Gouy balance
பிரெஞ்சு இயற்பியலாளர் லூயிஸ் ஜார்ஜஸ் கோய் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோய் சமநிலை, ஒரு மாதிரியின் காந்த உணர்திறனை அளவிடுவதற்கான ஒரு சாதனமாகும். கோய் சமநிலை காந்த முறுக்குவிசையில் இயங்குகிறது, மாதிரியை ஒரு கிடைமட்ட கை அல்லது ஒரு மெல்லிய இழையால் தொங்கவிடப்பட்ட கற்றை மீது வைப்பதன் மூலம், மற்றும் ஒரு நிரந்தர காந்தம் அல்லது மின்காந்தத்தை கையின் மறுமுனையில் வைப்பதன் மூலம், அமைப்பில் ஒரு காந்தப்புலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் சுருள் ஒரு முறுக்குவிசையை அனுபவிக்கிறது, இதனால் கை திருப்பப்படுகிறது அல்லது சுழற்றப்படுகிறது. சுழற்சியின் கோணத்தை பின்னர் கணக்கிட முடியும். பின்னணி ஒளியியல், பிரவுனியன் இயக்கம் மற்றும் சோதனை இயற்பியல் ஆகியவற்றில் பரந்த அளவிலான ஆர்வத்தின் மத்தியில், கோய் காந்தவியல் நிகழ்வுகளில் வலுவான சூழ்ச்சியைக் கொண்டிருந்தார். 1889 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சீரான காந்தப்புலத்தில் பொருளின் தொடர்புக்கான தொகுதி எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மைக்கு விசை விகிதாசாரமாகும் என்பதைக் காட்டும் கணித வெளிப்பாட்டை கோய் பெற்றார். இந்த வழித்தோன்றலில் இருந்து, காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்பட்ட பொருளின் குழாய்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட சமநிலை அளவீடுகள் தொகுதி எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையை மதிப்பீடு செய்ய முடியும் என்று கோய் முன்மொழிந்தார். அறிவியல் ஆலோசனையை கோய் ஒருபோதும் சோதிக்கவில்லை என்றாலும், இந்த எளிய மற்றும் மலிவான முறை காந்த எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையை அளவிடுவதற்கான அடித்தளமாகவும், கோய் சமநிலைக்கான வரைபடமாகவும் மாறியது. செயல்முறை கோய் சமநிலை மாதிரியின் வெகுஜனத்தில் வெளிப்படையான மாற்றத்தை அளவிடுகிறது, ஏனெனில் இது துருவங்களுக்கு இடையிலான உயர் காந்தப்புலத்தின் பகுதியால் விரட்டப்படுகிறது அல்லது ஈர்க்கப்படுகிறது. வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய சில நிலுவைகள் இந்த பயன்பாட்டிற்காக அவற்றின் அடிவாரத்தில் ஒரு துறைமுகத்தைக் கொண்டுள்ளன. பயன்பாட்டில், சோதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நீண்ட, உருளை மாதிரி ஒரு சமநிலையிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டு, ஒரு காந்தத்தின் துருவங்களுக்கு இடையில் ஓரளவு நுழைகிறது. மாதிரி திட அல்லது திரவ வடிவத்தில் இருக்கலாம், மேலும் பெரும்பாலும் சோதனைக் குழாய் போன்ற உருளை கொள்கலனில் வைக்கப்படுகிறது. திடமான சேர்மங்கள் பொதுவாக ஒரு நுண்ணிய தூளாக அரைக்கப்படுகின்றன, இது மாதிரியில் சீரான தன்மையை அனுமதிக்கிறது. இணைக்கப்பட்ட நூல் அல்லது சரம் மூலம் காந்த துருவங்களுக்கு இடையில் மாதிரி தொங்கவிடப்படுகிறது. சோதனை செயல்முறைக்கு இரண்டு தனித்தனி வாசிப்பு தேவைப்படுகிறது. ஒரு காந்தப்புலம் (மா) இல்லாமல் ஆர்வத்தின் மாதிரியில் ஒரு ஆரம்ப சமநிலை வாசிப்பு செய்யப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த சமநிலை வாசிப்பு ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட காந்தப்புலத்துடன் (mb) எடுக்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு அளவீடுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு மாதிரியில் உள்ள காந்த விசையுடன் தொடர்புடையது (mb-மா). கருத்து இரண்டு சமநிலை அளவீடுகளிலிருந்து வெகுஜனத்தில் வெளிப்படையான மாற்றம் மாதிரியின் காந்த விசையின் விளைவாகும். காந்த விசை ஒரு வலுவான மற்றும் பலவீனமான காந்தப்புலத்தின் சாய்வு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பாரா காந்த சேர்மம் கொண்ட ஒரு மாதிரி காந்தத்தை நோக்கி கீழே இழுக்கப்படும், மேலும் வெளிப்படையான நிறை mb-Ma இல் நேர்மறையான வேறுபாட்டை வழங்கும். பயன்படுத்தப்படும் காந்தப்புலத்தால் மாதிரி சற்று விரட்டப்படுவதால், டயமக்னடிக் சேர்மங்கள் எடையில் வெளிப்படையான மாற்றத்தை வெளிப்படுத்தவோ அல்லது எதிர்மறை மாற்றத்தை வெளிப்படுத்தவோ முடியாது. ஒரு பாரா காந்த மாதிரியுடன், காந்த தூண்டல் பயன்படுத்தப்பட்ட புலத்தை விட வலுவானது மற்றும் காந்த எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை நேர்மறையானது. ஒரு டயமக்னடிக் மாதிரி பயன்படுத்தப்பட்ட புலத்தை விட மிகவும் பலவீனமான காந்த தூண்டல் மற்றும் அந்தந்த எதிர்மறை காந்த எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. பின்வரும் கணித சமன்பாடு வெகுஜனத்தில் வெளிப்படையான மாற்றத்தை மாதிரியின் தொகுதி எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையுடன் தொடர்புபடுத்துகிறதுஃ mb-மா = வெகுஜனத்தில் வெளிப்படையான வேறுபாடு g = ஈர்ப்பு முடுக்கம் K1 = நடுத்தரத்தின் தொகுதி எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை, பொதுவாக காற்று மற்றும் மிகக் குறைந்த மதிப்பு K2 = மாதிரியின் அளவு எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை H = பயன்படுத்தப்பட்ட காந்தப்புலம் A = மாதிரி குழாயின் பரப்பளவு கருவி ஒரு நடைமுறை சாதனத்தில், சமநிலை மற்றும் காந்தத்தின் முழு அசெம்பிளியும் ஒரு கண்ணாடி பெட்டியில் மூடப்பட்டுள்ளது, இதனால் எடை அளவீடு காற்று நீரோட்டங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் அளவீடுகளைச் செய்வதற்காக மாதிரியை ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டிலும் இணைக்கலாம். இதற்கு ஒரு பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த மின்காந்தம் தேவைப்படுவதால், கோய் சமநிலை என்பது ஒரு பெஞ்சில் நிரந்தரமாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு நிலையான கருவியாகும். வளிமண்டலத்தில் இருந்து ஏற்படும் அதிர்வுகள் மற்றும் இடையூறுகளை குறைக்க காற்றோட்டம் இல்லாத அறையில் பளிங்கு சமநிலை மேசையில் இந்த கருவி பெரும்பாலும் வைக்கப்படுகிறது. ஒரு கோய் சமநிலையின் நிலையான காந்தம் பெரும்பாலும் ஒரு மின் மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மின்காந்தமாகும், ஏனெனில் பயன்பாட்டு காந்தப்புலத்துடன் மற்றும் இல்லாமல் சமநிலை பதிவுகள் செயல்முறைக்கு தேவைப்படுகின்றன. மேலும் காண்கஃ எவன்ஸ் சமநிலை ஃபாரடே சமநிலை கிப்பிள் சமநிலை குறிப்புகள் காந்த சாதனங்கள் அளவீட்டு கருவிகள்