Everhart–Thornley detector
எவர்ஹார்ட்-தோர்ன்லி டிடெக்டர் (ஈ-டி டிடெக்டர் அல்லது ஈ. டி டிடெக்டர்) என்பது இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் மற்றும் பின் சிதறிய எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் ஆகும், இது ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகளில் (எஸ். இ. எம்) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் வடிவமைப்பாளர்களான தாமஸ் ஈ. எவர்ஹார்ட் மற்றும் ரிச்சர்ட் எஃப். எம். தோர்ன்லி ஆகியோரின் பெயரால் இது பெயரிடப்பட்டுள்ளது, அவர்கள் 1960 ஆம் ஆண்டில் தற்போதுள்ள இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் டிடெக்டர்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்க தங்கள் வடிவமைப்பை வெளியிட்டனர், SEM இன் வெளியேற்றப்பட்ட மாதிரி அறைக்குள் சிண்டிலேட்டரிலிருந்து ஃபோட்டான் சமிக்ஞையை அறைக்கு வெளியே ஃபோட்டோமல்டிப்லையருக்கு கொண்டு செல்ல ஒரு ஒளி குழாயைச் சேர்ப்பதன் மூலம். இதற்கு முன்பு எவர்ஹார்ட் இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் கண்டறிதலுக்கான வடிவமைப்பை விளாடிமிர் ஸ்வோரிகின் மற்றும் ஜான் ஏ. ராஜ்ச்மான் ஆகியோரால் எலக்ட்ரான் பெருக்கியை ஒளி பெருக்கியாக மாற்றுவதன் மூலம் மேம்படுத்தினார். எவர்ஹார்ட்-தோர்ன்லி டிடெக்டர் அதன் ஒளி வழிகாட்டி மற்றும் மிகவும் திறமையான ஃபோட்டோமல்டிப்லையருடன் SEM களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் டிடெக்டராகும். நுண்ணோக்கியின் மாதிரி அறைக்குள் ஒரு ஃபாரடே கூண்டுக்குள் ஒரு சிண்டிலேட்டரைக் கண்டறிதல் முதன்மையாக கொண்டுள்ளது. ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த ஆற்றல் (வரையறையின்படி 50 eV க்கும் குறைவானது) இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான்களை ஈர்ப்பதற்காக ஃபாரடே கூண்டில் குறைந்த நேர்மறை மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாதிரி அறைக்குள் உள்ள மற்ற எலக்ட்ரான்கள் இந்த குறைந்த மின்னழுத்தத்தால் ஈர்க்கப்படுவதில்லை, மேலும் அவற்றின் பயணத்தின் திசை அவற்றை அதற்கு அழைத்துச் சென்றால் மட்டுமே கண்டறிதலை அடையும். சிண்டிலேட்டர் அதிக நேர்மறை மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டுள்ளது (10,000 வி இயல்பில்) அதற்குள் உள்வரும் எலக்ட்ரான்களை துரிதப்படுத்த அவை ஒளி ஃபோட்டான்களாக மாற்றப்படலாம். கண்ணாடியாக செயல்படும் சிண்டிலேட்டரில் ஒரு உலோக பூச்சு மூலம் அவர்களின் பயணத்தின் திசை ஒளி வழிகாட்டியில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஒளிக் குழாயில் ஃபோட்டான்கள் நுண்ணோக்கியின் வெற்றிட அறைக்கு வெளியே ஒரு ஃபோட்டோமல்டிப்லையர் குழாய்க்கு பெருக்குவதற்காக பயணிக்கின்றன. E-T இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான் டிடெக்டரை SEM இன் பின் சிதறிய எலக்ட்ரான் பயன்முறையில் ஃபாரடே கூண்டை அணைப்பதன் மூலமோ அல்லது ஃபாரடே கூண்டில் எதிர்மறை மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமோ பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், சிறந்த பின் சிதறிய எலக்ட்ரான் படங்கள் ஈ-டி டிடெக்டரை பிஎஸ்இ டிடெக்டராகப் பயன்படுத்துவதை விட பிரத்யேக பிஎஸ்இ டிடெக்டர்களிலிருந்து வருகின்றன. குறிப்புகள் நுண்ணோக்கிகள்