Test light
ஒரு சோதனை ஒளி, சோதனை விளக்கு, மின்னழுத்த சோதனையாளர் அல்லது மெயின்ஸ் சோதனையாளர் என்பது சோதனையின் கீழ் உள்ள ஒரு கருவியில் மின்சாரம் இருப்பதை தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு சோதனை உபகரணங்களின் ஒரு பகுதியாகும். மல்டிமீட்டர் போன்ற அளவீட்டு கருவியை விட ஒரு சோதனை ஒளி எளிமையானது மற்றும் குறைந்த விலை கொண்டது, மேலும் ஒரு கடத்தி மீது மின்னழுத்தம் இருப்பதை சரிபார்க்க பெரும்பாலும் போதுமானது. முறையாக வடிவமைக்கப்பட்ட சோதனை விளக்குகளில் தற்செயலான மின்சார அதிர்ச்சியிலிருந்து பயனரைப் பாதுகாக்கும் அம்சங்கள் உள்ளன. தொடர்பு இல்லாத சோதனை விளக்குகள் காப்பிடப்பட்ட கடத்திகளில் மின்னழுத்தத்தைக் கண்டறிய முடியும். இரண்டு தொடர்பு சோதனை விளக்குகள் சோதனை ஒளி என்பது ஒன்று அல்லது இரண்டு காப்பிடப்பட்ட கம்பி தடங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்சார விளக்கு ஆகும். பெரும்பாலும், இது ஸ்க்ரூடிரைவரின் முனைக்கும் ஸ்க்ரூடிரைவரின் பின்புறத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒற்றை ஈயத்திற்கும் இடையில் இணைக்கப்பட்ட விளக்கைக் கொண்ட ஸ்க்ரூடிரைவர் வடிவத்தை எடுக்கிறது. பறக்கும் ஈயத்தை ஒரு பூமி (தரை) குறிப்புடன் இணைப்பதன் மூலமும், ஸ்க்ரூடிரைவர் முனையை சுற்றுவட்டத்தின் பல்வேறு புள்ளிகளுடன் தொடுவதன் மூலமும், ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மின்னழுத்தம் இருப்பது அல்லது இல்லாதது தீர்மானிக்கப்படலாம், இது எளிய பிழைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மூல காரணத்தைக் கண்டறிய அனுமதிக்கிறது. அதிக மின்னழுத்தங்களுக்கு, 2000 வோல்ட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஏசி மின்னழுத்தங்களைக் கண்டறிய நீண்ட இன்சுலேடிங் கைப்பிடியில் பொருத்தப்பட்ட நியான் பளபளப்பான குழாயைக் கொண்ட ஒரு ஸ்டேட்டிஸ்கோப்பைப் பயன்படுத்தலாம். குறைந்த மின்னழுத்த வேலைகளுக்கு (எடுத்துக்காட்டாக, வாகனங்களில்), பயன்படுத்தப்படும் விளக்கு பொதுவாக ஒரு சிறிய, குறைந்த மின்னழுத்த ஒளிரும் விளக்கு ஆகும். இந்த விளக்குகள் வழக்கமாக தோராயமாக 12 வி இல் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன; மெயின் மின்னழுத்தத்தில் ஒரு வாகன சோதனை விளக்கைப் பயன்படுத்துவது விளக்கை அழித்து, சோதனையாளரில் ஷார்ட் சர்க்யூட் பிழையை ஏற்படுத்தும். லைன் வோல்டேஜ் (மெயின்ஸ்) வேலைகளுக்கு, விளக்கு பொதுவாக பொருத்தமான பேலாஸ்ட் மின்தடையத்துடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய நியான் விளக்கு ஆகும். இந்த விளக்குகள் பெரும்பாலும் 90 வோல்ட் முதல் பல நூறு வோல்ட் வரை பரந்த அளவிலான மின்னழுத்தங்களில் செயல்பட முடியும். சில சந்தர்ப்பங்களில், பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் அதிகமாக உயரும்போது கூடுதல் விளக்குகள் தாக்க அனுமதிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மின்தடை மின்னழுத்த பிரிப்பான்களுடன் பல தனித்தனி விளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விளக்குகள் குறைந்த மின்னழுத்தத்திலிருந்து மிக உயர்ந்த வரிசையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, இந்த குறைந்தபட்ச பட்டை வரைபடம் மின்னழுத்தத்தின் கச்சா அறிகுறியை வழங்குகிறது. ஒளிரும் பல்புகள் சில மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்ப்பிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் ஒரு பயிற்சி பெற்ற தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பொதுவாக பிரகாசத்தை ஒரு கச்சா குறிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தி தோராயமான மின்னழுத்தத்தை சொல்ல முடியும். ஒரு கையால் பிடிக்கப்படும் சோதனை விளக்கு பயனரை நேரடி சுற்றுகளுக்கு அருகாமையில் வைக்கிறது. நேரடி வயரிங் மூலம் தற்செயலான தொடர்பு ஏற்பட்டால் மின்கசிவு அல்லது மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். மலிவான அல்லது வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சோதனை விளக்குகள் அதிக ஆற்றல் பிழைகளுக்கு எதிராக போதுமான பாதுகாப்பைக் கொண்டிருக்காது. சோதனை விளக்கு தோல்வியுற்றதா என்பதைச் சரிபார்க்க, அறியப்படாத சுற்றுவட்டத்தை சோதிப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் அறியப்பட்ட நேரடி சுற்றுடன் ஒரு சோதனை விளக்கை இணைப்பது வழக்கம். இங்கிலாந்தில், சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாகத்தால் (எச். எஸ். இ) நிறுவப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் சோதனை விளக்குகளை நிர்மாணிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பரிந்துரைகளை வழங்குகின்றன. சோதனைகள் நன்கு காப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும், நேரடி முனையங்களின் குறைந்தபட்ச வெளிப்பாட்டுடன், தற்செயலான தொடர்பைத் தடுக்க விரல் காவலர்களுடன் இருக்க வேண்டும், மேலும் சோதனை விளக்கு கண்ணாடி விளக்கு உடைந்தால் நேரடி கம்பிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. குறுகிய சுற்று ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்த, சோதனை விளக்குகளில் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் உருகி அல்லது மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் மின்தடை மற்றும் உருகி இருக்க வேண்டும். எச்எஸ்இ வழிகாட்டுதல்கள் சோதனை ஒளியின் செயல்பாட்டை சரிபார்க்கும் நடைமுறைகளையும் பரிந்துரைக்கின்றன. அறியப்பட்ட நேரடி சுற்று இல்லாதபோது, அறியப்பட்ட சோதனை மின்னழுத்தத்தையும், விளக்கை ஒளிரச் செய்ய போதுமான சக்தியையும் வழங்கும் ஒரு தனி நிரூபிக்கும் அலகு ஒரு சுற்றுக்கு முன்னும் பின்னும் விளக்கின் செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோதனை விளக்கை இயக்குவதற்கான ஆற்றல் சோதனையின் கீழ் உள்ள சுற்றிலிருந்து எடுக்கப்படுவதால், சில உயர்-மின்மறுப்பு கசிவு மின்னழுத்தங்கள் இந்த வகை பெருக்கப்படாத சோதனை உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி கண்டறியப்படாமல் போகலாம். ஒரு-தொடர்பு நியான் சோதனை விளக்குகள் ஒரு குறைந்த விலை வகை சோதனை விளக்கு சோதனையின் கீழ் சுற்றுவட்டத்தின் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே தொடர்பு கொள்கிறது, மேலும் சுற்றுவட்டத்தை முடிக்க பயனரின் உடல் வழியாக செல்லும் தவறான கொள்ளளவு மற்றும் மின்னோட்டத்தை நம்பியுள்ளது. சாதனம் ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவர் வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். சோதனையாளரின் முனை சோதனை செய்யப்படும் கடத்தியைத் தொடுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, இது ஒரு சுவிட்சில் உள்ள கம்பியில் பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது மின்சார சாக்கெட்டின் துளைக்குள் செருகப்படலாம்). ஒரு நியான் விளக்கு ஒளிக்கு மிகக் குறைந்த மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, இதனால் பயனரின் உடல் கொள்ளளவு பூமியை தரையில் பயன்படுத்தப்பட்டு சுற்றுவட்டத்தை முடிக்க முடியும். திருகு இயக்கி வகை சோதனை விளக்குகள் மிகவும் மலிவானவை, ஆனால் யுகே ஜிஎஸ் 38 இன் கட்டுமானத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாது. தண்டு வெளிப்பட்டால், பயனருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆபத்து உள்ளது, மேலும் சோதனையாளரின் உள் கட்டுமானம் குறுகிய சுற்று பிழைகளுக்கு எதிராக எந்த பாதுகாப்பையும் வழங்காது. மின்தடை மற்றும் விளக்கு தொடர் நெட்வொர்க்கின் தோல்வி பயனரை சோதனையின் கீழ் உள்ள சுற்றுடன் நேரடி உலோகத் தொடர்பில் வைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்க்ரூடிரைவருக்குள் சிக்கியுள்ள நீர் பயனரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்க போதுமான கசிவு மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கலாம். ஒரு உள் மின்கசிவு பயனருக்கு மின்சாரம் தாக்காவிட்டாலும், இதன் விளைவாக ஏற்படும் மின்சார அதிர்ச்சி வீழ்ச்சி அல்லது பிற காயங்களுக்கு வழிவகுக்கும். நியான் விளக்கின் வேலைநிறுத்த மின்னழுத்தத்திற்கு கீழே விளக்கு எந்த அறிகுறியையும் வழங்காது, எனவே சில அபாயகரமான கசிவு நிலைமைகளைக் கண்டறிய முடியாது. இது சுற்றுவட்டத்தை முடிக்க கொள்ளளவை நம்பியிருப்பதால், நேரடி-தற்போதைய ஆற்றலை நம்பகத்தன்மையுடன் குறிக்க முடியாது. ஸ்க்ரூடிரைவரின் பயனர் தரையில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, அருகிலுள்ள பிற நேரடி கம்பிகளுடன் கெப்பாசிட்டிவாக இணைக்கப்பட்டால், நேரடி சுற்றுவட்டத்தை சோதிக்கும் போது தவறான எதிர்மறையும், இறந்த சுற்றுவட்டத்தை சோதிக்கும் போது தவறான நேர்மறையும் ஏற்படலாம். பொய்யான எதிர்மறைகள் பிரகாசமான ஒளிரும் பகுதிகளில் ஏற்படலாம், இது நியான் ஒளியைப் பார்ப்பதை கடினமாக்குகிறது. தொடர்பு இல்லாத மின்னழுத்தக் கண்டறிதல்கள் பெருக்கப்பட்ட மின்னணு சோதனையாளர்கள் (முறைசாரா முறையில் மின் சோதனையாளர் பேனாக்கள், சோதனை பேனாக்கள் அல்லது மின்னழுத்தக் கண்டறிதல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன) கொள்ளளவு மின்னோட்டத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ளன, மேலும் ஏசி ஆற்றல்மிக்க பொருட்களைச் சுற்றி மாறிவரும் மின்சார புலத்தை அடிப்படையில் கண்டறிகின்றன. இதன் பொருள் சுற்றுடன் நேரடி உலோகத் தொடர்பு தேவையில்லை. தரை குறிப்பை வழங்க பயனர் கைப்பிடியின் மேற்புறத்தைத் தொட வேண்டும் (தரையில் தவறான கொள்ளளவு மூலம்), சோதனை செய்யப்படும் கடத்தி நேரலையில் இருந்தால், எந்த கட்டத்தில் காட்டி எல். ஈ. டி ஒளிரும் அல்லது ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒலிக்கும். விளக்கை ஒளிரச் செய்வதற்கும், பெருக்கிக்கு சக்தி அளிப்பதற்கும் கூடுதல் ஆற்றல் ஒரு சிறிய உள் பேட்டரியால் வழங்கப்படுகிறது, மேலும் இது பயனரின் உடல் வழியாக பாயாது. சாதனம் ஒரு நேரடி கடத்திக்கு அருகில் வைக்கப்படும்போது, ஒரு கொள்ளளவு மின்னழுத்தப் பிரிப்பான் நிறுவப்படுகிறது, இதில் கடத்திக்கும் சென்சாருக்கும் இடையிலான ஒட்டுண்ணி கொள்ளளவு மற்றும் சென்சாருக்கு இடையில் தரையில் (பயனரின் உடல் வழியாக) உள்ளது. இந்த பிரிப்பான் வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தை சோதனையாளர் கண்டறிந்தால், அது மின்னழுத்தத்தின் இருப்பைக் குறிக்கிறது. சில பெருக்கப்பட்ட சோதனையாளர்கள் கண்டறியப்பட்ட புலத்தின் ஒப்பீட்டு வலிமையை அளவிடுவதற்கு ஒரு வலுவான அறிகுறியை (பிரகாசமான ஒளி அல்லது சத்தமான சலசலப்பு) கொடுப்பார்கள், இதனால் ஒரு ஆற்றல்மிக்க பொருளின் இருப்பிடத்தைப் பற்றிய சில தடயங்களை வழங்குவார்கள். மற்ற சோதனையாளர்கள் கண்டறியப்பட்ட மின்சார புலத்தின் எளிய ஆன்/ஆஃப் அறிகுறியை மட்டுமே வழங்குகிறார்கள். தொழில்முறை தர சோதனையாளர்கள் பேட்டரி மற்றும் விளக்கு வேலை செய்கின்றன என்பதை பயனருக்கு உறுதியளிக்கும் அம்சத்தையும் கொண்டிருப்பார்கள். மின்னழுத்தக் கண்டறிதல் பேனாக்கள் வரி-மின்னழுத்தம் அல்லது குறைந்த-மின்னழுத்தம் (சுமார் 50 வோல்ட்) வரம்புகளுக்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. மெயின்ஸ்-வோல்டேஜ் கண்டறிதலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சோதனையாளர், கதவு மணிகள் அல்லது எச். வி. ஏ. சி கட்டுப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குறைந்த மின்னழுத்த கட்டுப்பாட்டு சுற்றுகளில் எந்த அறிகுறியையும் வழங்கக்கூடாது. மாறிவரும் காந்தப்புலங்களை உணரும் டாங் அம்மீட்டர்களைப் போலல்லாமல், இந்த டிடெக்டர்களை கம்பி வழியாக எந்த மின்னோட்டமும் பாயவில்லை என்றாலும் பயன்படுத்தலாம், ஏனெனில் அவை கடத்தியின் மீது ஏசி மின்னழுத்தத்திலிருந்து கதிர்வீச்சு செய்யும் மாற்று மின்சார புலத்தை உணர்கின்றன. மின்சார புலங்களை உணரும் ஒரு தொடர்பு அல்லாத சோதனையாளரால் பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது கவச கேபிள்களுக்குள் மின்னழுத்தத்தைக் கண்டறிய முடியாது (ஃபாரடே கூண்டு விளைவு காரணமாக ஒரு அடிப்படை வரம்பு). மற்றொரு வரம்பு என்னவென்றால், டிசி மின்னழுத்தத்தை இந்த முறையால் கண்டறிய முடியாது, ஏனெனில் டிசி மின்னோட்டம் மின்தேக்கிகள் வழியாக (நிலையான நிலையில்) செல்லாது, எனவே சோதனையாளர் செயல்படுத்தப்படுவதில்லை. மினி கிறிஸ்துமஸ் விளக்குகளின் தொடர்-இணைக்கப்பட்ட சரங்களில் இந்த வகையான சோதனையாளர்களைப் பயன்படுத்தலாம், எந்த விளக்கு தோல்வியுற்றது மற்றும் சுற்று உடைந்தது என்பதைக் கண்டறிய, செட் (அல்லது அதன் ஒரு பகுதி) ஒளிராமல் போகிறது. ஒவ்வொரு பல்பின் முனையிலும் டிடெக்டரின் முனையை சுட்டிக்காட்டுவதன் மூலம், அது இன்னும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பக்கத்திலாவது இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். பதிவு செய்யாத முதல் விளக்கு சிக்கல் விளக்கைக் கடந்ததாக இருக்கலாம். (சுற்றுவட்டத்தை நிறைவு செய்யும் ஒரு பைபாஸ் ஷன்ட் இருந்தால், எரிந்த பல்புகள் இன்னும் நன்றாக இருக்கும்.) செட்டின் செருகுநிரலை புரட்டி, அதை கடையில் மீண்டும் செருகுவது செட் அல்லது சர்க்யூட்டின் எதிர் முனையை அதற்கு பதிலாக பதிவு செய்ய வைக்கும். ரிசெப்டக்கிள் டெஸ்டர் ஒரு ரிசெப்டக்கிள் டெஸ்டர் (அவுட்லெட் டெஸ்டர் அல்லது சாக்கெட் டெஸ்டர்) ஒரு கடைக்குள் செருகுகிறது, மேலும் சில வகையான வயரிங் பிழைகளைக் கண்டறிய முடியும். வயரிங்கில் உள்ள குறிப்பிட்ட பிழை மூன்று விளக்குகளின் பல்வேறு சேர்க்கைகளால் காட்டப்படுகிறது. கண்டறியக்கூடிய பிழைகளில் தலைகீழ் சூடான/நடுநிலை, காணாமல் போன மின் தரை அல்லது நடுநிலை மற்றும் பிற அடங்கும். இருப்பினும், ஒரு மின் துண்டின் நடுநிலை மற்றும் தரைக்கு இடையில் இணைக்கப்பட்ட எழுச்சி பாதுகாப்பு உலோக-ஆக்சைடு மாறிகள் வழியாக கசிவு மின்னோட்டம் ஒரு தரை இணைப்பு உள்ளது என்பதற்கான தவறான அறிகுறியைக் கொடுக்கலாம். தொடர்ச்சி சோதனையாளர் விளக்குகள் தொடர்பு மூடல் அல்லது கம்பி தொடர்ச்சியை சோதிக்க ஒரு விளக்கு மற்றும் பேட்டரியைப் பயன்படுத்தலாம். தொடர்ச்சியான சோதனை விளக்குகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அனைத்து சுற்றுகளும் முழுமையாக ஆற்றல் குறைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய கவனமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது விளக்கு அழிக்கப்படும். சில நேரங்களில் ஒரு ஃப்ளாஷ்லைட் (டார்ச்) ஃபீல்ட்-மாற்றியமைக்கப்படுகிறது அல்லது சோதனை தடங்களுடன் தொழிற்சாலை தயாரிக்கப்படுகிறது, இது ஃப்ளாஷ்லைட்டை தொடர்ச்சியான சோதனையாளராகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. சோலெனாய்டு வோல்ட்மீட்டர் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் மின்னழுத்தக் கண்டறிதல் பேனா மின் சோதனை உபகரணங்கள் மின்னணு சோதனை உபகரணங்களின் ஒரு மாதிரியை நினைவுகூருங்கள்