Monitor unit
ஒரு மானிட்டர் யூனிட் (எம். யூ) என்பது ஒரு நேரியல் முடுக்கி அல்லது ஒரு ஆர்த்தோவோல்டேஜ் யூனிட் போன்ற கதிர்வீச்சு சிகிச்சைக்காக ஒரு மருத்துவ முடுக்கியிலிருந்து இயந்திர வெளியீட்டின் அளவீடு ஆகும். கண்காணிப்பு அலகுகள் கண்காணிப்பு அறைகளால் அளவிடப்படுகின்றன, அவை அயனியாக்கம் அறைகள் ஆகும், அவை ஒரு கற்றை மூலம் வழங்கப்படும் அளவை அளவிடுகின்றன மற்றும் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை நேரியல் முடுக்கிகளின் சிகிச்சைத் தலைக்குள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அளவுத்திருத்தம் மற்றும் டோஸ் அளவுகள் நேரியல் முடுக்கிகள் குறிப்பிட்ட நிலைமைகளின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட உறிஞ்சப்பட்ட அளவைக் கொடுக்க அளவீடு செய்யப்படுகின்றன, இருப்பினும் மருத்துவ கிளினிக்குகளில் வரையறை மற்றும் அளவீட்டு உள்ளமைவு மாறுபடலாம். மிகவும் பொதுவான வரையறைகள் பின்வருமாறுஃ 1 சாம்பல் (100 ரேட்ஸ்) உறிஞ்சப்பட்ட டோஸ் இயந்திரத்தின் ஐசோசெண்டரில் மேற்பரப்பில் இருக்கும் நீர்-சமமான பேண்டமில் அதிகபட்ச டோஸின் ஆழத்தில் ஒரு புள்ளிக்கு வழங்கப்படும் போது மானிட்டர் அறை 100 எம். யூ. பொதுவாக மூலத்திலிருந்து 100 செமீ தொலைவில்) 10 செமீ × 10 செமீ மேற்பரப்பில் ஒரு புல அளவுடன். ஒரு உறிஞ்சப்பட்ட டோஸ் பேண்டமின் மேற்பரப்புடன் பேண்டமின் கொடுக்கப்பட்ட ஆழத்தில் ஒரு புள்ளிக்கு வழங்கப்படும் போது மானிட்டர் சேம்பர் 100 எம். யூ. ஐ வாசிக்கிறது, இதனால் குறிப்பிட்ட புள்ளி இயந்திரத்தின் ஐசோசெண்டரில் உள்ளது மற்றும் புலத்தின் அளவு 10 செமீ × 10 செமீ ஐசோசெண்டரில் உள்ளது. சில நேரியல் முடுக்கிகள் மூலத்திலிருந்து மேற்பரப்பு தூரத்திற்கு (எஸ். எஸ். டி) பதிலாக மூலத்திலிருந்து அச்சு தூரத்தைப் (எஸ். ஏ. டி) பயன்படுத்தி அளவீடு செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அளவீடு (மானிட்டர் யூனிட் வரையறை) மருத்துவமனை வழக்கத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். ஆரம்பகால கதிர்வீச்சு சிகிச்சை "நிலையான எஸ். எஸ். டி" சிகிச்சைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டது, எனவே இந்த அளவுத்திருத்த வடிவவியலைப் பிரதிபலிக்க மானிட்டர் யூனிட் வரையறை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நவீன கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ஐசோசென்ட்ரிக் சிகிச்சைத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, எனவே மானிட்டர் யூனிட்டின் புதிய வரையறைகள் மூலத்திலிருந்து அச்சு தூரத்தின் (எஸ்ஏடி) அடிப்படையில் ஐசோசெண்டரில் உள்ள வடிவவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இரண்டாம் நிலை கண்காணிப்பு அலகு கணக்கீடுகள் கிட்டத்தட்ட 60 சதவீத அறிக்கையிடப்பட்ட பிழைகள் சிகிச்சை திட்டம் அல்லது டோஸ் கணக்கீட்டின் பொருத்தமான சுயாதீனமான இரண்டாம் நிலை சோதனை இல்லாதது வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுடன், கதிர்வீச்சு சிகிச்சைக்கு அதிக அளவு கதிர்வீச்சு கட்டிக்கு அதிக துல்லியத்துடன் வழங்கப்பட வேண்டும். வெளியீடு 24 இல் உள்ள கதிர்வீச்சு அலகுகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான சர்வதேச ஆணையத்தின் (ஐ. சி. ஆர். யூ) பரிந்துரைகளின்படி, வழங்கப்பட்ட டோஸ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட டோஸில் ± 5 சதவீதத்திற்கு மேல் மாறக்கூடாது. மிக சமீபத்தில், வெளியீடு 62 இல் உள்ள புதிய ஐ. சி. ஆர். யூ பரிந்துரைகள் வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய கணினிமயமாக்கப்பட்ட சிகிச்சை திட்டமிடல் அமைப்புகள் பெரும்பாலும் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை சேவைகளில் நோயாளிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை வழங்க கண்காணிப்பு அலகு (எம். யூ) கணக்கீடுகளைச் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மொத்த டோஸ் நிச்சயமற்ற தன்மையின் ஒரு பகுதி மட்டுமே சிகிச்சைத் திட்டமிடலில் கணக்கீட்டு செயல்முறையிலிருந்து உருவாகி வருவதால், திட்டமிடல் அமைப்புகளின் துல்லியத்திற்கான சகிப்புத்தன்மை சிறியதாக இருக்க வேண்டும். கதிர்வீச்சு சிகிச்சையில் தர உத்தரவாதம் குறித்த வெளியீடுகள் சுயாதீனமான கையால் கணக்கீடு மூலம் எம். யூ கணக்கீடுகளின் வழக்கமான சோதனைகளை பரிந்துரைத்துள்ளன. திட்டமிடல் அமைப்புகளால் பயன்படுத்தப்படும் வழக்கமான டோஸ் கணக்கீட்டு வழிமுறைகளின் பயன்பாட்டின் வரம்புகளின் அறிகுறிகளை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், இந்த வகை சரிபார்ப்பு வழிமுறையின் துல்லியம் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் பீம்களின் தரவு ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றில் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். அட்டவணை 1 எம்யூ கணக்கீட்டு மென்பொருள் உற்பத்தியாளர்களை பட்டியலிடுகிறது. குறிப்புகள் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மருத்துவ இயற்பியல் புற்றுநோயியல் எக்ஸ்ரே