Magnetic resonance angiography
காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபி (எம்ஆர்ஏ) என்பது இரத்த நாளங்களை படமாக்க காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (எம்ஆர்ஐ) அடிப்படையிலான நுட்பங்களின் குழுவாகும். காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபி என்பது தமனிகளின் படங்களை (மற்றும் குறைவான பொதுவாக நரம்புகள்) உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை ஸ்டெனோசிஸ் (அசாதாரண குறுகல்), அடைப்புகள், அனூரிஸ்ம்கள் (நாள சுவர் விரிவடைதல், சிதைவு அபாயத்தில்) அல்லது பிற அசாதாரணங்களுக்கு மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. எம்ஆர்ஏ பெரும்பாலும் கழுத்து மற்றும் மூளையின் தமனிகள், மார்பக மற்றும் வயிற்று பெருமுனை, சிறுநீரக தமனிகள் மற்றும் கால்களை மதிப்பீடு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது (பிந்தைய பரிசோதனை பெரும்பாலும் "ரன்-ஆஃப்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது). இரத்த நாளங்களின் படங்களை உருவாக்க பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம், தமனிகள் மற்றும் நரம்புகள் இரண்டும், ஓட்ட விளைவுகள் அல்லது மாறுபாட்டின் அடிப்படையில் (உள்ளார்ந்த அல்லது மருந்தியல் ரீதியாக உருவாக்கப்பட்டது). மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் எம். ஆர். ஏ முறைகள் நரம்பு மாறுபட்ட முகவர்களைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, குறிப்பாக கடோலினியம் கொண்டவை இரத்தத்தின் டி 1 ஐ சுமார் 250 எம். எஸ் ஆகக் குறைக்கின்றன, இது மற்ற அனைத்து திசுக்களின் டி 1 ஐ விட (கொழுப்பு தவிர) குறுகியது. குறுகிய-டி. ஆர். வரிசைகள் இரத்தத்தின் பிரகாசமான படங்களை உருவாக்குகின்றன. இருப்பினும், எம்ஆர்ஏவைச் செய்வதற்கான பல நுட்பங்கள் உள்ளன, மேலும் அவை இரண்டு பொதுவான குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்படலாம்ஃ 'ஓட்டம்-சார்ந்த' முறைகள் மற்றும் 'ஓட்டம்-சுயாதீனமான' முறைகள். ஓட்டம் சார்ந்த ஆஞ்சியோகிராபி எம். ஆர். ஏ-க்கான ஒரு குழு முறைகள் இரத்த ஓட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அந்த முறைகள் ஓட்டம் சார்ந்த எம். ஆர். ஏ என குறிப்பிடப்படுகின்றன. மற்ற நிலையான திசுக்களிலிருந்து நாளங்களை வேறுபடுத்திக் காட்ட நாளங்களுக்குள் இரத்தம் பாய்கிறது என்ற உண்மையை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அந்த வகையில், வாஸ்குலச்சரின் படங்களை உருவாக்க முடியும். ஓட்டம் சார்ந்த எம்ஆர்ஏவை பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்ஃ கட்ட-மாறுபாடு எம்ஆர்ஏ (பிசி-எம்ஆர்ஏ) உள்ளது, இது நிலையான திசு மற்றும் நேர விமான எம்ஆர்ஏ (டிஓஎஃப் எம்ஆர்ஏ) ஆகியவற்றிலிருந்து இரத்தத்தை வேறுபடுத்துவதற்கு கட்ட வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது, இது இரத்தத்தின் நகரும் சுழற்சிகளை நிலையான திசுக்களை விட குறைவான கிளர்ச்சி துடிப்புகளை அனுபவிக்கிறது, எ. கா. ஒரு மெல்லிய துண்டைப் படம்பிடித்துக் கொள்ளும்போது. டைம்-ஆஃப்-ஃப்ளைட் (டிஓஎஃப்) அல்லது இன்ஃப்ளோ ஆஞ்சியோகிராபி, ஒரு குறுகிய எதிரொலி நேரம் மற்றும் ஓட்ட இழப்பீட்டைப் பயன்படுத்தி பாயும் இரத்தத்தை நிலையான திசுக்களை விட மிகவும் பிரகாசமாக்குகிறது. படம்பிடிக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் பாயும் இரத்தம் நுழையும் போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கிளர்ச்சி துடிப்புகளைக் கண்டது, எனவே அது நிறைவுறவில்லை, இது நிறைவுற்ற நிலையான திசுவை விட மிக அதிக சமிக்ஞையை அளிக்கிறது. இந்த முறை பாயும் இரத்தத்தைப் பொறுத்தது என்பதால், படத்தின் தளத்தில் இருக்கும் மெதுவான ஓட்டம் (பெரிய அனூரிஸம் போன்றவை) அல்லது ஓட்டம் உள்ள பகுதிகள் நன்கு காட்சிப்படுத்தப்படாமல் போகலாம். இது பொதுவாக தலை மற்றும் கழுத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் விரிவான உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட படங்களை வழங்குகிறது. இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் நோயாளிகளுக்கு மூளைக்குள்ளான சுழற்சியின் வழக்கமான ஆஞ்சியோகிராஃபிக் மதிப்பீட்டிற்கு இது மிகவும் பொதுவான நுட்பமாகும். கட்ட-முரண்பாடு எம்ஆர்ஏ கட்ட-முரண்பாடு (பிசி-எம்ஆர்ஏ) காந்த அதிர்வு சமிக்ஞையின் கட்டத்தில் நகரும் இரத்தத்தின் வேகத்தை குறியாக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படலாம். வேகத்தை குறியாக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான முறை கிளர்ச்சி துடிப்பு மற்றும் ரீட்அவுட் இடையே ஒரு இருமுனை சாய்வு பயன்பாடு ஆகும். ஒரு இருமுனை சாய்வு சமமான பரப்பளவு கொண்ட இரண்டு சமச்சீர் லோப்களால் உருவாகிறது. காந்தப்புல சாய்வை சிறிது நேரம் இயக்கி, பின்னர் காந்தப்புல சாய்வை அதே நேரத்திற்கு எதிர் திசையில் மாற்றுவதன் மூலம் இது உருவாக்கப்படுகிறது. வரையறையின்படி, இருமுனை சாய்வின் மொத்த பரப்பளவு (0 வது கணம்) பூஜ்யமாகும்ஃ (1) இருமுனை சாய்வு எந்த அச்சிலும் அல்லது அச்சுகளின் கலவையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், இது ஓட்டத்தை அளவிட வேண்டிய திசையைப் பொறுத்து (எ. கா. x). சாய்வு பயன்பாட்டின் போது திரட்டப்பட்ட கட்டம், நிலையான சுழற்சிகளுக்கு 0 ஆகும்ஃ அவற்றின் கட்டம் இருமுனை சாய்வு பயன்பாட்டால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஒரு நிலையான வேகத்துடன் நகரும் சுழல்களுக்கு, பயன்படுத்தப்பட்ட இருமுனை சாய்வின் திசையில்ஃ (2) திரட்டப்பட்ட கட்டம் இருமுனை சாய்வின் முதல் கணம் மற்றும் இரண்டிற்கும் விகிதாசாரமாகும், இதனால் மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழிமுறையை வழங்குகிறது. இது படம்பிடிக்கப்பட்ட சுழல்களின் லார்மர் அதிர்வெண் ஆகும். அளவிடுவதற்கு, எம்ஆர்ஐ சமிக்ஞையின் இருமுனை சாய்வுகளால் (மாறுபட்ட காந்தப்புலங்கள்) கையாளப்படுகிறது, அவை அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கப்படும் ஓட்ட வேகத்திற்கு முன்னமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருமுனை சாய்வுக்கு நேர்மாறாக இருக்கும் ஒரு பட கையகப்படுத்தல் பின்னர் பெறப்பட்டு இரண்டு படங்களின் வேறுபாடு கணக்கிடப்படுகிறது. தசை அல்லது எலும்பு போன்ற நிலையான திசுக்கள் கழிக்கப்படும், இருப்பினும் இரத்தம் போன்ற நகரும் திசுக்கள் சாய்வு வழியாக தொடர்ந்து நகர்வதால் வேறு கட்டத்தைப் பெறும், இதனால் அதன் ஓட்டத்தின் வேகத்தையும் கொடுக்கும். கட்ட-முரண்பாடு ஒரு நேரத்தில் ஒரு திசையில் மட்டுமே ஓட்டத்தைப் பெற முடியும் என்பதால், ஓட்டத்தின் முழுமையான படத்தை வழங்க மூன்று திசைகளிலும் 3 தனித்தனி பட கையகப்படுத்தல்கள் கணக்கிடப்பட வேண்டும். இந்த முறையின் மெதுவான தன்மை இருந்தபோதிலும், இந்த நுட்பத்தின் வலிமை என்னவென்றால், பாயும் இரத்தத்தை இமேஜிங் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், இரத்த ஓட்டத்தின் அளவு அளவீடுகளையும் பெற முடியும். ஓட்டம்-சுயாதீன ஆஞ்சியோகிராபி எம். ஆர். ஏ. வில் உள்ள பெரும்பாலான நுட்பங்கள் மாறுபட்ட முகவர்களை நம்பியுள்ளன அல்லது மாறுபாட்டை உருவாக்க இரத்தத்திற்குள் பாய்கின்றன (மாறுபாடு மேம்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்கள்), முரண்பாடு அல்லாத மேம்பட்ட ஓட்டம்-சுயாதீன முறைகளும் உள்ளன. இந்த முறைகள், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, ஓட்டத்தை நம்பியிருக்கவில்லை, மாறாக டி 1, டி 2 மற்றும் வோக்ஸலின் வெவ்வேறு திசுக்களின் வேதியியல் மாற்றத்தின் வேறுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த வகையான நுட்பங்களின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, வாஸ்குலர் நோய்கள் உள்ள நோயாளிகளில் பெரும்பாலும் காணப்படும் மெதுவான ஓட்டத்தின் பகுதிகளை நாம் எளிதில் சித்தரிக்கலாம். மேலும், முரண்பாடு அல்லாத மேம்பட்ட முறைகளுக்கு கூடுதல் மாறுபட்ட முகவரின் நிர்வாகம் தேவையில்லை, அவை சமீபத்தில் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் மற்றும் சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயாளிகளுக்கு நெஃப்ரோஜெனிக் சிஸ்டமிக் ஃபைப்ரோஸிஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மாறுபாடு-மேம்படுத்தப்பட்ட காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபி எம்ஆர்ஐ மாறுபாடு முகவர்களின் ஊசியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் தற்போது எம்ஆர்ஏவைச் செய்வதற்கான மிகவும் பொதுவான முறையாகும். மாறுபட்ட ஊடகம் ஒரு நரம்புக்குள் செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் முரண்பாட்டிற்கு முந்தைய மற்றும் தமனிகள் வழியாக முகவரின் முதல் பாஸின் போது படங்கள் பெறப்படுகின்றன. பிந்தைய செயலாக்கத்தில் இந்த இரண்டு கையகப்படுத்துதல்களையும் கழிப்பதன் மூலம், ஒரு படம் பெறப்படுகிறது, இது கொள்கையளவில் இரத்த நாளங்களை மட்டுமே காட்டுகிறது, சுற்றியுள்ள திசுக்களை அல்ல. நேரம் சரியாக இருந்தால், இது மிக உயர்ந்த தரமான படங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு மாற்று என்னவென்றால், ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் வாஸ்குலர் அமைப்பை விட்டு வெளியேறாத ஒரு மாறுபட்ட முகவரைப் பயன்படுத்துவது, ஆனால் ஒரு மணி நேரம் வரை சுழற்சியில் இருக்கும் (ஒரு "இரத்தக் குளம் முகவர்"). படத்தைப் பெறுவதற்கு அதிக நேரம் இருப்பதால், அதிக தெளிவுத்திறன் கொண்ட இமேஜிங் சாத்தியமாகும். இருப்பினும், ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், அதிக தெளிவுத்திறன் கொண்ட படங்கள் தேவைப்பட்டால் தமனிகள் மற்றும் நரம்புகள் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. கழித்தல் இல்லாத மாறுபாடு-மேம்படுத்தப்பட்ட காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபிஃ எம். ஆர். ஏ தொழில்நுட்பத்தின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் முரண்பாடு அல்லாத மேம்பட்ட முகமூடி படத்தைக் கழிக்காமல் உயர்தர மாறுபாடு-மேம்படுத்தப்பட்ட எம். ஆர். ஏ படங்களை உருவாக்க முடிந்தது. இந்த அணுகுமுறை நோயறிதல் தரத்தை மேம்படுத்துவதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது இயக்கக் கழித்தல் கலைப்பொருட்களையும், பட பின்னணி சத்தத்தின் அதிகரிப்பையும் தடுக்கிறது, இவை இரண்டும் படக் கழித்தலின் நேரடி முடிவுகள். இந்த அணுகுமுறைக்கு ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், பெரிய படப் பகுதிகளில் சிறந்த உடல் கொழுப்பு அடக்குமுறையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இது மிக்சான் கையகப்படுத்தும் முறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சாத்தியமாகும். பாரம்பரிய எம்ஆர்ஏ உண்மையான பட கையகப்படுத்தலின் போது உடல் கொழுப்பிலிருந்து உருவாகும் சமிக்ஞைகளை அடக்குகிறது, இது காந்த மற்றும் மின்காந்த புலங்களில் சிறிய விலகல்களுக்கு உணர்திறன் கொண்ட ஒரு முறையாகும், இதன் விளைவாக சில பகுதிகளில் போதுமான கொழுப்பு அடக்குமுறையைக் காட்டலாம். மிடிக்சன் முறைகள் கொழுப்பு அல்லது தண்ணீரால் உருவாக்கப்பட்ட பட சமிக்ஞைகளை வேறுபடுத்தி துல்லியமாக பிரிக்கலாம். எம்ஆர்ஏ ஸ்கேன்களுக்கு 'நீர் படங்களைப்' பயன்படுத்துவதன் மூலம், கிட்டத்தட்ட உடல் கொழுப்பு எதுவும் காணப்படவில்லை, இதனால் உயர்தர எம்ஆர் வெனோகிராம்களுக்கு கழித்தல் முகமூடிகள் தேவையில்லை. மேம்படுத்தப்படாத காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபிஃ மோசமான சிறுநீரக செயல்பாடு உள்ள நோயாளிகளுக்கு மாறுபட்ட முகவர்களின் ஊசி ஆபத்தானது என்பதால், மற்ற நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவை எந்த ஊசியும் தேவையில்லை. இந்த முறைகள் டி 1, டி 2 மற்றும் வோக்ஸலின் வெவ்வேறு திசுக்களின் வேதியியல் மாற்றத்தின் வேறுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஓட்டம்-சுயாதீனமான ஆஞ்சியோகிராபிக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தப்படாத முறை சீரான நிலையான-நிலை இலவச முன்கூட்டிய (பி. எஸ். எஸ். எஃப். பி) இமேஜிங் ஆகும், இது இயற்கையாகவே தமனிகள் மற்றும் நரம்புகளிலிருந்து அதிக சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. 2டி மற்றும் 3டி கையகப்படுத்தல்கள் படங்களைப் பெறுவதற்கு இரண்டு வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. பொதுவாக, 2டி மற்றும் 3டி படங்களைப் பெறலாம். 3டி தரவு பெறப்பட்டால், தன்னிச்சையான பார்வை கோணங்களில் குறுக்குவெட்டுகளைக் கணக்கிட முடியும். வெவ்வேறு துண்டுகளிலிருந்து 2டி தரவை இணைப்பதன் மூலமும் முப்பரிமாண தரவை உருவாக்க முடியும், ஆனால் இந்த அணுகுமுறை அசல் தரவு கையகப்படுத்துதலில் இருந்து வேறுபட்ட பார்வை கோணங்களில் குறைந்த தரமான படங்களை விளைவிக்கிறது. மேலும், 3டி தரவு குறுக்கு வெட்டு படங்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுவது மட்டுமல்லாமல், தரவுகளிலிருந்து கணிப்புகளையும் கணக்கிட முடியும். அனைத்து இடஞ்சார்ந்த திசைகளிலும் இரத்தம் பாயும் சிக்கலான நாள வடிவவியல்களைக் கையாளும் போது முப்பரிமாண தரவு கையகப்படுத்தல் உதவியாக இருக்கும் (துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த வழக்கில் மூன்று வெவ்வேறு ஓட்ட குறியீடுகளும் தேவைப்படுகின்றன, ஒவ்வொரு இடஞ்சார்ந்த திசையிலும் ஒன்று). பிசி-எம்ஆர்ஏ மற்றும் டிஓஎஃப்-எம்ஆர்ஏ ஆகிய இரண்டும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைக் கொண்டுள்ளன. பிசி-எம்ஆர்ஏ டிஓஎஃப்-எம்ஆர்ஏவை விட மெதுவான ஓட்டத்தில் குறைவான சிரமங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஓட்டத்தின் அளவு அளவீடுகளையும் அனுமதிக்கிறது. பிசி-எம்ஆர்ஏ துடிக்கும் மற்றும் சீரான ஓட்டம் இல்லாத இமேஜிங் போது குறைந்த உணர்திறன் காட்டுகிறது. பொதுவாக, மெதுவான இரத்த ஓட்டம் ஓட்டம் சார்ந்த எம். ஆர். ஏ. வில் ஒரு பெரிய சவாலாகும். இது இரத்த சமிக்ஞைக்கும் நிலையான திசு சமிக்ஞைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை சிறியதாக ஆக்குகிறது. இது பிசி-எம்ஆர்ஏ-க்கு பொருந்தும், அங்கு இரத்தத்திற்கும் நிலையான திசுவிற்கும் இடையிலான கட்ட வேறுபாடு வேகமான ஓட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது குறைக்கப்படுகிறது, மேலும் டிஓஎஃப்-எம்ஆர்ஏ-க்கு குறுக்கு இரத்த காந்தமயமாக்கல் மற்றும் இதனால் இரத்த சமிக்ஞை குறைகிறது. இரத்த சமிக்ஞையை அதிகரிக்க முரண்பட்ட முகவர்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்-இது மிகவும் சிறிய நாளங்கள் மற்றும் மிகக் குறைந்த ஓட்ட வேகங்களைக் கொண்ட நாளங்களுக்கு குறிப்பாக முக்கியமானது, அவை பொதுவாக பலவீனமான சமிக்ஞையைக் காட்டுகின்றன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, நோயாளிகள் மோசமான சிறுநீரக செயல்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டால் கடோலினியம் அடிப்படையிலான மாறுபட்ட ஊடகத்தைப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. இந்த சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், மாறுபட்ட ஊடகங்களின் செலவுகளை அகற்றுவதற்கும், மேம்படுத்தப்படாத முறைகள் சமீபத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளன. வளர்ச்சியில் மேம்படுத்தப்படாத நுட்பங்கள் ஓட்டம்-சுயாதீனமான நெம்ரா முறைகள் ஓட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல, ஆனால் நிலையான திசுவிலிருந்து இரத்தத்தை வேறுபடுத்த டி 1, டி 2 மற்றும் இரசாயன மாற்றத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. கேட்டட் கழித்தல் வேகமான சுழல்-எதிரொலிஃ சிஸ்டோல் மற்றும் டயஸ்டோலில் பெறப்பட்ட இரண்டு வேகமான சுழல் எதிரொலி வரிசைகளை கழிக்கும் ஒரு இமேஜிங் நுட்பம். தமனிகள் பிரகாசமாகத் தோன்றும் டயஸ்டாலிக் தரவுத் தொகுப்பிலிருந்து, தமனிகள் இருட்டாகத் தோன்றும் சிஸ்டாலிக் தரவைக் கழிப்பதன் மூலம் ஆர்டிரியோகிராபி அடையப்படுகிறது. எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராஃபிக் கேட்டிங் பயன்பாடு தேவைப்படுகிறது. இந்த நுட்பத்திற்கான வர்த்தகப் பெயர்களில் ஃப்ரெஷ் பிளட் இமேஜிங் (தோஷிபா), டிரான்ஸ் (பிலிப்ஸ்), நேட்டிவ் ஸ்பேஸ் (சீமென்ஸ்) மற்றும் டெல்டாஃப்ளோ (ஜிஇ) ஆகியவை அடங்கும். 4டி டைனமிக் எம்ஆர் ஆஞ்சியோகிராபி (4டி-எம்ஆர்ஏ): மேம்படுத்துவதற்கு முன்பு முதல் படங்கள், அடுத்தடுத்த படங்களில் உள்ள வாஸ்குலர் மரத்தை பிரித்தெடுக்க ஒரு கழித்தல் முகமூடியாக செயல்படுகின்றன. இரத்தக் குழாயின் தமனி மற்றும் சிரை கட்டங்களை அதன் இயக்கவியலின் காட்சிப்படுத்தலுடன் பிரிக்க ஆபரேட்டரை அனுமதிக்கிறது. எம்ஆர்ஏவின் பிற முறைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறையை ஆராய்ச்சி செய்ய இதுவரை மிகக் குறைந்த நேரமே செலவிடப்பட்டுள்ளது. போல்ட் வெனோகிராஃபி அல்லது சஸ்பெக்டிபிலிட்டி வெய்டட் இமேஜிங் (எஸ். டபிள்யூ. ஐ): இந்த முறை திசுக்களுக்கு இடையிலான சஸ்பெக்டிபிலிட்டி வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் இந்த வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய கட்டப் படத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. சிரை இரத்தம், இரத்தப்போக்கு மற்றும் இரும்பு சேமிப்புக்கு நேர்த்தியாக உணர்திறன் கொண்ட ஒரு மேம்பட்ட மாறுபட்ட அளவிலான படத்தை உருவாக்க அளவு மற்றும் கட்டத் தரவு (டிஜிட்டல் முறையில், ஒரு படச் செயலாக்கத் திட்டத்தால்) இணைக்கப்படுகிறது. எஸ். டபிள்யூ. ஐ உடன் சிரை இரத்தத்தின் இமேஜிங் ஒரு இரத்த-ஆக்ஸிஜன்-நிலை சார்ந்த (போல்ட்) நுட்பமாகும், அதனால்தான் இது போல்ட் வெனோகிராஃபி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது (மற்றும் சில நேரங்களில் இன்னும் உள்ளது). சிரை இரத்தத்திற்கு அதன் உணர்திறன் காரணமாக எஸ். டபிள்யூ. ஐ பொதுவாக அதிர்ச்சிகரமான மூளை காயங்கள் (டிபிஐ) மற்றும் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட மூளை வெனோகிராஃபிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஓட்டம் விளைவு அடிப்படையிலான எம். ஆர். ஏ போன்ற ஒத்த நடைமுறைகள் நரம்புகளை படமாக்க பயன்படுத்தப்படலாம். உதாரணமாக, காந்த அதிர்வு வெனோகிராஃபி (எம். ஆர். வி) ஒரு விமானத்தை தாழ்ந்த அளவில் உற்சாகப்படுத்துவதன் மூலம் அடையப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் தூண்டுதல் தளத்தை விட உடனடியாக உயர்ந்த விமானத்தில் சமிக்ஞை சேகரிக்கப்படுகிறது, இதனால் சமீபத்தில் உற்சாகமான தளத்திலிருந்து நகர்ந்த சிரை இரத்தத்தை இமேஜிங் செய்கிறது. திசு சமிக்ஞைகளில் உள்ள வேறுபாடுகள், எம். ஆர். ஏ. வுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த முறை எம்ஆர் ஓட்ட விளைவுகளிலிருந்து சுயாதீனமாக, உடலில் உள்ள மற்ற திசுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது இரத்தத்தின் வெவ்வேறு சமிக்ஞை பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ட்ரூஎஃப்ஐஎஸ்பி அல்லது பிடிஎஃப்இ போன்ற சமநிலையான துடிப்பு வரிசைகளுடன் இது மிகவும் வெற்றிகரமாக செய்யப்படுகிறது. திசு உயிர்வாழ்வதற்கான நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்காக ஸ்ட்ரோக் இமேஜிங்கிலும் போல்ட் பயன்படுத்தப்படலாம். கலைப்பொருட்கள் பொதுவாக எம். ஆர். ஏ நுட்பங்கள் கொந்தளிப்பான ஓட்டத்திற்கு உணர்திறன் கொண்டவை, இது பல்வேறு காந்தமயமாக்கப்பட்ட புரோட்டான் சுழற்சிகளை கட்ட ஒத்திசைவை (இன்ட்ரா-வோக்ஸல் டிஃபேசிங் நிகழ்வு) இழக்க காரணமாகிறது, இதன் விளைவாக சமிக்ஞை இழப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு தமனி ஸ்டெனோசிஸின் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும். எம்ஆர்ஏவில் காணப்பட்ட பிற கலைப்பொருட்கள் பின்வருமாறுஃ கட்ட-மாறுபாடு எம்ஆர்ஏஃ படத்தில் அதிகபட்ச இரத்த வேகத்தை குறைத்து மதிப்பிடுவதால் ஏற்படும் கட்ட மடக்கு. கட்ட-மாறுபாடு எம். ஆர். ஏ. க்கான அதிகபட்ச செட் வேகத்தைப் பற்றி வேகமாக நகரும் இரத்தம் மாற்றுப்பெயராக மாறுகிறது மற்றும் சமிக்ஞை அதற்கு பதிலாக பை முதல்-பை வரை மூடுகிறது, இதனால் ஓட்டத் தகவல் நம்பமுடியாதது. அதிகபட்ச அளவிடப்பட்ட வேகத்திற்கு மேல் திசைவேக குறியீட்டு (VENC) மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதைத் தவிர்க்கலாம். கட்டம்-அவிழ்ப்பு என்று அழைக்கப்படுவதன் மூலமும் இதை சரிசெய்ய முடியும். மேக்ஸ்வெல் சொற்கள்ஃ முக்கிய புலம் B0 இல் சாய்வு புலத்தை மாற்றுவதால் ஏற்படுகிறது. இது அதிக காந்தப்புலத்தை சிதைத்து, ஓட்டத்திற்கான தவறான கட்டத் தகவலை அளிக்கிறது. முடுக்கம்ஃ இரத்த ஓட்டத்தை துரிதப்படுத்துவது கட்ட-மாறுபாடு நுட்பத்தால் சரியாக குறியிடப்படவில்லை, இது இரத்த ஓட்டத்தை அளவிடுவதில் பிழைகளுக்கு வழிவகுக்கும். டைம்-ஆஃப்-ஃப்ளைட் எம்ஆர்ஏஃ லேமினார் ஓட்டம் காரணமாக செறிவூட்டப்பட்ட கலைப்பொருட்கள்ஃ பல நாளங்களில், இரத்த ஓட்டம் நாளத்தின் மையத்திற்கு அருகில் இருப்பதை விட நாளத்தின் சுவர்களுக்கு அருகில் மெதுவாக உள்ளது. இது இரத்தக் குழாயின் சுவர்களுக்கு அருகில் உள்ள இரத்தத்தை நிறைவுறச் செய்து, இரத்தக் குழாயின் வெளிப்படையான திறனைக் குறைக்கும். வெனிஸ் குருட்டு கலைப்பொருள்ஃ இந்த நுட்பம் அடுக்குகளில் படங்களைப் பெறுவதால் (பல ஒன்றுடன் ஒன்று மெல்லிய-பலகையைப் பெறுவது, எம்ஓடிஎஸ்ஏ போன்றது), அடுக்குக்கு குறுக்கே ஒரு சீரான ஃபிளிப் கோணம் இயற்றப்பட்ட படங்களில் கிடைமட்ட கோடுகளாகத் தோன்றலாம். காட்சிப்படுத்தல் எப்போதாவது, எம். ஆர். ஏ நேரடியாக (தடிமனான) துண்டுகளை உருவாக்குகிறது, அவை ஆர்வமுள்ள முழு பாத்திரத்தையும் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், பொதுவாக, கையகப்படுத்தல் உடலில் ஒரு 3D அளவைக் குறிக்கும் துண்டுகளின் அடுக்கில் விளைகிறது. கணினி மானிட்டர் போன்ற 2டி சாதனத்தில் இந்த 3டி தரவுத்தொகுப்பைக் காண்பிக்க, சில ரெண்டரிங் முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மிகவும் பொதுவான முறை அதிகபட்ச தீவிரம் ப்ரொஜெக்ஷன் (எம்ஐபி) ஆகும், இதில் கணினி கதிர்களை தொகுதி வழியாக உருவகப்படுத்துகிறது மற்றும் திரையில் காட்சிக்கு மிக உயர்ந்த மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. இதன் விளைவாக வரும் படங்கள் வழக்கமான வடிகுழாய் ஆஞ்சியோகிராபி படங்களை ஒத்திருக்கின்றன. இதுபோன்ற பல கணிப்புகள் ஒரு சினி லூப் அல்லது குவிக்டைம் விஆர் பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டால், ஆழமான தோற்றம் மேம்படுத்தப்படும், மேலும் பார்வையாளர் 3டி கட்டமைப்பைப் பற்றிய நல்ல புரிதலைப் பெற முடியும். எம்ஐபி-க்கு மாற்றாக இருப்பது டைரக்ட் வால்யூம் ரெண்டரிங் ஆகும், இதில் எம்ஆர் சிக்னல் பிரகாசம், ஒளிபுகா தன்மை மற்றும் நிறம் போன்ற பண்புகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பின்னர் ஒளியியல் மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மருத்துவ பயன்பாடு எம். ஆர். ஏ உடலில் உள்ள பல தமனிகளை ஆய்வு செய்வதில் வெற்றிகரமாக உள்ளது, இதில் மூளை மற்றும் தலை மற்றும் கழுத்தில் உள்ள பிற நாளங்கள், பெருமுனை மற்றும் மார்பகம் மற்றும் வயிற்றில் உள்ள அதன் முக்கிய கிளைகள், சிறுநீரக தமனிகள் மற்றும் கீழ் கைகால்களில் உள்ள தமனிகள் ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், கரோனரி தமனிகளைப் பொறுத்தவரை, எம். ஆர். ஏ சி. டி ஆஞ்சியோகிராபி அல்லது இன்வேசிவ் வடிகுழாய் ஆஞ்சியோகிராபியை விட குறைவான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. பெரும்பாலும், அடிப்படை நோய் பெருந்தமனி தடிப்பு ஆகும், ஆனால் அனூரிஸ்ம்கள் அல்லது அசாதாரண வாஸ்குலர் உடற்கூறியல் போன்ற மருத்துவ நிலைமைகளையும் கண்டறிய முடியும். ஊடுருவும் வடிகுழாய் ஆஞ்சியோகிராபியுடன் ஒப்பிடும்போது எம். ஆர். ஏ-வின் ஒரு நன்மை பரிசோதனையின் ஊடுருவும் தன்மை அல்ல (உடலில் எந்த வடிகுழாய்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டியதில்லை). சி. டி. ஆஞ்சியோகிராபி மற்றும் வடிகுழாய் ஆஞ்சியோகிராபி ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், நோயாளி எந்த அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுக்கும் ஆளாகவில்லை. மேலும், எம். ஆர். ஐ. க்கு பயன்படுத்தப்படும் மாறுபட்ட ஊடகங்கள் சி. டி ஆஞ்சியோகிராபி மற்றும் வடிகுழாய் ஆஞ்சியோகிராபிக்கு பயன்படுத்தப்படுவதை விட குறைவான நச்சுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன, குறைவான நபர்களுக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது. நோயாளிக்கு ஊசி போடுவதும் மிகக் குறைவாகவே தேவைப்படுகிறது. இந்த முறையின் மிகப்பெரிய குறைபாடுகள் அதன் ஒப்பீட்டளவில் அதிக செலவு மற்றும் அதன் ஓரளவு வரையறுக்கப்பட்ட இடஞ்சார்ந்த தீர்மானம் ஆகும். ஸ்கேன் எடுக்கும் நேரமும் ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கலாம், சி. டி மிக வேகமாக இருக்கும். எம்ஆர்ஐ பரிசோதனைகள் பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது நிராகரிக்கப்படுகிறது (கண்களில் இதயமுடுக்கி அல்லது உலோகம் அல்லது சில அறுவை சிகிச்சை கிளிப்கள் போன்றவை). மூளைச் சுழற்சியைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கான எம். ஆர். ஏ நடைமுறைகள் ஒரு சாதாரண எம். ஆர். ஐ மூளையின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. தலை சுருளுக்குள் நிலைநிறுத்தல் தேவைப்படும். எம்ஆர்ஏ பொதுவாக மொத்த எம்ஆர்ஐ மூளை பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் சாதாரண எம்ஆர்ஐ நெறிமுறையில் சுமார் 10 நிமிடங்கள் சேர்க்கிறது. மேலும் காண்க கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி ஆஞ்சியோகிராபி டிரான்ஸ்கிரானியல் டாப்ளர் சோனோகிராபி குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் காந்த அதிர்வு இமேஜிங் வாஸ்குலர் நடைமுறைகள்