Electromagnetic reverberation chamber
மின்காந்த அதிர்வு அறை (மின்காந்த அதிர்வு அறை (ஆர். வி. சி) அல்லது முறை-தூண்டப்பட்ட அறை (எம். எஸ். சி) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது மின்காந்த பொருந்தக்கூடிய தன்மை (ஈ. எம். சி) சோதனை மற்றும் பிற மின்காந்த ஆய்வுகளுக்கான சூழலாகும். மின்காந்த அதிர்வு அறைகள் முதலில் எச். ஏ. ஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 1968 இல் மெண்டிஸ். ஒரு அதிர்வு அறை என்பது குறைந்தபட்ச மின்காந்த ஆற்றலை உறிஞ்சும் திரையிடப்பட்ட அறையாகும். குறைந்த உறிஞ்சுதல் காரணமாக மிதமான உள்ளீட்டு சக்தியுடன் மிக அதிக புல வலிமையை அடைய முடியும். ஒரு எதிரொலிப்பு அறை என்பது அதிக க்யூ காரணி கொண்ட ஒரு குழி அதிர்வு ஆகும். எனவே, மின் மற்றும் காந்தப்புல வலிமைகளின் இடஞ்சார்ந்த விநியோகம் வலுவாக ஒரே மாதிரியாக (நிற்கும் அலைகள்) உள்ளது. இந்த ஒத்திசைவற்ற தன்மையைக் குறைக்க, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ட்யூனர்கள் (ஸ்டிரர்கள்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ட்யூனர் என்பது பெரிய உலோக பிரதிபலிப்பாளர்களைக் கொண்ட ஒரு கட்டுமானமாகும், அவை வெவ்வேறு எல்லை நிலைமைகளை அடைவதற்காக வெவ்வேறு நோக்குநிலைகளுக்கு நகர்த்தப்படலாம். ஒரு எதிரொலிப்பு அறையின் மிகக் குறைந்த பயன்படுத்தக்கூடிய அதிர்வெண் (எல். யு. எஃப்) அறையின் அளவு மற்றும் ட்யூனரின் வடிவமைப்பைப் பொறுத்தது. சிறிய அறைகள் பெரிய அறைகளை விட அதிக LUF ஐக் கொண்டுள்ளன. ஒரு எதிரொலிப்பு அறையின் கருத்து ஒரு மைக்ரோவேவ் அடுப்புடன் ஒப்பிடத்தக்கது. சொற்களஞ்சியம்/குறியீட்டு முன்னுரை குறியீடு முக்கியமாக IEC தரநிலை 61000-4-21 இல் உள்ளதைப் போன்றது. சராசரி மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்புகள் போன்ற புள்ளிவிவர அளவுகளுக்கு, பயன்படுத்தப்பட்ட களத்தை வலியுறுத்துவதற்காக மிகவும் வெளிப்படையான குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே, இடஞ்சார்ந்த களம் (சப்ஸ்கிரிப்ட்) என்பது வெவ்வேறு அறை நிலைகளுக்கு அளவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன, மேலும் குழும களம் (சப்ஸ்கிரிப்ட்) வெவ்வேறு எல்லை அல்லது கிளர்ச்சி நிலைமைகளைக் குறிக்கிறது (எ. கா. ட்யூனர் நிலைகள்). பொதுஃ மின்சார புலத்தின் திசையன். : காந்தப்புலத்தின் திசையன். : மொத்த மின் அல்லது காந்தப்புல வலிமை, அதாவது. புலம் திசையனின் அளவு. மின் அல்லது காந்தப்புல திசையனின் ஒரு செவ்வக கூறுகளின் புல வலிமை (அளவு). இலவச இடத்தின் சிறப்பியல்பு மின்மறுப்புஃ பரிமாற்ற ஆண்டெனாவின் செயல்திறன்ஃ பெறும் ஆண்டெனாவின் செயல்திறன்ஃ முன்னோக்கி மற்றும் பின்தங்கிய ஓடும் அலைகளின் சக்தி. : தரக் காரணி. புள்ளிவிவரங்கள்ஃ பொருட்களுக்கான இடஞ்சார்ந்த சராசரி (விண்வெளியில் நிலைகள்). : பொருட்களுக்கான ஒட்டுமொத்த சராசரி (எல்லைகள், அதாவது. ட்யூனர் நிலைகள்). : சமமானது. இது புள்ளிவிவரங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு. : பொருள்களுக்கு இடஞ்சார்ந்த அதிகபட்சம் (விண்வெளியில் நிலைகள்). : பொருட்களுக்கான அதிகபட்ச தொகுப்பு (எல்லைகள், அதாவது. ட்யூனர் நிலைகள்). : சமமானது. : இடஞ்சார்ந்த களத்தில் சராசரி விகிதத்திற்கு அதிகபட்சம். : தொகுப்பு களத்தில் சராசரி விகிதத்திற்கு அதிகபட்சம். கோட்பாடு குழி அதிர்வு அறை என்பது குழி அதிர்வு அறை-பொதுவாக ஒரு திரையிடப்பட்ட அறை-இது அதிகப்படியான காலவரிசை பகுதியில் இயக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, குழி அதிர்வுகளை சுருக்கமாக ஆராய வேண்டும். செவ்வகக் குழிகளுக்கு, அதிர்வு அதிர்வெண்கள் (அல்லது ஐகென் அதிர்வெண்கள் அல்லது இயற்கையான அதிர்வெண்கள்) ஒளியின் வேகம் எங்கே, மற்றும் குழியின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம், மற்றும், எதிர்மறை அல்லாத முழு எண்கள் (அவற்றில் அதிகபட்சம் ஒன்று பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம்). அந்த சமன்பாட்டின் மூலம், கொடுக்கப்பட்ட வரம்பை விட குறைவான ஐகென் அதிர்வெண் கொண்ட முறைகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியும். இது படிப்படியான செயல்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. கொள்கையளவில், இரண்டு முறைகள்-ஒரு குறுக்குவெட்டு மின்சார முறை மற்றும் ஒரு குறுக்குவெட்டு காந்த முறை-ஒவ்வொரு ஐகென் அதிர்வெண்ணிற்கும் உள்ளன. சேம்பர் நிலையில் உள்ள புலங்கள் டிஇ முறைகளுக்கான டிஎம் முறைகளுக்கு () கொடுக்கப்பட்டுள்ளன () ஈ-மற்றும் எச் புலத்திற்கான எல்லை நிலைமைகள் காரணமாக, சில முறைகள் இல்லை. கட்டுப்பாடுகள் பின்வருமாறுஃ டிஎம் முறைகளுக்குஃ m மற்றும் n பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது, p பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம் டிஇ முறைகளுக்குஃ m அல்லது n பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம் (ஆனால் இரண்டும் பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது), p பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது. இந்த சொல் வேய்லின் சூத்திரத்திற்கு ஒத்ததாகும். ஒரு முக்கியமான அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் இடைவெளியில் உள்ள முறைகளின் எண்ணிக்கை, இது தரக் காரணியால் வழங்கப்படுகிறது தரக் காரணி (அல்லது கியூ காரணி) அனைத்து அதிர்வு அமைப்புகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான அளவு. பொதுவாக, Q காரணி ஒரு சுழற்சியில் அதிகபட்சம் மற்றும் சராசரி எங்கு எடுக்கப்படுகிறது என்பதன் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் இது கோண அதிர்வெண் ஆகும். டிஇ மற்றும் டிஎம் முறைகளின் காரணி கியூவை புலங்களிலிருந்து கணக்கிடலாம். சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் உலோக சுவர்களில் ஏற்படும் இழப்பால் வழங்கப்படுகிறது. சுவரின் மின் கடத்துத்திறன் மற்றும் அதன் ஊடுருவக்கூடிய தன்மை இருந்தால், மேற்பரப்பு எதிர்ப்பு என்பது சுவர் பொருளின் தோல் ஆழம். ஒரு செவ்வக குழி டிஇ முறைகளுக்கு பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறதுஃ டிஎம் முறைகளுக்குஃ தனிப்பட்ட முறைகளின் க்யூ மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சராசரி கலப்பு தரக் காரணியைப் பெறலாம்ஃ அறை சுவர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட கடத்துத்திறன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புகள் மட்டுமே இதில் அடங்கும், எனவே இது ஒரு உயர் வரம்பாகும். மற்ற இழப்புகள் மின்கடத்தா இழப்புகள் எ. கா. ஆண்டெனா ஆதரவு கட்டமைப்புகளில், சுவர் பூச்சுகள் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புகள் மற்றும் கசிவு இழப்புகள். குறைந்த அதிர்வெண் வரம்பிற்கு, அறைக்கு ஆற்றலை இணைக்க (ஆண்டெனா, Tx ஐ அனுப்புதல்) மற்றும் அறையில் உள்ள புலங்களை கண்காணிக்க (ஆண்டெனா, Rx ஐப் பெறுதல்) பயன்படுத்தப்படும் ஆண்டெனா காரணமாக மேலாதிக்க இழப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த ஆண்டெனா இழப்பு அறையில் உள்ள ஆண்டெனாவின் எண்ணிக்கை எங்கே என்பதன் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து இழப்புகளும் உட்பட தரக் காரணி அனைத்து ஒற்றை இழப்பு செயல்முறைகளுக்கான காரணிகளின் ஒத்திசைவான கூட்டுத்தொகையாகும்ஃ வரையறுக்கப்பட்ட தரக் காரணியின் விளைவாக ஐகென் மோட்கள் அதிர்வெண்ணில் விரிவடைகின்றன, அதாவது. இயக்க அதிர்வெண் ஐகென் அதிர்வெண்ணுடன் சரியாக பொருந்தவில்லை என்றாலும் ஒரு பயன்முறையை உற்சாகப்படுத்தலாம். எனவே, ஒரே நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண்ணுக்கு அதிகமான ஐகென் மோட்கள் வெளியேறும். க்யூ-அலைவரிசை என்பது அதிர்வெண் அலைவரிசையின் அளவீடு ஆகும், இதன் மீது ஒரு அதிர்வு அறையில் உள்ள முறைகள் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன. ஒரு எதிரொலிப்பு அறையின் அளவை பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்ஃ அறையின் தரக் காரணியுடன் தொடர்புடைய முடிவுகளுக்குள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்ட முறைகளின் எண்ணிக்கையை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது அறை நேர மாறிலி ஆகும், இது உள்ளீட்டு சக்தியை அணைத்தால் அறையின் புலத்தின் (அதிவேக சிதைவு) இலவச ஆற்றல் தளர்வுக்கான நேர மாறிலி ஆகும். அனெகோயிக் சேம்பர் ரிவர்பரேஷன் ரூம் எக்கோ சேம்பர் ஒருங்கிணைந்த கோளம் ஜிடிஇஎம் செல் குறிப்புகள் குறிப்புகள் கிராஃபோர்ட், எம். எல். ; கோப்கே, ஜி. எச். : மின்காந்த உணர்திறன்/பாதிப்புத்தன்மை அளவீடுகளைச் செய்வதற்கான மறுபிறப்பு அறையின் வடிவமைப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் பயன்பாடு, என். பி. எஸ் தொழில்நுட்பக் குறிப்பு 1092, தேசிய பணியகத்தின் தரநிலைகள், போல்டர், சிஓ, ஏப்ரல், 1986. லாட்பரி, ஜே. எம். ; கோப்கே, ஜி. எச். : மறுசீரமைப்பு அறை உறவுகள்ஃ திருத்தங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகள் அல்லது மூன்று தவறுகள் (கிட்டத்தட்ட) ஒரு சரியான, மின்காந்த இணக்கத்தன்மையை உருவாக்க முடியும், 1999 IEEE சர்வதேச சிம்போசியம், தொகுதி 1,1-6,2-6 ஆகஸ்ட் 1999. மின்காந்த கதிர்வீச்சு