Cherenkov detector
செரென்கோவ் கண்டறிதல் கருவி (செரென்கோவ் கண்டறிதல் கருவி) என்பது ஒளி உற்பத்திக்கான வேக வரம்பைப் பயன்படுத்தும் ஒரு துகள் கண்டறிதல் கருவி, வேகம் சார்ந்த ஒளி வெளியீடு அல்லது செரென்கோவ் கதிர்வீச்சின் வேகம் சார்ந்த ஒளி திசை. அடிப்படை ஒரு பொருள் வழியாக ஒளி பயணிக்கக்கூடிய வேகத்தை விட அதிக வேகத்தில் ஒரு பொருள் வழியாக செல்லும் துகள் ஒளியை வெளியிடுகிறது. ஒலி அலைகள் காற்றில் நகர்வதை விட வேகமாக ஒரு விமானம் காற்றில் பயணிக்கும்போது சோனிக் பூமின் உற்பத்திக்கு இது ஒத்ததாகும். இந்த ஒளி வெளிப்படும் திசை துகள் நகரும் திசையைப் பற்றி θc கோணத்துடன் ஒரு கூம்பின் மீது உள்ளது, cos (θc) = (c = ஒளியின் வெற்றிட வேகம், n = ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீடு, மற்றும் v என்பது துகள் வேகம்). எனவே கூம்பு θc இன் கோணம் துகள் வேகத்தின் நேரடி அளவீடு ஆகும். ஃபிராங்க்-டாம் சூத்திரம் = sin2θc உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை வழங்குகிறது. பெரும்பாலான செரென்கோவ் கண்டறிதல்கள் முதன்மை சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் செரென்கோவ் ஒளியைப் பதிவு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. சில சென்சார் தொழில்நுட்பங்கள் இரண்டாம் நிலை துகள்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் செரென்கோவ் ஒளியை (மேலும்) வெளிப்படையாக நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, இது மின்காந்த துகள் மழை அல்லது ஒத்திசைவான உமிழ்வால் நிகழும் ஒத்திசைவற்ற உமிழ்வாக இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக அஸ்காரியன் விளைவு. செரென்கோவ் கதிர்வீச்சு புலப்படும் ஒளி அல்லது புற ஊதா ஒளியின் வரம்பில் மட்டுமல்லாமல், உமிழ்வு நிலையை சந்திக்கக்கூடிய எந்த அதிர்வெண் வரம்பிலும் உள்ளது. ரேடியோ அதிர்வெண் வரம்பில். பல்வேறு அளவிலான தகவல்களைப் பயன்படுத்தலாம். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செரென்கோவ் கதிர்வீச்சு இல்லாதது அல்லது இருப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு பைனரி தகவல்கள் இருக்கலாம். செரென்கோவ் ஒளியின் அளவு அல்லது திசையைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சிண்டிலேஷன் கவுண்டருக்கு மாறாக ஒளி உற்பத்தி உடனடி ஆகும். கண்டறிதல் வகைகள் ஒரு வாசல் கண்டறிதலின் எளிய விஷயத்தில் வெகுஜன-சார்ந்த வாசல் ஆற்றல் அதே ஆற்றல் அல்லது வேகத்தின் இலகுவான துகள் (கதிர்வீச்சு செய்யும்) மற்றும் கனமான துகள் (கதிர்வீச்சு செய்யாத) இடையேயான வேறுபாட்டை அனுமதிக்கிறது. மூடப்பட்ட ஆற்றல் வரம்பை விரிவுபடுத்த பல நுழைவாயில் நிலைகளை இணைக்க முடியும். துகள் கண்டறிதல்களில் வேகமான நேரம் மற்றும் விமான அளவீடுகளின் நேரத்திற்கு செரென்கோவ் வாசல் கண்டறிதல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் விரிவான வடிவமைப்புகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒளியின் அளவைப் பயன்படுத்துகின்றன. முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை துகள்களிலிருந்து ஒளியைப் பதிவுசெய்வது, ஒரு செரென்கோவ் கலோரிமீட்டருக்கு மொத்த ஒளி விளைச்சல் சம்பவத் துகள் ஆற்றலுக்கு விகிதாசாரமாகும். ஒளி திசையைப் பயன்படுத்தி வேறுபட்ட செரென்கோவ் கண்டறிதல்கள் உள்ளன. ஒரு நிலை-உணர்திறன் சென்சார் பகுதியில் தனிப்பட்ட செரென்கோவ் ஃபோட்டான் இருப்பிடங்களைப் பதிவுசெய்தல், ரிச் டிடெக்டர்கள் பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட வடிவங்களிலிருந்து செரென்கோவ் கோணங்களை மறுகட்டமைக்கின்றன. ரிச் டிடெக்டர்கள் துகள் திசைவேகத்தைப் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதால், துகள்களின் வேகமும் அறியப்பட்டால் (காந்த வளைவிலிருந்து), இந்த இரண்டு தகவல்களையும் இணைப்பது துகள் வெகுஜனத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது, இதனால் துகள் வகையை அடையாளம் காண முடியும். மேலும் காண்க ரிங் இமேஜிங் செரென்கோவ் டிடெக்டர் சூப்பர்-காமியோகண்டே துகள் கண்டறிதல்கள் ரஷ்ய கண்டுபிடிப்புகள் சோவியத் கண்டுபிடிப்புகள்