் ஐத் தூண்டுகிறது. இரண்டு சுருள்களும் வழக்கமாக ஒரே சுருள் வடிவத்தில் காயப்படுத்தப்பட்டன, முதன்மையானது சரிசெய்யக்கூடிய குழாயுடன் கீழே உள்ள கனமான கம்பியின் ஒப்பீட்டளவில் சில திருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது, இது இரண்டாம் நிலை முறுக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது நுண்ணிய கம்பியின் பல திருப்பங்களால் ஆனது. மின்மாற்றியின் பெரிய திருப்ப விகிதத்தின் காரணமாக இந்த சுற்று அதிக மின்னழுத்தங்களை உற்பத்தி செய்வதை ஓடின் கண்டறிந்தார். இது ஒரு மின்தேக்கியை உள்ளடக்கவில்லை என்றாலும், இரண்டாம் நிலை முறுக்கு ஒரு ஒத்ததிர்வு சுற்று (மின் ஒத்ததிர்வு) ஆகும்; இரண்டாம் நிலை சுருளின் முனைகளுக்கு இடையிலான ஒட்டுண்ணி கொள்ளளவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்ணில் இரண்டாம் நிலை பெரிய தூண்டலுடன் எதிரொலிக்கிறது. முதன்மை மூலம் இந்த அதிர்வெண்ணில் அது தூண்டப்படும்போது, பெரிய ஊசலாடும் மின்னழுத்தங்கள் இரண்டாம் நிலையில் தூண்டப்படுகின்றன. முதன்மை முறுக்கில் உள்ள திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை, இதனால் முதன்மை அதிர்வு அதிர்வெண், சுருளில் ஒரு தட்டுவதன் மூலம் சரிசெய்யப்படலாம். இரண்டு டியூன் செய்யப்பட்ட சுற்றுகளும் ஒரே அதிர்வெண்ணில் எதிரொலிக்கும் வகையில் சரிசெய்யப்படும்போது, சுருளின் பெரிய திருப்பங்கள் விகிதம், டியூன் செய்யப்பட்ட சுற்றுகளின் உயர் கியூ உதவியுடன், இரண்டாம் நிலையில் முதன்மை மின்னழுத்தத்தை நூறாயிரக்கணக்கான முதல் மில்லியன் வோல்ட் வரை அதிகரிக்கிறது. இரண்டாம் நிலை நேரடியாக முதன்மை சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது மின் மின்மாற்றியில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான வோல்ட்டுகளில் ஆபத்தான குறைந்த அதிர்வெண் 50/60 Hz மின்னோட்டங்களைக் கொண்டு செல்கிறது. ஓடின் சுருள் ஒரு மருத்துவ சாதனமாக இருந்ததால், இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டம் ஒரு நபரின் உடலில் நேரடியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், பாதுகாப்பிற்காக ஓடின் சுற்றுவட்டத்தில் இரண்டு மின்தேக்கிகள் (சி) உள்ளன, முதன்மை காலில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று, சுருள் மற்றும் வெளியீட்டு மின்முனையை முழுமையாக தனிமைப்படுத்துகிறது. தொடரில் உள்ள இரண்டு ஒத்த மின்தேக்கிகள் ஒற்றை மின்தேக்கியின் பாதி கொள்ளளவைக் கொண்டிருப்பதால், ஓடின் சுற்றுவட்டத்தின் அதிர்வு அதிர்வெண் பயன்படுத்தப்படுகிறது சுருளின் உயர் மின்னழுத்த முனையம் ஒரு கம்பி மூலம் பல்வேறு வகையான கையடக்க மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டது, இது மருத்துவர் நோயாளியின் உடலுக்கு அதிக மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்த பயன்படுத்துகிறார். நோயாளிக்கு சிகிச்சை வலிக்கவில்லை, ஏனென்றால் ரேடியோ அதிர்வெண் (ஆர்எஃப்) வரம்பில் மாறி மாறி மின்னோட்டம், 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணுக்கு மேல், பொதுவாக மின்சார அதிர்ச்சியின் உணர்வை ஏற்படுத்தாது. ஓடின் சுருள் ஒரு "யூனிபோலார்" ஜெனரேட்டராக இருந்தது, சுருளின் கீழ் முனை தரையிறக்கப்பட்டது, எனவே சில நேரங்களில் ஒரு மின்முனை மட்டுமே நோயாளிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் நீரோட்டங்களுக்கான திரும்பும் பாதை தரையில் இருந்தது. இருப்பினும் வழக்கமாக சுருளின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு தரை கம்பி பயன்படுத்தப்பட்டது; நோயாளி வைத்திருந்த தரை மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டது. ஓடின் சுருளின் ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், பயன்பாட்டின் போது மின்முனை மற்றும் கம்பியின் இயக்கம் இரண்டாம் நிலை சுருளின் மேல் முனையத்தின் கொள்ளளவை மாற்றியது, இதனால் அதன் அதிர்வு அதிர்வெண் மாறியது. இது இரண்டாம் நிலை சுருளை முதன்மை அதிர்விலிருந்து வெளியே எறிந்தது, இதனால் மின்னழுத்தம் குறைகிறது. எனவே முதன்மை சுருளில் உள்ள தட்டும் புள்ளியை பயன்பாட்டின் போது தொடர்ந்து சரிசெய்ய வேண்டியிருந்தது, இதனால் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை "டியூனில்" இருக்கும் (மேலே இடது படத்தில் காணப்படுகிறது). நோயாளியின் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்த பல சிறப்பு வகையான மின்முனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவை பொதுவாக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. நோயாளியின் உடலின் வெளிப்புறத்தில் தூரிகை வெளியேற்றங்களைப் ("வெளியேற்றங்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது) பயன்படுத்த, ஒரு இன்சுலேடிங் கைப்பிடியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோக புள்ளிகளைக் கொண்ட மின்முனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. வலிமிகுந்த ஆர்எஃப் தீக்காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தோலில் தொடர்ச்சியான வளைவு ஏற்படுவதைத் தடுக்க இவற்றை உடலில் இருந்து வெகு தொலைவில் வைத்திருக்க கவனமாக இருக்க வேண்டியிருந்தது. உடல் மேற்பரப்பிலும், நோயாளியின் உடலுக்குள் உள்ள திசுக்களிலும் வாய், மலக்குடல் அல்லது யோனி வழியாக நேரடியாக மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்த, ஒரு வெற்றிடக் குழாய் "ஒடுக்க" மின்முனை பயன்படுத்தப்பட்டது. இது பல்வேறு வடிவங்களின் ஓரளவு வெளியேற்றப்பட்ட கண்ணாடி குழாயைக் கொண்டிருந்தது, உள்ளே ஒரு மின்முனை சீல் வைக்கப்பட்டது, உயர் மின்னழுத்த கம்பியுடன் இணைக்கப்பட்டது. இது ஆற்றல் பெறும்போது வியத்தகு ஊதா ஒளியை உருவாக்கியது. குழாயின் கண்ணாடி உறை நோயாளியின் உடலுடன் ஒரு மின்தேக்கியை உருவாக்கியது, இதன் வழியாக மின்னோட்டம் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது, இது பாதுகாப்பான மதிப்புகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது. முழு உடலுக்கும் மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்த, ஒரு "ஒடுக்க படுக்கை" பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு படுக்கை அல்லது படுக்கை, அதன் மெத்தையின் கீழ் ஒரு உலோக பின்புறத்துடன், ஒரு கம்பியால் உயர் மின்னழுத்த முனையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பக்கங்களில் உள்ள உலோக ஹேண்ட்ரெஸ்ட் மின்முனைகள், சிகிச்சையின் போது நோயாளி புரிந்துகொண்டது, "தரையில்" திரும்பும் பாதையாக செயல்பட்டது மற்றும் சுருளின் அடிப்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு படுக்கை ஒரு மின்தேக்கியை உருவாக்கியது, நோயாளியின் உடல் ஒரு மின்முனையாக இருந்தது. 1800 களில், மனித உடலுக்கு மின்சார நீரோட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சோதனைகள் விக்டோரியன் சகாப்த மருத்துவத் துறையாக வளர்ந்தன, இது ஒரு பகுதி முறையான சோதனை மருத்துவம் மற்றும் பகுதி குவாக் மருத்துவம், மின் சிகிச்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதில் பல மருத்துவ நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க நீரோட்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 1886 ஆம் ஆண்டில் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் வானொலி அலைகளைக் கண்டுபிடித்ததும், அதைத் தொடர்ந்து ஆலிவர் லாட்ஜ், குக்லியெல்மோ மார்கோனி வானொலியின் வளர்ச்சியும் ரேடியோ அதிர்வெண் நீரோட்டங்கள் மற்றும் அவற்றை உருவாக்குவதற்கான சுற்றுகளில் ஆர்வத்தைத் தூண்டின. "உயர் அதிர்வெண்" மின்னோட்டங்கள் என்பது ஆடியோ வரம்பிற்கு மேலே உள்ள எந்த அதிர்வெண்ணையும் குறிக்கிறது,> 20 கிலோஹெர்ட்ஸ், மேலும் அவற்றை உருவாக்கும் அதிர்வு சுருள்கள் பொதுவாக "அலைவு மின்மாற்றிகள்" என்று அழைக்கப்பட்டன. 1890 களில் மருத்துவர்கள் இந்த உயர் மின்னழுத்தம் மற்றும் உயர் அதிர்வெண் நீரோட்டங்களை மனித உடலுக்கு பயன்படுத்துவதில் பரிசோதனை செய்யத் தொடங்கினர் (மருத்துவத் தொழிலில் நெறிமுறைத் தரநிலைகள் அப்போது தளர்வாக இருந்தன, மேலும் மருத்துவர்கள் தங்கள் நோயாளிகளுக்கு பரிசோதனை செய்யலாம்). 1890 ஆம் ஆண்டில் பிரெஞ்சு மருத்துவர் ஜாக் ஆர்சீன் டி ஆர்சன்வால் உயர் அதிர்வெண் மின்னாற்பகுப்புத் துறையை நிறுவினார், மனித உடலுக்கு அதிக அதிர்வெண் நீரோட்டங்களைப் பயன்படுத்தும் முதல் சோதனைகளை நிகழ்த்தினார். 10 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல் உள்ள நீரோட்டங்கள் தசைச் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்தவோ அல்லது நரம்புகளைச் செயல்படுத்தவோ மின்சார அதிர்ச்சியின் உணர்வை ஏற்படுத்தவோ இல்லை என்பதை அவர் கண்டுபிடித்தார், இதனால் ஒரு நோயாளிக்கு அசௌகரியம் இல்லாமல் மிக அதிக மின்னழுத்தங்களைப் பயன்படுத்த முடியும். 1891 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில், பொறியாளர் நிகோலா டெஸ்லா சுயாதீனமாக இதே விஷயத்தைக் கண்டுபிடித்தார். டி 'ஆர்சன்வால், டெஸ்லா மற்றும் அவுடின் ஆகிய மூன்று முன்னோடிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று வகையான கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, மேலும் அவற்றைச் சுற்றி மருத்துவ நுட்பத்தின் தனித்தனி அமைப்புகள் வளர்ந்தனஃ டி' ஆர்சன்வால் கருவி-டி 'ஆர்சன்வால் முதலில் அதிக அதிர்வெண் மாற்று இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தியது, ஆனால் இந்த சாதனம் 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் க்கும் அதிகமான அதிர்வெண்களை உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. அதிக அதிர்வெண்களை அடைய, இரண்டு லேய்டன் ஜாடி மின்தேக்கிகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான, 10 முதல் 30 திருப்பங்கள் கொண்ட கனமான கம்பிகளின் சிறிய சுருள், தூண்டல் சுருள் மற்றும் அலைவுகளைத் தூண்டுவதற்கான தீப்பொறி இடைவெளி ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒற்றை ட்யூன் செய்யப்பட்ட சுற்று கொண்ட ஒரு சுற்றுவட்டத்தை அவர் உருவாக்கினார். இது இரண்டாம் நிலை முறுக்கு இல்லாத டெஸ்லா சுற்றுவட்டத்தை ஒத்திருந்தது. இந்த சுற்று ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த மின்னழுத்தத்தை (ஒருவேளை 30 கே. வி) உற்பத்தி செய்தது, இது "டி 'ஆர்சன்வல் மின்னோட்டங்கள்" என்று அழைக்கப்படும் உயர் மின்னோட்ட மின்சாரம் ஆகும். நோயாளியின் உடலில் வெவ்வேறு இடங்களில் மின்முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சுருளின் எதிர் முனைகளில் இருந்து இரண்டு கம்பிகளுடன் சுற்று "இருமுனை" ஆக இருந்தது. அதிக அதிர்வெண் நீரோட்டங்கள் நோயாளியின் உடலில் வெப்பத்தை உருவாக்கக்கூடும், இது மைக்ரோவேவ் அடுப்பின் செயல்பாட்டைப் போன்றது; இது டைதர்மி (நடத்தை) என்று அழைக்கப்பட்டது. தெர்மோ-ஃபாரடிசம் மற்றும் தெர்மோ-ஊடுருவல் போன்ற பிற பெயர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன, இது சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதா அல்லது அறுவை சிகிச்சையில் அழிவுகரமான விளைவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதைப் பொறுத்து (பிஹாரி) ஓடின் ரெசனேட்டர்-பிரெஞ்சு மருத்துவர் பால் மேரி ஓடின் 1893 ஆம் ஆண்டில் டி 'ஆர்சன்வால் சுற்றுவட்டத்தை மாற்றியமைத்தார், சிறிய டி' ஆர்சன்வால் சுருளில் ஒரு குழாயில் பல திருப்பங்கள் கொண்ட சிறந்த கம்பியால் செய்யப்பட்ட இரண்டாவது பெரிய "ரெசனேட்டர்" சுருளைச் சேர்த்தார். குழாய் புள்ளியை சரிசெய்வதன் மூலம் அவர் இரண்டாவது சுருளை ட்யூன் செய்யப்பட்ட சுற்றுடன் எதிரொலிக்க கொண்டு வர முடியும், குறைந்த மின்னோட்டங்களில் அதிக மின்னழுத்தங்களை உருவாக்குகிறது, இது டெஸ்லா சுற்றுக்கு ஒத்ததாகும். ஆரம்பகால "ஓடின் ரெசனேட்டர்" கருவியில் இரண்டு சுருள்களும் தனித்தனியாக உள்ளன மற்றும் காந்த ரீதியாக இணைக்கப்படவில்லை. பின்னர் ஊடின் சுருள்களை காந்த ரீதியாக இணைப்பதன் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும் என்பதைக் கண்டறிந்தார், இதனால் சிறிய சுருள் பெரிய சுருளுக்கு முதன்மை முறுக்கு ஆகும். ஓடின் ரெசனேட்டர் மிக அதிக மின்னழுத்தம், குறைந்த மின்னோட்ட மின்சாரத்தை உருவாக்கியது. இது ஒரு முனை தரையிறக்கப்பட்ட மற்றும் ஒற்றை வெளியீட்டு முனையத்துடன் ஒரு "யூனிபோலார்" சுற்று ஆகும். டெஸ்லா-தாம்சன் கருவி-செர்பிய-அமெரிக்க பொறியியலாளர் நிகோலா டெஸ்லா 1891 ஆம் ஆண்டில் டெஸ்லா சுருள் சுற்றுவட்டத்தைக் கண்டுபிடித்து, உயர் மின்னழுத்த ஆர். எஃப் அதிர்வு மின்மாற்றிகள் துறையில் முன்னோடியாக இருந்தார். அவரும் எலிஹு தாம்சனும் தங்கள் உடல்களில் உயர் மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதில் பரிசோதனை செய்தனர். டெஸ்லா பல்வேறு ஒத்ததிர்வு மின்மாற்றி சுற்றுகளை கண்டுபிடித்திருந்தாலும், அவரது பெயரைக் கொண்ட மின் சிகிச்சை சுற்று ஒரு "இருமுனை" சுற்று ஆகும், இது ஒரு தீப்பொறி-உற்சாகமான ட்யூன் செய்யப்பட்ட முதன்மை சுருள் கொண்ட சில திருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பல திருப்பங்களின் சமச்சீர் இருமுனை இரண்டாம் நிலை சுருளின் மையத்தை சுற்றி வருகிறது. டி 'ஆர்சன்வால் மற்றும் ஓடின் கருவிகள் ஐரோப்பாவில் பிரபலமடைந்தன, அதே நேரத்தில் டெஸ்லா-தாம்சன் கருவிகள் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்பட்டன. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் தசாப்தங்களில் இந்த முகாம்களுக்கு இடையே ஒரு போட்டி இருந்தது, மேலும் "டெஸ்லா நீரோட்டங்கள்" அல்லது "ஓடின் நீரோட்டங்கள்" பல்வேறு நிலைமைகளுக்கு சிறந்தவையா என்பது குறித்து மருத்துவ இலக்கியங்களில் விவாதம் நடைபெற்றது. 1920 வாக்கில் நீரோட்டங்கள் மிகவும் ஒத்தவை என்று உணரப்பட்டது. சுற்றுகள் மிகவும் ஒத்ததாக இருந்ததால், மருத்துவ சப்ளையர்கள் டெஸ்லா, டி 'ஆர்சன்வால் அல்லது ஓடின் சிகிச்சைக்காக அமைக்கக்கூடிய "உயர் அதிர்வெண்" அலகுகளை விற்றனர், அவை பெரும்பாலும் ரோண்ட்ஜென் கதிர் (எக்ஸ்-ரே) உடன் இணைக்கப்பட்டன, ஓடின் முதன்மை மற்றும் "ஒத்ததிர்வு" சுருளை ஒரே வடிவத்தில் இணைத்த பிறகு, அவற்றை ஒரு காற்று-கோர் தானியங்கி மின்மாற்றியாக மாற்றியது, டெஸ்லா மற்றும் ஓடின் கருவிக்கு இடையிலான ஒரே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு மருத்துவ டெஸ்லா சுருள் "இருமுனை" ஆக இருந்தது, அதே நேரத்தில் ஓடின் சுருள் "ஒருமுனை" ஆக இருந்தது, ஒரு முனை தரையிறக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் சொற்களின் பொருள் மாறியது, (ஒருவேளை 1920 க்குள்) டெஸ்லா சுருள் என்ற சொல் ஒரு "இருமுனை" சுருளை குறிக்கிறது; இரண்டு வெளியீட்டு முனையங்களுடன் தரையிறக்கப்படாத சமநிலையான இரண்டாம் நிலை கொண்ட எந்த உயர் மின்னழுத்த சுருளும், அதே நேரத்தில் ஓடின் சுருள் என்ற சொல் ஒரு "ஒற்றை துருவ" சுருளை குறிக்கிறது; தரையிறக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலை மற்றும் ஒற்றை வெளியீட்டு முனையத்துடன் கூடிய எந்த சுருளும். 1930 களில் வெற்றிடக் குழாய் ஊசலாட்டங்கள் அதிக அதிர்வெண் மருத்துவ உபகரணங்களில் தீப்பொறி-உற்சாகமான சுற்றுகளை மாற்றியமைத்தன. மின் சிகிச்சைத் துறை நவீன டைதர்மியால் மாற்றப்பட்டது, மேலும் ஓடின் சுருள் வழக்கற்றுப் போனது. முரண்பாடாக நவீனகால டெஸ்லா சுருள் வடிவமைப்புகள் ஒற்றை உயர் மின்னழுத்த முனையத்துடன் ஒற்றை துருவமாக உள்ளன, எனவே அவை சில நேரங்களில் ஓடின் சுருள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் காண்க வயலட் வாண்ட் குறிப்புகள் மின்சார மின்மாற்றிகள் மின்காந்த சுருள்கள்