Infrared detector
அகச்சிவப்பு கண்டறிதல் கருவி என்பது அகச்சிவப்பு (IR) கதிர்வீச்சுக்கு எதிர்வினையாற்றும் ஒரு கண்டறிதல் கருவி ஆகும். இரண்டு முக்கிய வகை கண்டறிதல்கள் வெப்ப மற்றும் ஃபோட்டோனிக் (ஃபோட்டோ டிடெக்டர்கள்) ஆகும். சம்பவ ஐஆர் கதிர்வீச்சின் வெப்ப விளைவுகளை பல வெப்பநிலை சார்ந்த நிகழ்வுகள் மூலம் பின்பற்றலாம். பொலோமீட்டர்கள் மற்றும் மைக்ரோபோலோமீட்டர்கள் எதிர்ப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. தெர்மோகப்பிள்கள் மற்றும் தெர்மோபைல்கள் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் விளைவைப் பயன்படுத்துகின்றன. கோலாய் செல்கள் வெப்ப விரிவாக்கத்தைப் பின்பற்றுகின்றன. ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களில் பைரோஎலக்ட்ரிக் டிடெக்டர்கள் மிகவும் பரவலாக உள்ளன. ஃபோட்டோனிக் டிடெக்டர்களின் மறுமொழி நேரம் மற்றும் உணர்திறன் மிக அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் பொதுவாக வெப்ப சத்தத்தைக் குறைக்க இவை குளிர்விக்கப்பட வேண்டும். இவற்றில் உள்ள பொருட்கள் குறுகிய பட்டை இடைவெளிகளைக் கொண்ட குறைக்கடத்திகள் ஆகும். இன்சிடென்ட் ஐஆர் ஃபோட்டான்கள் மின்னணு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். ஒளிச்சேர்க்கை கண்டறிதல்களில், கண்டறிதல் கூறுகளின் எதிர்ப்பாற்றல் கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஒளிமின்னழுத்தக் கண்டறிதல்கள் ஒரு p-n சந்திப்பைக் கொண்டுள்ளன, அதில் ஒளிமின்னழுத்தத்தின் போது ஒளிமின்னழுத்த மின்னோட்டம் தோன்றும். ஒரு அகச்சிவப்பு கண்டறிதல் கருவி இண்டியம் புடைப்புகளுடன் ஒரு ரீட்அவுட் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் கலப்பினமாக்கப்படுகிறது. இந்த கலப்பினமானது குவிய விமான வரிசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. கண்டறிதல் பொருட்கள் அகச்சிவப்பு கண்டறிதல் சாதனங்களுக்கான பொருட்கள் அடிப்படையானது குறுகிய-இடைவெளி குறைக்கடத்திகள் ஆகும், இதில் பிஸ்மத், ஆண்டிமனி, இண்டியம், காட்மியம், செலினியம் மற்றும் பிறவற்றின் சேர்மங்கள் மற்றும் உலோகக்கலவைகள் அடங்கும். ஈயம் (II) சல்பைடு (PbS) மெர்குரி காட்மியம் டெல்லுரைடு (எம். சி. டி, எச். ஜி. சி. டி. டி. இ) இண்டியம் ஆன்டிமோனைடு (ஐ. என். எஸ். பி) இண்டியம் ஆர்சனைடு இண்டியம் காலியம் ஆர்சனைடு லீட் செலினைடு க்யூ. டபிள்யூ. ஐ. பி லித்தியம் டாண்டலேட் (LiTaO3) ட்ரைக்ளைசின் சல்பேட் (TGS) பிளாட்டினம் சிலிஸைடு (PtSi) மேலும் காண்க அகச்சிவப்பு இமேஜிங் குறிப்புகள் கண்டறிதல் பட சென்சார்கள் அகச்சிவப்பு இமேஜிங்