Polarimeter
துருவமானி என்பது ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள ஒரு பொருளின் வழியாக துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியை கடந்து செல்வதால் ஏற்படும் சுழற்சியின் கோணத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அறிவியல் கருவியாகும். சில இரசாயனப் பொருட்கள் ஒளியியல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக உள்ளன, மேலும் துருவப்படுத்தப்பட்ட (ஒரு திசை) ஒளி இந்த பொருட்களின் வழியாகச் செல்லும்போது இடது (எதிர்-கடிகார திசையில்) அல்லது வலது (கடிகார திசையில்) சுழலும். ஒளி சுழலும் அளவு சுழற்சி கோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுழற்சியின் திசை (கடிகார திசையில் அல்லது எதிரெதிர் திசையில்) மற்றும் அளவு மாதிரியில் உள்ள எனாண்டியோமர்களின் ஒப்பீட்டு செறிவு போன்ற மாதிரியின் சிரல் பண்புகள் பற்றிய தகவல்களை வெளிப்படுத்துகிறது. 1808 ஆம் ஆண்டில் எட்டியென்-லூயிஸ் மாலஸ் (1775-1812) என்பவரால் பிரதிபலிப்பின் மூலம் துருவமுனைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அளவீட்டுக் கோட்பாடு இரண்டு எனாண்டியோமர்களின் விகிதம், தூய்மை மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றை துருவ அளவீடு மூலம் அளவிட முடியும். எனாண்டியோமர்கள் நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியின் தளத்தை சுழற்றுவதற்கான அவற்றின் பண்பால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே, அந்த சேர்மங்கள் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ளன என்றும் அவற்றின் பண்பு ஒளியியல் சுழற்சி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒளி விளக்கு, டங்ஸ்டன் ஹாலோஜன் அல்லது சூரியன் போன்ற ஒளி ஆதாரங்கள் புலப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண்ணில் மின்காந்த அலைகளை வெளியிடுகின்றன. அவற்றின் மின்சார புலம் அவற்றின் பரப்புதல் திசையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து சாத்தியமான தளங்களிலும் ஊசலாடுகிறது. இதற்கு மாறாக, நேரியல்-துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியின் அலைகள் இணையான தளங்களில் ஊசலாடுகின்றன. ஒளி ஒரு துருவமுனைப்பை எதிர்கொண்டால், துருவமுனைப்பின் வரையறுக்கப்பட்ட தளத்தில் ஊசலாடும் ஒளியின் ஒரு பகுதி மட்டுமே கடந்து செல்ல முடியும். அந்த தளம் துருவமுனைப்பு தளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. துருவமுனைப்பின் தளம் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள சேர்மங்களால் திருப்பப்படுகிறது. ஒளி சுழலும் திசையின்படி, எனாண்டியோமர் டெக்ஸ்ட்ரோ-சுழற்சி அல்லது லெவோ-சுழற்சி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனாண்டியோமர்களின் ஒளியியல் செயல்பாடு சேர்க்கை ஆகும். ஒரே கரைசலில் வெவ்வேறு எனாண்டியோமர்கள் ஒன்றாக இருந்தால், அவற்றின் ஒளியியல் செயல்பாடு சேர்க்கிறது. இதனால்தான் பந்தய வீரர்கள் ஒளியியல் ரீதியாக செயலற்றவர்களாக உள்ளனர், ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் கடிகார திசையிலும் எதிர் கடிகார திசையிலும் ஒளியியல் செயல்பாடுகளை ரத்து செய்கிறார்கள். ஒளியியல் சுழற்சி என்பது கரைசலில் ஒளியியல் ரீதியாக செயல்படும் பொருட்களின் செறிவுக்கு விகிதாசாரமாகும். எனவே எனாண்டியோமர்-தூய மாதிரிகளின் செறிவு அளவீடுகளுக்கு துருவ அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு மாதிரியின் அறியப்பட்ட செறிவுடன், ஒரு புதிய பொருளை வகைப்படுத்தும் போது குறிப்பிட்ட சுழற்சியை தீர்மானிக்க துருவ அளவீடுகளும் பயன்படுத்தப்படலாம். குறிப்பிட்ட சுழற்சி என்பது ஒரு இயற்பியல் பண்பு மற்றும் 1 டிஎம் நீளமுள்ள பாதையில் ஒளியியல் சுழற்சி α, 10 கிராம்/எல் செறிவு c, வெப்பநிலை T (பொதுவாக 20 டிகிரி செல்சியஸ்) மற்றும் ஒளி அலைநீளம் λ (பொதுவாக 589.3 nm இல் சோடியம் டி கோடு) என வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே, ஒளியியல் சுழற்சி வெப்பநிலை, செறிவு, அலைநீளம், பாதை நீளம் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் பொருளைப் பொறுத்தது. போலரிமீட்டர் இரண்டு நிகோல் ப்ரிஸம்களால் (போலரைசர் மற்றும் அனலைசர்) ஆனது. துருவமுனைப்பு சரிசெய்யப்பட்டு, பகுப்பாய்வை சுழற்ற முடியும். முக்கோணங்கள் பிளவுகள் S1 மற்றும் S2 என கருதப்படலாம். ஒளி அலைகள் சரத்தில் உள்ள அலைகளுடன் ஒத்திருப்பதாகக் கருதப்படலாம். துருவமுனைப்பு S1 ஒரே தளத்தில் நகரும் ஒளி அலைகளை மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. இதனால் ஒளி தட்டையான துருவமுனைப்பாக மாறுகிறது. பகுப்பாய்வாளர் இதேபோன்ற நிலையில் வைக்கப்படும்போது, அது துருவமுனைப்பிலிருந்து வரும் ஒளி அலைகளை அதன் வழியாக செல்ல அனுமதிக்கிறது. இது சரியான கோணத்தில் சுழற்றப்படும்போது எந்த அலைகளும் சரியான கோணத்தில் செல்ல முடியாது, மேலும் புலம் இருட்டாகத் தோன்றுகிறது. இப்போது ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள கரைசலைக் கொண்ட ஒரு கண்ணாடி குழாய் துருவமுனைப்புக்கும் பகுப்பாய்விக்கும் இடையில் வைக்கப்பட்டால், ஒளி இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் துருவமுனைப்பு தளத்தின் வழியாக சுழல்கிறது, பகுப்பாய்வு செய்பவர் அதே கோணத்தில் சுழற்றப்பட வேண்டும். செயல்பாட்டு துருவ அளவீடுகள் இரண்டு துருவமுனைப்பு தட்டுகளில் முதல் வழியாக ஒரே வண்ண ஒளியை கடந்து, துருவமுனைக்கப்பட்ட கற்றை உருவாக்குவதன் மூலம் இதை அளவிடுகின்றன. இந்த முதல் தட்டு துருவமுனைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கற்றை மாதிரியின் வழியாகச் செல்லும்போது சுழற்றப்படுகிறது. மாதிரியைக் கடந்து சென்ற பிறகு, அனலைசர் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டாவது துருவமுனைப்பு, கையால் சுழற்சி அல்லது கோணத்தை தானாகக் கண்டறிதல் மூலம் சுழல்கிறது. அனைத்து ஒளியும் அல்லது எந்த ஒளியும் கடந்து செல்ல முடியாத வகையில் பகுப்பாய்வாளர் சுழற்றப்படும்போது, முந்தைய வழக்கில் பகுப்பாய்வாளர் சுழற்றப்பட்ட கோணம் θ க்கு சமமான சுழற்சி கோணத்தை ஒருவர் காணலாம், அல்லது பிந்தைய வழக்கில் 90-θ. துருவ அளவீட்டின் வகைகள் லாரண்டின் அரை நிழல் துருவ அளவீட்டு தள துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளி சில படிகங்கள் வழியாகச் செல்லும்போது, இடது துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியின் திசைவேகம் வலது துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டது, எனவே படிகங்கள் இரண்டு ஒளிவிலகல் குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளன என்று கூறப்படுகிறது, அதாவது. இரட்டை ஒளிவிலகல். கட்டுமானம்ஃ துருவ அளவீட்டில் ஒரு ஒரே வண்ண மூலமான எஸ் உள்ளது, இது ஒரு குவிந்த லென்ஸ் எல் இன் மைய புள்ளியில் வைக்கப்படுகிறது. குவிந்த லென்ஸுக்குப் பிறகு ஒரு நிக்கோல் ப்ரிஸம் பி உள்ளது, இது ஒரு துருவமுனைப்பாக செயல்படுகிறது. H என்பது ஒரு அரை நிழல் சாதனமாகும், இது நிக்கோல் P இலிருந்து வெளிவரும் துருவமுனைக்கப்பட்ட ஒளியின் புலத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது, பொதுவாக சமமற்ற பிரகாசம். டி என்பது ஒரு கண்ணாடி குழாய், இதில் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள கரைசல் நிரப்பப்படுகிறது. ஒளி, டி வழியாகச் சென்ற பிறகு, பகுப்பாய்வு செய்யும் நிக்கோல் ஏ மீது விழ அனுமதிக்கப்படுகிறது, இது குழாயின் அச்சில் சுழற்றப்படலாம். பகுப்பாய்வியின் சுழற்சியை ஒரு அளவுகோல் சி. செயல்பாட்டுக் கொள்கையின் உதவியுடன் அளவிட முடியும்ஃ அரை நிழல் சாதனத்தின் தேவையைப் புரிந்துகொள்ள, அது இல்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம். குழாய் காலியாக இருக்கும்போது பார்வை புலம் இருட்டாக இருக்கும் வகையில் பகுப்பாய்வியின் நிலை சரிசெய்யப்படுகிறது. பகுப்பாய்வாளரின் நிலை வட்ட அளவில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்போது குழாய் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள கரைசலால் நிரப்பப்பட்டு அதன் சரியான நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள கரைசல் துருவமுனைப்பு P இலிருந்து வெளிவரும் ஒளியின் துருவமுனைப்பு தளத்தை ஒரு கோணத்தில் சுழற்றுகிறது, எனவே ஒளி பகுப்பாய்வாளர் A ஆல் கடத்தப்படுகிறது மற்றும் தொலைநோக்கியின் பார்வை புலம் பிரகாசமாகிறது. இப்போது பகுப்பாய்வாளர் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கோணத்தால் சுழற்றப்படுகிறார், இதனால் தொலைநோக்கியின் பார்வை புலம் மீண்டும் இருட்டாக மாறும். ஒளியின் துருவமுனைப்பு தளம் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள தீர்வால் சுழற்றப்படும் அதே கோணத்தில் பகுப்பாய்வாளர் சுழற்றப்படும்போது மட்டுமே இது நடக்கும். பகுப்பாய்வாளரின் நிலை மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு அளவீடுகளின் வேறுபாடு துருவமுனைப்பு தளத்தின் சுழற்சி கோணத்தைக் கொடுக்கும். மேற்கண்ட செயல்முறையில் எதிர்கொள்ளும் ஒரு சிரமம் என்னவென்றால், பகுப்பாய்வாளர் மொத்த இருளுக்கு சுழற்றப்படும்போது, அது படிப்படியாக அடையப்படுகிறது, எனவே முழுமையான இருளைப் பெறுவதற்கான சரியான நிலையை சரியாகக் கண்டுபிடிப்பது கடினம். மேற்கண்ட சிரமத்தை சமாளிக்க, துருவமுனைப்பு பி மற்றும் கண்ணாடி குழாய் டி இடையே அரை நிழல் சாதனம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அரை நிழல் சாதனம்ஃ இது இரண்டு அரை வட்ட தட்டுகள் ஏ. சி. பி மற்றும் ஏடி. பி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு பாதி ஏ. சி. பி கண்ணாடியால் ஆனது, மற்ற பாதி குவார்ட்ஸால் ஆனது. இரண்டு பகுதிகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. குவார்ட்ஸ் ஒளியியல் அச்சுக்கு இணையாக வெட்டப்படுகிறது. குவார்ட்சின் தடிமன் சாதாரண மற்றும் அசாதாரண கதிர்களுக்கு இடையில் 'ஏ/2' என்ற பாதை வேறுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. கண்ணாடியின் தடிமன் குவார்ட்ஸ் பாதியால் உறிஞ்சப்படும் அதே அளவு ஒளியை உறிஞ்சும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. துருவமுனைப்பின் அதிர்வு ஓ. பி உடன் உள்ளது என்பதைக் கவனியுங்கள். கண்ணாடி வழியாகச் செல்லும்போது பாதி அதிர்வுகள் ஓ. பி. உடன் இருக்கும். ஆனால் குவார்ட்ஸ் வழியாகச் செல்லும்போது இந்த அதிர்வுகள் 0-மற்றும் £-கூறுகளாகப் பிரியும். £-கூறுகள் ஒளியியல் அச்சுக்கு இணையாக உள்ளன, அதே நேரத்தில் O-கூறு ஒளியியல் அச்சுக்கு செங்குத்தாக உள்ளது. O-கூறு குவார்ட்ஸில் வேகமாக பயணிக்கிறது, எனவே ஒரு தோற்றம் 0-கூறு ஓ. சி உடன் இருப்பதற்குப் பதிலாக OD உடன் இருக்கும். எனவே OA மற்றும் OD கூறுகள் ஒன்றிணைந்து OQ உடன் ஒரு விளைவு அதிர்வுகளை உருவாக்கும், இது OP போன்ற ஒளியியல் அச்சுடன் அதே கோணத்தை உருவாக்குகிறது. இப்போது பகுப்பாய்வு செய்யும் நிக்கோலின் முதன்மை தளம் ஓ. பி. க்கு இணையாக இருந்தால், ஒளி கண்ணாடி வழியாக பாதி தடையின்றி செல்லும். எனவே கண்ணாடி பாதி குவார்ட்ஸ் பாதியை விட பிரகாசமாக இருக்கும் அல்லது கண்ணாடி பாதி பிரகாசமாகவும், குவார்ட்ஸ் பாதி இருண்டதாகவும் இருக்கும் என்று நாம் கூறலாம். இதேபோல் பகுப்பாய்வு செய்யும் நிக்கோலின் முதன்மை தளம் OQ க்கு இணையாக இருந்தால், குவார்ட்ஸ் பாதி பிரகாசமாகவும், கண்ணாடி பாதி இருண்டதாகவும் இருக்கும். பகுப்பாய்வியின் முதன்மை தளம் AOB உடன் இருக்கும்போது, இரண்டு பகுதிகளும் சமமாக பிரகாசமாக இருக்கும். மறுபுறம், பகுப்பாய்வியின் முதன்மை தளம் டி. ஓ. சி உடன் இருந்தால், இரண்டு பகுதிகளும் சமமாக இருட்டாக இருக்கும். எனவே பகுப்பாய்வு செய்யும் நிக்கோல் டி. ஓ. சி யிலிருந்து சற்று தொந்தரவு செய்யப்பட்டால், ஒரு பாதி மற்றொன்றை விட பிரகாசமாக இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. எனவே அரை நிழல் சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுழற்சியின் கோணத்தை இன்னும் துல்லியமாக அளவிட முடியும். குறிப்பிட்ட சுழற்சியை தீர்மானித்தல்ஃ ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள பொருளின் (சர்க்கரை என்று சொல்லுங்கள்) ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சியை தீர்மானிக்க, துருவ அளவீட்டு குழாய் முதலில் தூய நீரால் நிரப்பப்படுகிறது மற்றும் பகுப்பாய்வாளர் சம இருளுக்கு சரிசெய்யப்படுகிறது (இரண்டு பகுதிகளும் சமமாக இருட்டாக இருக்க வேண்டும்) புள்ளி. பகுப்பாய்வாளரின் நிலை அளவின் உதவியுடன் குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்போது துருவ அளவீட்டுக் குழாய் அறியப்பட்ட செறிவு கொண்ட சர்க்கரை கரைசலால் நிரப்பப்படுகிறது, மேலும் பகுப்பாய்வாளர் மீண்டும் சமமான இருண்ட புள்ளியை அடையும் வகையில் சரிசெய்யப்படுகிறார். பகுப்பாய்வாளரின் நிலை மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு அளவீடுகளின் வேறுபாடு சுழற்சி கோணத்தை θ கொடுக்கும். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சி S என்பது S = θ/LC என தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இதில் L என்பது ஒளியியல் பாதை நீளம் மற்றும் C என்பது பொருளின் செறிவு. பிக்வார்ட்ஸ் துருவ அளவீடுகளில், ஒரு பிக்வார்ட்ஸ் தட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிக்வார்ட்ஸ் தட்டு குவார்ட்ஸ் கொண்ட இரண்டு அரை வட்டத் தட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் 3.75mm தடிமன் கொண்டவை. ஒரு பாதி வலது கை ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள குவார்ட்ஸைக் கொண்டுள்ளது, மற்றொன்று இடது கை ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள குவார்ட்ஸாகும். கையேடு 1830 களுக்கு முந்தைய ஆரம்பகால துருவ அளவீடுகள், பயனர் மற்றொரு நிலையான உறுப்பு (டிடெக்டர்) வழியாக பார்க்கும்போது ஒரு துருவமுனைப்பு உறுப்பை (பகுப்பாய்வாளர்) இயற்பியல் ரீதியாக சுழற்ற வேண்டும். ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள மாதிரியைக் கொண்ட குழாயின் எதிர் முனையில் டிடெக்டர் நிலைநிறுத்தப்பட்டது, மேலும் குறைந்தபட்ச ஒளி காணப்பட்டபோது "சீரமைப்பை" தீர்மானிக்க பயனர் தனது கண்ணைப் பயன்படுத்தினார். சுழற்சியின் கோணம் பின்னர் ஒரு எளிய நிலையிலிருந்து நகரும் துருவமுனைப்புக்கு ஒரு டிகிரி அல்லது அதற்குள் படிக்கப்பட்டது. இன்று உற்பத்தி செய்யப்படும் பெரும்பாலான கையால் செய்யக்கூடிய துருவ அளவீடுகள் இன்னும் இந்த அடிப்படைக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டாலும், பல ஆண்டுகளாக அசல் ஆப்டோ-மெக்கானிக்கல் வடிவமைப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பல முன்னேற்றங்கள் அளவீட்டு செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தியுள்ளன. அரை-அலைத் தகட்டின் அறிமுகம் "வேறுபாடு உணர்திறனை" அதிகரித்தது, அதே நேரத்தில் வெர்னியர் டிரம் கொண்ட துல்லியமான கண்ணாடி அளவுகோல் இறுதி வாசிப்பை சி. ஏ. க்குள் எளிதாக்கியது. ± 0.05º. பெரும்பாலான நவீன கையேடு துருவ அளவீடுகள் ஒளி ஆதாரமாக அதிக விலையுயர்ந்த சோடியம் வளைவு விளக்குக்கு பதிலாக நீண்ட ஆயுள் மஞ்சள் எல். ஈ. டி-ஐ இணைக்கின்றன. அரை தானியங்கி இன்று, அரை தானியங்கி துருவ அளவீடுகள் கிடைக்கின்றன. இயக்குபவர் டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே வழியாக படத்தைப் பார்க்கிறார், மின்னணு கட்டுப்பாடுகளுடன் பகுப்பாய்வு கோணத்தை சரிசெய்கிறார். முழு தானியங்கி துருவ அளவீடுகள் இப்போது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் பயனர் ஒரு பொத்தானை அழுத்தி டிஜிட்டல் ரீட்அவுட்டிற்காக காத்திருக்க வேண்டும். வேகமான தானியங்கி டிஜிட்டல் துருவ அளவீடுகள் மாதிரியின் சுழற்சி கோணத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், சில விநாடிகளுக்குள் துல்லியமான முடிவை அளிக்கின்றன. கூடுதலாக, அவை தொடர்ச்சியான அளவீட்டை வழங்குகின்றன, உயர் செயல்திறன் கொண்ட திரவ நிறமூர்த்தம் மற்றும் பிற இயக்க விசாரணைகளை எளிதாக்குகின்றன. நவீன துருவ அளவீடுகளின் மற்றொரு அம்சம் ஃபாரடே மாடுலேட்டர் ஆகும். ஃபாரடே மாடுலேட்டர் ஒரு மாற்று மின்னோட்ட காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. அதிகபட்ச இருளின் புள்ளியை மீண்டும் மீண்டும் கடந்து செல்ல அனுமதிப்பதன் மூலம் கண்டறிதல் துல்லியத்தை மேம்படுத்த இது துருவமுனைப்பு தளத்தை ஊசலாடுகிறது, இதனால் இன்னும் அதிக துல்லியத்துடன் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மாதிரியின் வெப்பநிலை மாதிரியின் ஒளியியல் சுழற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால், நவீன துருவ அளவீடுகள் ஏற்கனவே வெப்பநிலையை தீவிரமாக கட்டுப்படுத்த பெல்டியர் கூறுகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி குழாய்கள் போன்ற சிறப்பு நுட்பங்கள் அளவீட்டு பிழைகளைக் குறைத்து செயல்பாட்டை எளிதாக்குகின்றன. தானியங்கி செயலாக்கத்திற்காக முடிவுகளை நேரடியாக கணினிகள் அல்லது நெட்வொர்க்குகளுக்கு மாற்றலாம். பாரம்பரியமாக, மாதிரி கலத்தின் துல்லியமான நிரப்புதல் கருவிக்கு வெளியே சரிபார்க்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் சாதனத்திற்குள் இருந்து பொருத்தமான கட்டுப்பாடு சாத்தியமில்லை. இப்போதெல்லாம் ஒரு கேமரா அமைப்பு மாதிரி கலத்தில் மாதிரி மற்றும் துல்லியமான நிரப்புதல் நிலைமைகளைக் கண்காணிக்க உதவும். மேலும், சில நிறுவனங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தானியங்கி நிரப்புதலுக்கான அம்சங்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன. காஸ்டிக் இரசாயனங்கள், அமிலங்கள் மற்றும் தளங்களுடன் பணிபுரியும் போது, துருவ அளவீட்டு கலத்தை கையால் ஏற்றாமல் இருப்பது நன்மை பயக்கும். இந்த இரண்டு விருப்பங்களும் குமிழிகள் அல்லது துகள்களால் ஏற்படும் சாத்தியமான பிழைகளைத் தவிர்க்க உதவுகின்றன. பிழையின் ஆதாரங்கள் ஒளியியல் ரீதியாக செயலில் உள்ள பொருளின் சுழற்சி கோணம் பின்வருவனவற்றால் பாதிக்கப்படலாம்ஃ மாதிரியின் வழியாகச் செல்லும் ஒளியின் அலைநீளம் செறிவு (பொதுவாக, சுழற்சி கோணம் மற்றும் அலைநீளம் நேர்மாறான விகிதாசாரத்தில் இருக்கும்) மாதிரியின் வெப்பநிலை (பொதுவாக இரண்டும் நேரடியாக விகிதாசாரத்தில் இருக்கும்) மாதிரி கலத்தின் நீளம் (சிறந்த துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த பயனர் பெரும்பாலான தானியங்கி துருவ அளவீடுகளில் உள்ளிடுகிறார்) நிரப்புதல் நிலைமைகள் (குமிழிகள், வெப்பநிலை மற்றும் செறிவு சாய்வுகள்) பெரும்பாலான நவீன துருவ அளவீடுகள் இந்த பிழைகளை ஈடுசெய்ய அல்லது/மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முறைகளைக் கொண்டுள்ளன. அளவுத்திருத்தம் பாரம்பரியமாக, வரையறுக்கப்பட்ட செறிவு கொண்ட ஒரு சுக்ரோஸ் கரைசல் ஒளி துருவமுனைப்பு சுழற்சியுடன் சர்க்கரை மூலக்கூறுகளின் அளவு தொடர்பான துருவ அளவீடுகளை அளவீடு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது. சர்க்கரை பகுப்பாய்வுக்கான சீரான முறைகளுக்கான சர்வதேச ஆணையம் (ஐ. சி. யு. எம். எஸ். ஏ) சர்க்கரைத் தொழிலுக்கான பகுப்பாய்வு முறைகளை ஒருங்கிணைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது, சர்வதேச சர்க்கரை அளவுகோலுக்கான (ஐ. எஸ். எஸ்) தரநிலைகளை அமைத்தது மற்றும் சர்க்கரைத் தொழிலில் துருவ அளவீடுகளுக்கான விவரக்குறிப்புகள். இருப்பினும், சர்க்கரை கரைசல்கள் மாசுபடுவதற்கும் ஆவியாதலுக்கும் ஆளாகின்றன. மேலும், ஒரு பொருளின் ஒளியியல் சுழற்சி வெப்பநிலைக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது. மிகவும் நம்பகமான மற்றும் நிலையான தரநிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுஃ படிக குவார்ட்ஸ் இது ஒரு சாதாரண சர்க்கரை கரைசலின் ஒளியியல் சுழற்சியுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வெட்டப்படுகிறது, ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள குறைபாடுகளைக் காட்டாமல். குவார்ட்ஸ் (சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு, SiO2) என்பது ஒரு பொதுவான கனிமமாகும், இது சிலிக்கான் மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் முக்கோண இரசாயன கலவையாகும். இப்போதெல்லாம், வெவ்வேறு தடிமன் கொண்ட குவார்ட்ஸ் தகடுகள் அல்லது குவார்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு தகடுகள் துருவ அளவீடுகள் மற்றும் சாக்கரிமீட்டர்களை அளவீடு செய்வதற்கான தரநிலைகளாக செயல்படுகின்றன. நம்பகமான மற்றும் ஒப்பிடக்கூடிய முடிவுகளை உறுதி செய்வதற்காக, குவார்ட்ஸ் தகடுகளை அளவீடு செய்து அளவியல் நிறுவனங்களால் சான்றளிக்க முடியும். எனினும்,. மாற்றாக, அளவுத்திருத்தம் ஒரு துருவமுனைப்பு குறிப்பு தரநிலையைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கப்படலாம், இது ஒளி பாதைக்கு செங்குத்தாக ஒரு வைத்திருப்பவரிடம் பொருத்தப்பட்ட குவார்ட்ஸ் தகட்டைக் கொண்டுள்ளது. 55 நியூபர்க் சாலை, ஹேக்கெட்ஸ்டவுன், என். ஜே. 07840, அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள ருடால்ப் ஆராய்ச்சி பகுப்பாய்வுத் துறையைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் இந்த தரநிலைகள் கிடைக்கின்றன. ஒரு அளவுத்திருத்தம் முதலில் ஒரு ஆரம்ப சோதனையைக் கொண்டுள்ளது, இதில் அடிப்படை அளவுத்திருத்த திறன் சரிபார்க்கப்படுகிறது. குவார்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு தகடுகள் அவற்றின் பரிமாணங்கள், ஒளியியல் தூய்மை, தட்டையான தன்மை, முகங்களின் இணையான தன்மை மற்றும் ஒளியியல் அச்சு பிழைகள் தொடர்பாக தேவையான குறைந்தபட்ச தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு, உண்மையான அளவீட்டு மதிப்பு-ஒளியியல் சுழற்சி-துல்லியமான துருவ அளவீட்டுடன் அளவிடப்படுகிறது. துருவ அளவீட்டின் அளவீட்டு நிச்சயமற்ற தன்மை 0.001 ° (k = 2) ஆகும். பயன்பாடுகள் டார்டாரிக் அமிலம் போன்ற பல ஒளியியல் ரீதியாக செயல்படும் இரசாயனங்கள் ஸ்டீரியோஐசோமர்கள் என்பதால், ஒரு மாதிரியில் எந்த ஐசோமர் உள்ளது என்பதை அடையாளம் காண ஒரு துருவ அளவீட்டைப் பயன்படுத்தலாம்-இது துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியை இடதுபுறமாக சுழற்றினால், அது ஒரு லெவோ-ஐசோமர் மற்றும் வலதுபுறத்தில், ஒரு டெக்ஸ்ட்ரோ-ஐசோமர் ஆகும். தீர்வுகளில் உள்ள எனாண்டியோமர்களின் விகிதத்தை அளவிடவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். ஒளியியல் சுழற்சி என்பது கரைசலில் ஒளியியல் ரீதியாக செயல்படும் பொருட்களின் செறிவுக்கு விகிதாசாரமாகும். எனவே எனாண்டியோமர்-தூய மாதிரிகளின் செறிவு அளவீடுகளுக்கு துருவ அளவீடு பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு மாதிரியின் அறியப்பட்ட செறிவுடன், ஒரு புதிய பொருளை வகைப்படுத்தும் போது குறிப்பிட்ட சுழற்சியை (ஒரு இயற்பியல் பண்பு) தீர்மானிக்க துருவ அளவீடும் பயன்படுத்தப்படலாம். இரசாயனத் தொழில் பல இரசாயனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சியை ஒரு தனித்துவமான பண்பாக வெளிப்படுத்துகின்றன (ஒளிவிலகல் குறியீடு அல்லது குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு போன்ற ஒரு தீவிர பண்பு) இது வேறுபடுத்த பயன்படுத்தப்படலாம். மாதிரி செல் நீளத்தின் செறிவு மற்றும் நீளம் போன்ற பிற மாறிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் அல்லது குறைந்தபட்சம் அறியப்பட்டால் துருவ அளவீடுகள் இதன் அடிப்படையில் அறியப்படாத மாதிரிகளை அடையாளம் காண முடியும். இது இரசாயனத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே டோக்கன் மூலம், ஒரு மாதிரியின் குறிப்பிட்ட சுழற்சி ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால், அதைக் கொண்ட ஒரு கரைசலின் செறிவு மற்றும்/அல்லது தூய்மையைக் கணக்கிட முடியும். பெரும்பாலான தானியங்கி துருவ அளவீடுகள் இந்த கணக்கீட்டை தானாகவே செய்கின்றன, பயனரிடமிருந்து மாறிகள் மீது உள்ளீடு வழங்கப்படுகிறது. உணவு, பானங்கள் மற்றும் மருந்துத் தொழில்கள் உணவு மற்றும் பானங்கள் மற்றும் மருந்துத் தொழில்களில் தயாரிப்பு அல்லது மூலப்பொருளின் தரத்தை தீர்மானிக்க செறிவு மற்றும் தூய்மை அளவீடுகள் குறிப்பாக முக்கியம். துருவ அளவினால் தூய்மையைக் கணக்கிடக்கூடிய குறிப்பிட்ட சுழற்சிகளைக் காட்டும் மாதிரிகள் பின்வருமாறுஃ ஸ்டெராய்டுகள் டையூரிட்டிக்ஸ் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் போதைப்பொருள் வைட்டமின்கள் வலி நிவாரணி அமினோ அமிலங்கள் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் பாலிமர்கள் மாவுச்சத்து சர்க்கரை துருவ அளவீடுகள் கரும்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுக்ரோஸ் ஆகியவற்றின் சாற்றின் தரத்தை தீர்மானிக்க சர்க்கரைத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், சர்க்கரை சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் சாக்கரிமீட்டர் என்று அழைக்கப்படும் ஓட்டம் கலத்துடன் (மற்றும் ஒரு ஒளிவிலகல் அளவீட்டுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது) மாற்றியமைக்கப்பட்ட துருவ அளவீட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன. சர்க்கரை பகுப்பாய்வுக்கான சீரான முறைகளுக்கான சர்வதேச ஆணையம் (ஐ. சி. யு. எம். எஸ். ஏ) வரையறுத்துள்ளபடி, இந்த கருவிகள் சர்வதேச சர்க்கரை அளவைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும் காண்க ஒளியியல் சுழற்சி துருவ அளவீட்டு துருவமுனைப்பு சிராலிட்டி எனாண்டியோமர்ஸ் குறிப்புகள் துருவமுனைப்பு (அலைகள்) ஒளியியல் கருவிகள் பிரெஞ்சு கண்டுபிடிப்புகள்