Hypsometer
ஹைப்சோமீட்டர் என்பது உயரம் அல்லது உயரத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவியாகும். இரண்டு வெவ்வேறு கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்ஃ முக்கோணவியல் மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தம். ஆங்கில வார்த்தையான ஹைப்சோமீட்டர் பண்டைய கிரேக்க வார்த்தைகளான ஹூப்சோஸ் (ஹூப்சோஸ், "உயரம்") மற்றும் மைக்ரோன் (மெட்ரோன், "அளவீடு") ஆகியவற்றிலிருந்து உருவானது. அளவுகோல் ஹைப்சோமீட்டர் ஒரு எளிய அளவுகோல் ஹைப்சோமீட்டர் ஒரு கட்டிடம் அல்லது மரத்தின் உயரத்தை ஒரு ஆட்சியாளரின் குறுக்கே ஒரு பொருளின் அடிப்பகுதி மற்றும் மேற்பகுதி வரை அளவிடுவதன் மூலம் அளவிட அனுமதிக்கிறது. நவீன ஹைப்சோமீட்டர்கள் லேசர் ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் மற்றும் க்ளினோமீட்டரின் கலவையைப் பயன்படுத்தி பொருட்களின் மேல் மற்றும் கீழ் தூரத்தை அளவிடுகின்றன, மேலும் பார்வையாளரிடமிருந்து ஒவ்வொருவரிடமும் உள்ள கோடுகளுக்கு இடையிலான கோணத்தை உயரத்தைக் கணக்கிடுகின்றன. அத்தகைய அளவுகோல் ஹைப்சோமீட்டரின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது ஒரு பார்வை குழாய், ஒரு நிலையான கிடைமட்ட அளவு மற்றும் இணைக்கப்பட்ட பிளம்ப் கோடு கொண்ட சரிசெய்யக்கூடிய செங்குத்து அளவைக் கொண்டிருப்பதைக் காணலாம். அத்தகைய அளவுகோல் ஹைப்சோமீட்டரின் செயல்பாட்டின் கொள்கை வடிவவியலில் ஒத்த முக்கோணங்களின் யோசனையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முதலில் சரிசெய்யக்கூடிய செங்குத்து அளவுகோல் பொருத்தமான உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் விளக்கப்படத்தில் படி 1 இல் உள்ளதைப் போல, உயரம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய பொருளின் மேல் ஒரு பார்வை எடுக்கப்படுகிறது, மேலும் கிடைமட்ட அளவில் வாசிப்பு, h ', பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த மதிப்பிலிருந்து கணக்கிடுவது இறுதியில் பார்வையாளரின் கண் கோடு முதல் உயரம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய பொருளின் மேற்பகுதி வரை உயரம் h ஐக் கொடுக்கும். இதேபோல் விளக்கப்படத்தின் படி 2 இல் உள்ளதைப் போலவே, உயரம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய பொருளின் அடிப்பகுதியில் ஒரு பார்வை எடுக்கப்படுகிறது, மேலும் கிடைமட்ட அளவில் உள்ள வாசிப்பு, டி ', பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த மதிப்பிலிருந்து கணக்கிடுவது இறுதியில் பொருளின் அடிப்பகுதியில் இருந்து பார்வையாளரின் கண் கோடு வரையிலான தூரத்தை வழங்கும். இறுதியாக பார்வையாளரிடமிருந்து பொருளுக்கு x தூரத்தை அளவிட வேண்டும். படி 1 இல் உள்ள வடிவவியலைப் பார்க்கும்போது, இரண்டு வலது கோண முக்கோணங்கள், மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரே மாதிரியான சிறிய கோணங்களுடன் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன. ஸ்கெட்ச் b இல் அடுத்ததாக இரண்டு முக்கோணங்களும் ஒரே மாதிரியான கோணங்களைக் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறோம்-ஒவ்வொன்றும் ஒரு சரியான கோணத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதே சிறிய கோணம் மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது, அதே பெரிய கோணம் ஆரஞ்சு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே ஸ்கெட்ச் சி இல், ஒத்த முக்கோணங்களின் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு முக்கோணமும் ஒரே மாதிரியான கோணங்களைக் கொண்டிருப்பதால், பக்கங்கள் விகிதாசாரத்தில் இருக்கும்ஃ x என்பது x 'விகிதத்தில் பொருளுக்கான தூரம், ஹைப்சோமீட்டரின் செங்குத்து அளவில் அமைக்கப்பட்ட உயரம், மற்றும் h என்பது பார்வையாளர்களின் கண் கோட்டின் மேலே உள்ள பொருளின் உயரம், ஹைப்சோமீட்டரின் கிடைமட்ட அளவிலிருந்து வாசிப்பு. டான் (சிறிய மஞ்சள் கோணம்) = எதிர் பக்கம்/அருகிலுள்ள பக்கம், எனவே டான் (சிறிய மஞ்சள் கோணம்) = எச்/எக்ஸ் = எச் '/எக்ஸ்'. எனவே h = h 'x/x'. அதேபோல் படி 2 இல் உள்ள வடிவியல் ஸ்கெட்ச் d இல் முடிவடைகிறதுஃ இரண்டு வலது கோண முக்கோணங்கள். அடுத்த ஸ்கெட்ச் e இல் இரண்டு முக்கோணங்களும் மீண்டும் ஒரே மாதிரியான கோணங்களைக் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறோம்-ஒவ்வொன்றும் ஒரு சரியான கோணத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதே சிறிய கோணம் மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது, அதே பெரிய கோணம் ஆரஞ்சு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒவ்வொரு முக்கோணமும் ஒரே மாதிரியான கோணங்களைக் கொண்டிருப்பதால், ஒத்த முக்கோணங்களின் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, பக்கங்கள் விகிதாசாரத்தில் இருக்கும் என்பதை ஸ்கெட்ச் எஃப் இல் காண்கிறோம்ஃ x என்பது x 'என்ற விகிதத்தில் பொருளின் தூரம், ஹைப்சோமீட்டரின் செங்குத்து அளவில் அமைக்கப்பட்ட உயரம், மற்றும் பார்வையாளர்களின் கண் கோட்டின் கீழே உள்ள பொருளின் ஆழம் d' என்ற விகிதத்தில், ஹைப்சோமீட்டரின் கிடைமட்ட அளவிலிருந்து வாசிப்பு. டான் (சிறிய கோணம்) = எதிர் பக்கம்/அருகிலுள்ள பக்கம், எனவே டான் (சிறிய கோணம்) = d/x = d '/x'. எனவே d = d 'x/x'. எனவே பொருளின் ஒட்டுமொத்த உயரம் x (d '+ h')/x 'பிரஷர் ஹைப்சோமீட்டர் வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு பிரஷர் ஹைப்சோமீட்டர் (வலது) பாரோமெட்ரிக் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் ஒரு திரவத்தின் கொதிநிலை குறைக்கப்படுகிறது என்ற கொள்கையைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் பாரோமெட்ரிக் அழுத்தம் கவனிப்பு புள்ளியின் உயரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இந்த கருவி ஒரு உருளை வடிவ பாத்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதில் திரவம், பொதுவாக நீர், கொதிக்க வைக்கப்பட்டு, ஒரு ஜாக்கெட் நெடுவரிசையால் உயர்த்தப்படுகிறது, வெளிப்புற பகிர்வுகளில் நீராவி சுழல்கிறது, அதே நேரத்தில் மையத்தில் ஒரு தெர்மோமீட்டர் வைக்கப்படுகிறது. கவனிக்கப்பட்ட கொதிநிலைப் புள்ளியில் இருந்து நிலையத்தின் உயரத்தைக் கண்டறிய, கொதிநிலைக்கும் அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள உறவையும், வளிமண்டலத்தின் அழுத்தம் மற்றும் உயரத்திற்கும் இடையிலான உறவையும் அறிந்து கொள்வது அவசியம். நீளம், தூரம் அல்லது வரம்பை அளவிடும் சாதனங்களின் பட்டியலையும் பார்க்கவும் பிரான்சிஸ்கோ ஜோஸ் டி கால்டாஸ் குறிப்புகள் அளவீட்டு கருவிகள் நீளம், தூரம் அல்லது வரம்பை அளவிடும் சாதனங்கள் செங்குத்து நிலை