Q meter
கியூ மீட்டர் என்பது ரேடியோ அதிர்வெண் சுற்றுகளின் சோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உபகரணமாகும். இது பெரும்பாலும் தொழில்முறை ஆய்வகங்களில் பிற வகையான மின்மறுப்பு அளவீட்டு சாதனங்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் இது ரேடியோ ஆர்வலர்கள் மத்தியில் இன்னும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது 1934 ஆம் ஆண்டில் நியூ ஜெர்சியின் பூண்டனில் உள்ள பூண்டன் ரேடியோ கார்ப்பரேஷனில் வில்லியம் டி. லோஃப்லின் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு க்யூ மீட்டர் ஒரு சுற்றுவட்டத்தின் தரக் காரணியை அளவிடுகிறது, இது ஒரு இலட்சியமற்ற எதிர்வினை சுற்றுவட்டத்தில் ஒரு சுழற்சிக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் சிதறுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதுஃ இந்த வெளிப்பாடு ஒரு ஆர். எஃப் மற்றும் மைக்ரோவேவ் வடிகட்டி, பேண்ட்பாஸ் எல். சி வடிகட்டி அல்லது எந்த அதிர்வுக்கும் பொருந்தும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண்ணில் ஒரு தூண்டல் அல்லது மின்தேக்கியிலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். மின்தூண்டிகளைப் பொறுத்தவரை, மின்தூண்டியின் எதிர்வினை, மின்தூண்டல், கோண அதிர்வெண் மற்றும் மின்தூண்டியின் எதிர்ப்பு. மின்தடை முக்கியமாக கம்பியின் மின்தடை காரணமாக தூண்டியில் ஏற்படும் இழப்பைக் குறிக்கிறது. ஒரு க்யூ மீட்டர் தொடர் அதிர்வு கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. எல். சி பேண்ட் பாஸ் சுற்றுகள் மற்றும் வடிப்பான்களுக்குஃ ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் (மைய அதிர்வெண்) எங்கே மற்றும் வடிகட்டி அலைவரிசை. எல். சி. ஒத்ததிர்வு சுற்றுவட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் பேண்ட் பாஸ் வடிப்பானில், தூண்டியின் இழப்பு (எதிர்ப்பு) அதிகரிக்கும் போது, அதன் க்யூ காரணி குறைகிறது, எனவே வடிப்பானின் அலைவரிசை அதிகரிக்கிறது. ஒரு கோஆக்சியல் குழி வடிகட்டியில், தூண்டிகள் மற்றும் மின்தேக்கிகள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் குழி இழப்புகளுடன் (எதிர்ப்பு) சமமான எல். சி மாதிரியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் க்யூ காரணியையும் பயன்படுத்தலாம். செயல்பாடு உட்புறமாக, ஒரு குறைந்தபட்ச க்யூ மீட்டரில் மிகக் குறைந்த (பாஸ்) மின்மறுப்பு வெளியீட்டைக் கொண்ட ட்யூன் செய்யக்கூடிய ஆர்எஃப் ஜெனரேட்டர் மற்றும் மிக அதிக மின்மறுப்பு உள்ளீடு கொண்ட டிடெக்டர் ஆகியவை உள்ளன. தூண்டிகளை தனிமையில் அளவிட அனுமதிக்க சோதனையின் கீழ் உள்ள கூறு முழுவதும் அளவீடு செய்யப்பட்ட அளவு உயர் க்யூ கொள்ளளவைச் சேர்க்க வழக்கமாக ஏற்பாடு உள்ளது. ஜெனரேட்டர் திறம்பட சோதனையின் கீழ் உள்ள கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ட்யூன் செய்யப்பட்ட சுற்றுடன் தொடரில் வைக்கப்படுகிறது, மேலும் மிகக் குறைந்த வெளியீட்டு எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது கியூ காரணியை பொருள் ரீதியாக பாதிக்காது, அதே நேரத்தில் டிடெக்டர் ஒரு உறுப்பு (பொதுவாக மின்தேக்கி) முழுவதும் உருவாக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் ஷண்டில் அதிக மின்மறுப்பு இருப்பது கியூ காரணியை கணிசமாக பாதிக்காது. வளர்ந்த ஆர்எஃப் மின்னழுத்தத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆர்எஃப் மின்னோட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம், அதிர்வு அதிர்வெண்ணிலிருந்து எதிர்வினை மின்மறுப்பு பற்றிய அறிவு மற்றும் மூல மின்மறுப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, கண்டறியப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை அளவிடுவதன் மூலம் கியூ காரணியை நேரடியாக படிக்க அனுமதிக்கிறது. எல். சி. ஆர் மீட்டர் ஈ. எஸ். ஆர் மீட்டர் குறிப்புகள் மேலும் படிக்க "ஒரு சோதனை 'க்யூ' மீட்டர்"-லாயிட் பட்லரின் கட்டுரை (முதலில் அமெச்சூர் ரேடியோவில் வெளியிடப்பட்டது, நவம்பர் 1988; திருத்தப்பட்ட ஏப்ரல் 2004) மின்னணு சோதனை உபகரணங்கள் ரேடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அளவீட்டு கருவிகள்