Fourier-transform infrared spectroscopy
ஃபோரியர்-டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி (எஃப். டி. ஐ. ஆர்) என்பது ஒரு திட, திரவ அல்லது வாயுவின் உறிஞ்சுதல் அல்லது உமிழ்வின் அகச்சிவப்பு நிறமாலையைப் பெற பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். ஒரு எஃப்டிஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒரே நேரத்தில் பரந்த நிறமாலை வரம்பில் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட நிறமாலை தரவை சேகரிக்கிறது. இது ஒரு சிதறல் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை விட குறிப்பிடத்தக்க நன்மையை வழங்குகிறது, இது ஒரு நேரத்தில் குறுகிய அலைநீளங்களின் தீவிரத்தை அளவிடுகிறது. ஃபோரியர்-டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி என்ற சொல் மூல தரவை உண்மையான நிறமாலையாக மாற்றுவதற்கு ஃபோரியர் உருமாற்றம் (ஒரு கணித செயல்முறை) தேவை என்ற உண்மையிலிருந்து உருவாகிறது. கருத்தியல் அறிமுகம் உறிஞ்சுதல் நிறமாலை நுட்பங்களின் குறிக்கோள் (எஃப். டி. ஐ. ஆர், புற ஊதா-புலப்படும் ("புற ஊதா-பார்வை") நிறமாலை போன்றவை) ஒவ்வொரு அலைநீளத்திலும் ஒரு மாதிரி எவ்வளவு ஒளியை உறிஞ்சுகிறது என்பதை அளவிடுவதாகும். இதைச் செய்வதற்கான மிகவும் நேரடியான வழி, "சிதறல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி" நுட்பம், ஒரு மாதிரியில் ஒரு ஒரே வண்ண ஒளி கற்றை பிரகாசிக்கவும், எவ்வளவு ஒளி உறிஞ்சப்படுகிறது என்பதை அளவிடவும், ஒவ்வொரு வெவ்வேறு அலைநீளத்திற்கும் மீண்டும் செய்யவும். (எடுத்துக்காட்டாக, சில யுவி-விஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் இப்படித்தான் செயல்படுகின்றன.) ஃபோரியர்-டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி என்பது அதே தகவலைப் பெறுவதற்கான குறைவான உள்ளுணர்வு வழியாகும். மாதிரியில் ஒளியின் ஒரே வண்ணக் கற்றை (ஒரு அலைநீளம் மட்டுமே கொண்ட ஒரு கற்றை) பிரகாசிக்காமல், இந்த நுட்பம் ஒரே நேரத்தில் பல அதிர்வெண்களைக் கொண்ட ஒரு கற்றை பிரகாசிக்கிறது மற்றும் அந்த கற்றை மாதிரியால் எவ்வளவு உறிஞ்சப்படுகிறது என்பதை அளவிடுகிறது. அடுத்து, கற்றை வேறுபட்ட அதிர்வெண்களின் கலவையைக் கொண்டிருக்க மாற்றியமைக்கப்படுகிறது, இது இரண்டாவது தரவு புள்ளியைக் கொடுக்கிறது. இந்த செயல்முறை குறுகிய காலத்தில் பல முறை விரைவாக மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. பின்னர், ஒரு கணினி இந்த தரவு அனைத்தையும் எடுத்து, ஒவ்வொரு அலைநீளத்திலும் உறிஞ்சுதல் என்ன என்பதை ஊகிக்க பின்னோக்கி வேலை செய்கிறது. மேலே விவரிக்கப்பட்ட கற்றை ஒரு பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலத்துடன் தொடங்குவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது-இது அளவிடப்பட வேண்டிய அலைநீளங்களின் முழு நிறமாலையையும் கொண்டுள்ளது. ஒளி ஒரு மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் பிரகாசிக்கிறது-கண்ணாடிகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளமைவு, அவற்றில் ஒன்று மோட்டார் மூலம் நகர்த்தப்படுகிறது. இந்த கண்ணாடி நகரும்போது, கற்றை உள்ள ஒளியின் ஒவ்வொரு அலைநீளமும் அலை குறுக்கீடு காரணமாக இன்டர்ஃபெரோமீட்டரால் அவ்வப்போது தடுக்கப்படுகிறது, கடத்தப்படுகிறது, தடுக்கப்படுகிறது, கடத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு அலைநீளங்கள் வெவ்வேறு விகிதங்களில் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன, இதனால் ஒவ்வொரு கணத்திலும் அல்லது கண்ணாடியின் நிலையிலும் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரிலிருந்து வெளிவரும் கற்றை வேறுபட்ட நிறமாலையைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மூல தரவை (ஒவ்வொரு கண்ணாடியின் நிலைக்கும் ஒளி உறிஞ்சுதல்) விரும்பிய முடிவாக (ஒவ்வொரு அலைநீளத்திற்கும் ஒளி உறிஞ்சுதல்) மாற்ற கணினி செயலாக்கம் தேவைப்படுகிறது. தேவையான செயலாக்கம் ஃபோரியர் உருமாற்றம் எனப்படும் பொதுவான வழிமுறையாக மாறும். ஃபோரியர் உருமாற்றம் ஒரு களத்தை (இந்த விஷயத்தில் கண்ணாடியின் இடப்பெயர்ச்சி செமீ) அதன் தலைகீழ் களமாக (அலை எண்கள் செமீ-1 இல்) மாற்றுகிறது. மூல தரவு "இன்டர்ஃபெரோகிராம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. அகச்சிவப்பு நிறமாலையை பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட முதல் குறைந்த விலை ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர் 1957 இல் தயாரிக்கப்பட்ட பெர்கின்-எல்மர் இன்ஃப்ராகார்டு ஆகும். இந்த கருவி அலைநீளம் வரம்பை 2.5 மைக்ரோ மீட்டர் முதல் 15 மைக்ரோ மீட்டர் வரை (அலைவரிசை வரம்பு 4,000 செமீ-1 முதல் 660 செமீ-1 வரை) உள்ளடக்கியது. அடிப்படை மூலக்கூறு அதிர்வு காரணமாக அறியப்பட்ட மிக உயர்ந்த அதிர்வு அதிர்வெண்ணை உள்ளடக்கும் வகையில் குறைந்த அலைநீள வரம்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. சிதறல் உறுப்பு பாறை-உப்பு (சோடியம் குளோரைடு) ஒற்றை படிகத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரிஸம் என்ற உண்மையால் மேல் வரம்பு விதிக்கப்பட்டது, இது சுமார் 15 மைக்ரோமீட்டருக்கும் அதிகமான அலைநீளங்களில் ஒளிபுகா ஆகிறது; இந்த நிறமாலை பகுதி பாறை-உப்பு பகுதி என்று அறியப்பட்டது. பின்னர் கருவிகள் பொட்டாசியம் புரோமைடு ப்ரிஸம்களைப் பயன்படுத்தி வரம்பை 25 மைக்ரோமீட்டர் (400 செமீ-1) மற்றும் சீசியம் அயோடைடு 50 மைக்ரோமீட்டர் (200 செமீ-1) வரை நீட்டித்தன. 50 மைக்ரோ மீட்டர் (200 செமீ-1) க்கு அப்பால் உள்ள பகுதி தொலைதூர அகச்சிவப்பு பகுதி என்று அறியப்பட்டது; மிக நீண்ட அலைநீளங்களில் இது நுண்ணலை பகுதியில் இணைகிறது. இந்த பிராந்தியத்தில் உப்பு படிகங்கள் ஒளிபுகா தன்மை கொண்டவை என்பதால், தொலைதூர அகச்சிவப்பு அளவீடுகளுக்கு ப்ரிஸம்களை சிதறடிக்கும் கூறுகளாக மாற்றுவதற்கு துல்லியமாக ஆளப்பட்ட விலகல் கிராட்டிங்குகளின் வளர்ச்சி தேவைப்பட்டது. கதிர்வீச்சின் குறைந்த ஆற்றல் காரணமாக போலோமீட்டரை விட அதிக உணர்திறன் கண்டறிதல்கள் தேவைப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்று கோலாய் டிடெக்டர் ஆகும். இந்த பிராந்தியத்தில் நீராவி ஒரு தீவிரமான தூய சுழற்சி நிறமாலையைக் கொண்டிருப்பதால் வளிமண்டல நீராவி விலக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம் ஒரு கூடுதல் பிரச்சினையாகும். தொலைதூர அகச்சிவப்பு நிறமாலை ஒளிமானிகள் சிக்கலானவை, மெதுவானவை மற்றும் விலையுயர்ந்தவை. மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் நன்மைகள் நன்கு அறியப்பட்டிருந்தன, ஆனால் ஒரு வணிக கருவியை உருவாக்குவதற்கு முன்பு கணிசமான தொழில்நுட்ப சிக்கல்களை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. தேவையான ஃபோரியர் உருமாற்றத்தைச் செய்ய ஒரு மின்னணு கணினி தேவைப்பட்டது, மேலும் இது 1965 இல் கிடைத்த பி. டி. பி-8 போன்ற மினிகம்ப்யூட்டர்களின் வருகையுடன் மட்டுமே நடைமுறைக்கு வந்தது. டிஜிலாப் 1969 ஆம் ஆண்டில் உலகின் முதல் வணிக ரீதியான எஃப். டி. ஐ. ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை (மாடல் எஃப். டி. எஸ்-14) முன்னெடுத்தது (டிஜிலாப் எஃப். டி. ஐ. ஆர்கள் இப்போது வேரியனிடமிருந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி வணிகத்தைப் பெற்ற பிறகு சுறுசுறுப்பான தொழில்நுட்பங்களின் மூலக்கூறு தயாரிப்பு வரிசையின் ஒரு பகுதியாகும்). மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் எஃப்டிஐஆருக்காக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஒரு மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில், பாலிக்ரோமாடிக் அகச்சிவப்பு மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளி, தோராயமாக ஒரு கருப்பு-உடல் ரேடியேட்டர், இணைக்கப்பட்டு ஒரு பீம் ஸ்ப்ளிட்டருக்கு இயக்கப்படுகிறது. ஒளியின் 50 சதவீதம் நிலையான கண்ணாடியை நோக்கி ஒளிவிலகல் செய்யப்படுகிறது மற்றும் 50 சதவீதம் நகரும் கண்ணாடியை நோக்கி கடத்தப்படுகிறது. ஒளி இரண்டு கண்ணாடிகளிலிருந்து பீம் ஸ்ப்ளிட்டருக்கு பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் அசல் ஒளியின் ஒரு பகுதி மாதிரி பெட்டிக்குள் செல்கிறது. அங்கு, ஒளி மாதிரியில் கவனம் செலுத்துகிறது. மாதிரி பெட்டியை விட்டு வெளியேறும் போது ஒளி டிடெக்டரில் மீண்டும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இரண்டு கைகளுக்கும் இடைமுகமானிக்கும் இடையிலான ஒளியியல் பாதை நீளத்தில் உள்ள வேறுபாடு பின்னடைவு அல்லது ஒளியியல் பாதை வேறுபாடு (ஓபிடி) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பின்னடைவை மாற்றுவதன் மூலமும், பின்னடைவின் பல்வேறு மதிப்புகளுக்கு டிடெக்டரில் இருந்து சமிக்ஞையைப் பதிவு செய்வதன் மூலமும் ஒரு இன்டர்ஃபெரோகிராம் பெறப்படுகிறது. எந்த மாதிரியும் இல்லாதபோது இன்டர்ஃபெரோகிராமின் வடிவம் மூல தீவிரத்தின் மாறுபாடு மற்றும் அலைநீளத்துடன் பிளவு செயல்திறன் போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்தது. இது பூஜ்ஜிய பின்னடைவில் அதிகபட்சமாக விளைகிறது, அனைத்து அலைநீளங்களிலும் ஆக்கபூர்வமான குறுக்கீடு இருக்கும்போது, அதைத் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான "விக்கிள்ஸ்" இருக்கும். பூஜ்ஜிய பின்னடைவின் நிலை இன்டர்ஃபெரோகிராமில் அதிகபட்ச தீவிரத்தின் புள்ளியைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் துல்லியமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது, மாதிரியில் உள்ள உறிஞ்சுதல் பட்டைகள் இருப்பதால் பின்னணி இன்டர்ஃபெரோகிராம் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. வணிக ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் பாதை வேறுபாட்டை உருவாக்க பல்வேறு ஸ்கேனிங் வழிமுறைகளுடன் மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளுக்கும் பொதுவானது, கணினி ஸ்கேன் செய்வது போலவே இரண்டு கற்றைகளும் மீண்டும் இணைக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எளிமையான அமைப்புகள் ஒரு பிளேன் கண்ணாடியைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒரு கற்றை பாதையை மாற்றுவதற்கு நேர்கோட்டில் நகர்கின்றன. இந்த ஏற்பாட்டில் நகரும் கண்ணாடி சாய்ந்து அல்லது அசைக்கக்கூடாது, ஏனெனில் இது பீம்கள் மீண்டும் இணையும் போது அவை எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகின்றன என்பதைப் பாதிக்கும். சில அமைப்புகள் சீரமைப்பைப் பராமரிக்க ஒரு கண்ணாடியின் நோக்குநிலையை தானாகவே சரிசெய்யும் ஒரு ஈடுசெய்யும் பொறிமுறையை இணைக்கின்றன. இந்த சிக்கலைத் தவிர்க்கும் ஏற்பாடுகளில் விமான கண்ணாடிகளுக்கு பதிலாக கியூப் கார்னர் பிரதிபலிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்துவது அடங்கும், ஏனெனில் இவை எந்தவொரு சம்பவக் கற்றைக்கும் இணையான திசையில் திரும்பும் பண்பைக் கொண்டுள்ளன. ரோட்டரி இயக்கத்தால் பாதை வேறுபாடு உருவாக்கப்படும் அமைப்புகள் மிகவும் வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு பொதுவான அமைப்பு ஒரு கற்றை ஒரு ஜோடி இணையான கண்ணாடிகளை உள்ளடக்கியது, அவை திரும்பும் கற்றை இடம்பெயராமல் பாதையை மாற்றுவதற்கு சுழற்றப்படலாம். மற்றொன்று இரட்டை ஊசல் வடிவமைப்பு, அங்கு இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் ஒரு கையில் உள்ள பாதை மற்றொன்றில் உள்ள பாதை குறைவதால் அதிகரிக்கிறது. மிகவும் மாறுபட்ட அணுகுமுறையில் KBr போன்ற IR-வெளிப்படையான பொருளின் ஒரு வெட்ஜை பீம்களில் ஒன்றிற்குள் நகர்த்துவது அடங்கும். பீமில் KBr இன் தடிமனை அதிகரிப்பது ஒளியியல் பாதையை அதிகரிக்கிறது, ஏனெனில் ஒளிவிலகல் குறியீடு காற்றை விட அதிகமாக உள்ளது. இந்த அணுகுமுறையின் ஒரு வரம்பு என்னவென்றால், அலைநீளம் வரம்பிற்கு மேல் ஒளிவிலகல் குறியீட்டின் மாறுபாடு அலைநீளம் அளவுத்திருத்தத்தின் துல்லியத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இன்டர்ஃபெரோகிராம் அளவிடுதல் மற்றும் செயலாக்கம் இன்டர்ஃபெரோகிராம் பூஜ்ஜிய பாதை வேறுபாட்டிலிருந்து அதிகபட்ச நீளம் வரை அளவிடப்பட வேண்டும், இது தேவையான தெளிவுத்திறனைப் பொறுத்தது. நடைமுறையில் ஸ்கேன் பூஜ்ஜியத்தின் இருபுறமும் இருக்கலாம், இதன் விளைவாக இரட்டை பக்க இன்டர்ஃபெரோகிராம் ஏற்படுகிறது. இயந்திர வடிவமைப்பு வரம்புகள் என்பது மிக உயர்ந்த தெளிவுத்திறனுக்கான ஸ்கேன் பூஜ்ஜியத்தின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுமே அதிகபட்ச ஓ. பி. டி வரை இயங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கலாம். ஃபோரியர் உருமாற்றத்தின் மூலம் இன்டர்ஃபெரோகிராம் ஒரு நிறமாலையாக மாற்றப்படுகிறது. இதற்கு இரண்டு பீம்களுக்கும் இடையிலான பாதை வேறுபாட்டின் சம இடைவெளியில் தொடர்ச்சியான மதிப்புகளாக டிஜிட்டல் வடிவத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். பாதை வேறுபாட்டை அளவிட ஒரு லேசர் கற்றை இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது, இது ஒரு சைனுசாய்டல் சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது, அங்கு தொடர்ச்சியான அதிகபட்சத்திற்கு இடையிலான பிரிப்பு லேசரின் அலைநீளத்திற்கு சமமாக இருக்கும் (பொதுவாக 633 என்எம் ஹென் லேசர் பயன்படுத்தப்படுகிறது). ஒவ்வொரு முறையும் லேசர் சமிக்ஞை பூஜ்ஜியத்தின் வழியாகச் செல்லும்போது ஐஆர் சமிக்ஞையை அளவிட இது அனலாக்-டு-டிஜிட்டல் மாற்றியைத் தூண்டும். மாற்றாக, லேசர் மற்றும் ஐஆர் சமிக்ஞைகளை சிறிய இடைவெளிகளில் ஐஆர் சமிக்ஞையுடன் ஒத்திசைவாக அளவிட முடியும், லேசர் சமிக்ஞை பூஜ்ஜிய குறுக்குவெட்டு இடைக்கணிப்பு மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த அணுகுமுறை அனலாக்-டு-டிஜிட்டல் மாற்றிகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது, அவை தூண்டக்கூடிய மாற்றிகளை விட மிகவும் துல்லியமாகவும் துல்லியமாகவும் இருக்கும், இதன் விளைவாக குறைந்த சத்தம் ஏற்படும். ஃபோரியர் உருமாற்றத்தின் விளைவாக தொடர்ச்சியான தனித்தனி அலைநீளங்களில் சமிக்ஞையின் நிறமாலை உள்ளது. கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அலைநீளங்களின் வரம்பு இன்டர்ஃபெரோகிராமில் உள்ள தரவு புள்ளிகளைப் பிரிப்பதன் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அடையாளம் காணக்கூடிய குறுகிய அலைநீளம் இந்த தரவு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான பிரிவின் இரண்டு மடங்கு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஹென் குறிப்பு லேசரின் அலைநீளத்திற்கு ஒரு புள்ளியில் () இல் குறுகிய அலைநீளம் () ஆக இருக்கும். மாற்றுப்பெயரின் காரணமாக, குறுகிய அலைநீளங்களில் உள்ள எந்தவொரு ஆற்றலும் நீண்ட அலைநீளங்களிலிருந்து வருவதாகக் கருதப்படும், எனவே ஒளியியல் அல்லது மின்னணு முறையில் குறைக்கப்பட வேண்டும். நிறமாலை தீர்மானம், அதாவது. வேறுபடுத்தக்கூடிய அலைநீளங்களுக்கு இடையிலான பிரிப்பு, அதிகபட்ச ஓ. பி. டி மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஃபோரியர் உருமாற்றத்தைக் கணக்கிடுவதில் பயன்படுத்தப்படும் அலைநீளங்கள், பூஜ்ஜியத்திலிருந்து அதிகபட்ச ஓ. பி. டி வரை இன்டர்ஃபெரோகிராமின் நீளத்திற்கு சரியான அலைநீளங்களின் எண்ணிக்கை பொருந்துகிறது, ஏனெனில் இது அவற்றின் பங்களிப்புகளை ஆர்த்தோகனல் ஆக்குகிறது. இது சம அதிர்வெண் இடைவெளிகளால் பிரிக்கப்பட்ட புள்ளிகளைக் கொண்ட ஒரு நிறமாலையில் விளைகிறது. அதிகபட்ச பாதை வேறுபாட்டிற்கு அருகிலுள்ள அலைநீளங்கள் மற்றும் இன்டர்ஃபெரோகிராமில் முறையே சுழற்சிகள் இருக்கும். தொடர்புடைய அதிர்வெண்கள் ν1 மற்றும் ν2: {| d = nλ1 | | மற்றும் d = (n + 1) λ2 |-| λ1 = d/n | மற்றும் λ2 = d/(n + 1) |-| ν1 = 1/λ1 | | மற்றும் ν2 = 1/λ2 |-| ν1 = n/d | மற்றும் ν2 = (n + 1)/d |-|colspan = 2 | ν2 − ν1 = 1/d | இந்த பிரிப்பு அதிகபட்ச ஓபிடியின் தலைகீழ் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, அதிகபட்சமாக 2 செ. மீ. ஓ. பி. டி. யைப் பிரிப்பதன் விளைவாக இது வேறுபடுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் உள்ள மதிப்பு அருகிலுள்ள புள்ளிகளில் உள்ள மதிப்புகளிலிருந்து சுயாதீனமாக உள்ளது என்ற பொருளில் இது நிறமாலை தீர்மானம் ஆகும். பெரும்பாலான கருவிகள் வெவ்வேறு ஓ. பி. டி. க்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் வெவ்வேறு தீர்மானங்களில் இயக்கப்படலாம். வழக்கமான பகுப்பாய்வுகளுக்கான கருவிகள் பொதுவாக சிறந்த தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் அதிகபட்சம் 10 மீட்டர் ஓ. பி. டி உடன் தொடர்புடைய தெளிவுத்திறனுடன் கட்டப்பட்டுள்ளன. பூஜ்ஜிய பாதை வேறுபாட்டுடன் தொடர்புடைய இன்டர்ஃபெரோகிராமில் உள்ள புள்ளியை அடையாளம் காண வேண்டும், பொதுவாக அதிகபட்ச சமிக்ஞை ஏற்படும் இடமாக கருதுவதன் மூலம். இந்த சென்டர் பர்ஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுவது நிஜ உலக ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களில் எப்போதும் சமச்சீராக இருக்காது, எனவே ஒரு கட்ட திருத்தத்தை கணக்கிட வேண்டியிருக்கும். பாதை வேறுபாடு அதிகரிக்கும் போது இன்டர்ஃபெரோகிராம் சமிக்ஞை சிதைகிறது, சிதைவு விகிதம் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் உள்ள அம்சங்களின் அகலத்துடன் நேர்மாறாக தொடர்புடையது. இன்டர்ஃபெரோகிராம் சமிக்ஞையை மிகக் குறைந்த அளவிற்கு சிதைவடைய அனுமதிக்கும் அளவுக்கு ஓ. பி. டி பெரியதாக இல்லாவிட்டால், அதன் விளைவாக வரும் ஸ்பெக்ட்ரமின் அம்சங்களுடன் தொடர்புடைய தேவையற்ற அலைவுகள் அல்லது பக்கவாட்டுகள் இருக்கும். இந்த சைடுளோப்களைக் குறைக்க இன்டர்ஃபெரோகிராம் பொதுவாக அதிகபட்ச ஓ. பி. டி. யில் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் ஒரு செயல்பாட்டால் பெருக்கப்படுகிறது. இந்த அபோடைசேஷன் என்று அழைக்கப்படுவது எந்தவொரு பக்கவாட்டு மடக்குகளின் வீச்சையும், தெளிவுத்திறனில் சில குறைப்பு செலவில் சத்தம் அளவையும் குறைக்கிறது. விரைவான கணக்கீட்டிற்கு இன்டர்ஃபெரோகிராமில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு சக்திக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். இதை அடைய அளவிடப்பட்ட இன்டர்ஃபெரோகிராமில் பூஜ்ஜியங்களின் சரம் சேர்க்கப்படலாம். தெளிவுத்திறனில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றாலும், இறுதி நிறமாலையின் தோற்றத்தை மேம்படுத்த பூஜ்ஜிய நிரப்புதல் எனப்படும் செயல்பாட்டில் அதிக பூஜ்ஜியங்கள் சேர்க்கப்படலாம். மாற்றாக, ஃபோரியர் உருமாற்றத்திற்குப் பிறகு இடைக்கணிப்பு இதே போன்ற முடிவை அளிக்கிறது. நன்மைகள் ஒரு ஸ்கேனிங் (சிதறல்) ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு எஃப்டி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு மூன்று முக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. மல்டிபிளெக்ஸ் அல்லது ஃபெல்ஜெட்டின் நன்மை. அனைத்து அலைநீளங்களிலிருந்தும் தகவல்கள் ஒரே நேரத்தில் சேகரிக்கப்படுகின்றன என்பதிலிருந்து இது எழுகிறது. இது ஒரு நிலையான கண்டறிதல் சத்தம் பங்களிப்பால் வரையறுக்கப்பட்ட அவதானிப்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்கேன் நேரத்திற்கு அதிக சமிக்ஞை-க்கு-சத்தம் விகிதத்தை விளைவிக்கிறது (பொதுவாக வெப்ப அகச்சிவப்பு நிறமாலை பகுதியில் ஒரு ஒளிச்சேர்க்கை தலைமுறை-மறுசீரமைப்பு சத்தத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது). m தெளிவுத்திறன் கொண்ட கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு நிறமாலைக்கு, இந்த அதிகரிப்பு m இன் வர்க்கமூலத்திற்கு சமம். மாற்றாக, இது கொடுக்கப்பட்ட தெளிவுத்திறனுக்கு குறுகிய ஸ்கேன் நேரத்தை அனுமதிக்கிறது. நடைமுறையில் பல ஸ்கேன்கள் பெரும்பாலும் சராசரியாக உள்ளன, இது ஸ்கேன்களின் எண்ணிக்கையின் வர்க்கமூலத்தால் சமிக்ஞை-க்கு-சத்தம் விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது. செயல்திறன் அல்லது ஜாக்வினாட்டின் நன்மை. ஒரு சிதறல் கருவியில், மோனோக்ரோமேட்டருக்கு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பிளவுகள் உள்ளன, இது அதன் வழியாக செல்லும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் செயல்திறன் மூலத்திலிருந்து வரும் இணைக்கப்பட்ட கற்றை விட்டத்தால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிளவுகள் எதுவும் தேவையில்லை என்றாலும், எஃப்டிஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களுக்கு இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் இணைக்கப்பட்ட கற்றை ஒன்றிணைவதைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு துளை தேவைப்படுகிறது. பாதை வேறுபாடு மாறுபடும் என்பதால் ஒருங்கிணைந்த கதிர்கள் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களில் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய துளை ஜாக்வினாட் ஸ்டாப் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட தெளிவுத்திறன் மற்றும் அலைநீளத்திற்கு இந்த வட்ட துளை ஒரு பிளவுக்கு விட அதிக ஒளியை அனுமதிக்கிறது, இதன் விளைவாக அதிக சமிக்ஞை-க்கு-சத்தம் விகிதம் ஏற்படுகிறது. அலைநீள துல்லியம் அல்லது கோன்னஸின் நன்மை. அலைநீள அளவீடு இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் வழியாக செல்லும் அறியப்பட்ட அலைநீளத்தின் லேசர் கற்றை மூலம் அளவீடு செய்யப்படுகிறது. இது சிதறல் கருவிகளைக் காட்டிலும் மிகவும் நிலையானது மற்றும் துல்லியமானது, அங்கு அளவுகோல் விலகல் கிராட்டிங்குகளின் இயந்திர இயக்கத்தைப் பொறுத்தது. நடைமுறையில், இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் உள்ள கற்றை வேறுபடுவதன் மூலம் துல்லியம் வரையறுக்கப்படுகிறது, இது தெளிவுத்திறனைப் பொறுத்தது. மற்றொரு சிறிய நன்மை தவறான ஒளிக்கு குறைவான உணர்திறன், அதாவது ஸ்பெக்ட்ரத்தில் மற்றொரு அலைநீளத்தில் தோன்றும் ஒரு அலைநீளத்தின் கதிர்வீச்சு. சிதறல் கருவிகளில், இது விலகல் கிராட்டிங் மற்றும் தற்செயலான பிரதிபலிப்புகளில் உள்ள குறைபாடுகளின் விளைவாகும். எஃப்டி கருவிகளில் நேரடி சமமான எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் வெளிப்படையான அலைநீளம் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் உள்ள பண்பேற்ற அதிர்வெண்ணால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தீர்மானம் இன்டர்ஃபெரோகிராம் நீளம் பரிமாணத்தில் உள்ளது. ஃபோரியர் உருமாற்றம் (எஃப்டி) பரிமாணத்தை தலைகீழாக மாற்றுகிறது, எனவே இன்டர்ஃபெரோகிராமின் எஃப்டி பரஸ்பர நீள பரிமாணத்தில் ([எல்-1]) உள்ளது, இது அலை எண்ணின் பரிமாணமாகும். செமீ-1 இல் உள்ள நிறமாலை தீர்மானம் செமீ இல் அதிகபட்ச பின்னடைவின் பரஸ்பரத்திற்கு சமம். எனவே அதிகபட்ச பின்னடைவு 0.25 செமீ ஆக இருந்தால் 4 செமீ-1 தீர்மானம் பெறப்படும்; இது மலிவான எஃப். டி. ஐ. ஆர் கருவிகளுக்கு பொதுவானது. அதிகபட்ச பின்னடைவை அதிகரிப்பதன் மூலம் மிக அதிக தெளிவுத்திறனைப் பெற முடியும். இது எளிதானது அல்ல, ஏனெனில் நகரும் கண்ணாடி ஒரு சரியான நேர் கோட்டில் பயணிக்க வேண்டும். தட்டையான கண்ணாடிகளுக்கு பதிலாக மூலையில்-கனசதுர கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்துவது உதவியாக இருக்கும், ஏனெனில் ஒரு மூலையில்-கனசதுர கண்ணாடியிலிருந்து வெளியேறும் கதிர் உள்வரும் கதிருக்கு இணையாக இருப்பதால், கண்ணாடியின் நோக்குநிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் ஒளி கற்றை அச்சுக்கு செங்குத்தாக அச்சுகள். 1966 ஆம் ஆண்டில் ஜானைன் கோன்ஸ் வீனஸ் வளிமண்டலத்தின் வெப்பநிலையை வீனஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடின் அதிர்வு-சுழற்சி நிறமாலையை 0.1 செமீ-1 தீர்மானத்தில் பதிவு செய்து அளந்தார். ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலையில் உள்ள ஹைட்ரஜன் Hα உமிழ்வு பட்டையை தனது இன்டர்ஃபெரோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி அதன் இரண்டு கூறுகளாகத் தீர்க்க மைக்கேல்சன் முயன்றார். p25 0.001 cm−1 தெளிவுத்திறன் கொண்ட ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இப்போது வணிக ரீதியாக கிடைக்கிறது. உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட எஃப். டி. ஐ. ஆருக்கு செயல்திறன் நன்மை முக்கியமானது, ஏனெனில் அதே தெளிவுத்திறனுடன் ஒரு சிதறல் கருவியில் உள்ள மோனோக்ரோமேட்டர் மிகவும் குறுகிய நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பிளவுகளைக் கொண்டிருக்கும். உந்துதல் எஃப்டிஐஆர் என்பது அகச்சிவப்பு உறிஞ்சுதல் மற்றும் உமிழ்வு நிறமாலையை அளவிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். அகச்சிவப்பு உறிஞ்சுதல் மற்றும் உமிழ்வு நிறமாலையை மக்கள் ஏன் அளவிடுகிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய விவாதத்திற்கு, அதாவது. ஏன், எப்படி பொருட்கள் அகச்சிவப்பு ஒளியை உறிஞ்சி வெளியிடுகின்றன என்ற கட்டுரையைப் பார்க்கவும்ஃ அகச்சிவப்பு நிறமாலை. பாகங்கள் ஐஆர் ஆதாரங்கள் எஃப். டி. ஐ. ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் பெரும்பாலும் நடுத்தர மற்றும் அருகிலுள்ள ஐஆர் பகுதிகளில் அளவீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நடுத்தர ஐஆர் பிராந்தியத்திற்கு, 2−25 மைக்ரோமீட்டர் (5,000-400 செமீ−1), மிகவும் பொதுவான ஆதாரம் ஒரு சிலிக்கான் கார்பைடு (சிஐசி) உறுப்பு சுமார் (குளோபர்) வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. வெளியீடு ஒரு பிளாக் பாடி போன்றது. அருகிலுள்ள ஐஆர் இன் குறுகிய அலைநீளங்களுக்கு, 1 − 2.5 மைக்ரோ மீட்டர் (10,000-4,000 செமீ −1), அதிக வெப்பநிலை ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது, பொதுவாக ஒரு டங்ஸ்டன்-ஆலசன் விளக்கு. குவார்ட்ஸ் உறை உறிஞ்சப்படுவதன் மூலம் இவற்றின் நீண்ட அலைநீள வெளியீடு சுமார் 5 மைக்ரோமீட்டராக (2,000 செமீ−1) வரையறுக்கப்படுகிறது. தொலைதூர ஐஆர்-ஐப் பொறுத்தவரை, குறிப்பாக 50 மைக்ரோமீட்டருக்கு (200 செமீ-1) அப்பால் உள்ள அலைநீளங்களில் ஒரு பாதரச வெளியேற்ற விளக்கு ஒரு வெப்ப மூலத்தை விட அதிக வெளியீட்டை அளிக்கிறது. ஃபார்-ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் பொதுவாக பைரோஎலக்ட்ரிக் டிடெக்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றின் மீது விழும் ஐஆர் கதிர்வீச்சின் தீவிரம் மாறுபடுகிறது. இந்த கண்டறிதல்களில் உள்ள உணர்திறன் கூறுகள் டியூட்டரேட்டட் ட்ரைக்ளைசின் சல்பேட் (டி. டி. ஜி. எஸ்) அல்லது லித்தியம் டாண்டலேட் (லிட்டாவோ 3) ஆகும். இந்த கண்டறிதல்கள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் செயல்படுகின்றன மற்றும் பெரும்பாலான வழக்கமான பயன்பாடுகளுக்கு போதுமான உணர்திறனை வழங்குகின்றன. சிறந்த உணர்திறனை அடைய ஸ்கேன் செய்வதற்கான நேரம் பொதுவாக சில வினாடிகள் ஆகும். அதிக உணர்திறன் அல்லது விரைவான பதில் தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட ஒளிமின்னழுத்தக் கண்டுபிடிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திரவ நைட்ரஜன் குளிரூட்டப்பட்ட பாதரச காட்மியம் டெல்லுரைடு (எம். சி. டி) கண்டறிதல்கள் நடுத்தர ஐ. ஆரில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த டிடெக்டர்கள் மூலம் ஒரு இன்டர்ஃபெரோகிராம் 10 மில்லி விநாடிகளில் அளவிட முடியும். குளிர்விக்கப்படாத இண்டியம் காலியம் ஆர்சனைடு ஃபோட்டோடையோட்கள் அல்லது டிடிஜிஎஸ் ஆகியவை அருகிலுள்ள ஐஆர் அமைப்புகளில் வழக்கமான தேர்வுகளாகும். மிகவும் உணர்திறன் கொண்ட திரவ-ஹீலியம்-குளிரூட்டப்பட்ட சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மானியம் போலோமீட்டர்கள் தொலைதூர ஐ. ஆரில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு மூலங்கள் மற்றும் பீம்ஸ்ப்ளிட்டர்கள் இரண்டும் திறமையற்றவை. பீம் ஸ்ப்ளிட்டர் ஒரு சிறந்த பீம்-ஸ்ப்ளிட்டர் சம்பவ கதிர்வீச்சின் 50 சதவீதத்தை கடத்துகிறது மற்றும் பிரதிபலிக்கிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு பொருளும் வரையறுக்கப்பட்ட ஒளியியல் பரிமாற்ற வரம்பைக் கொண்டிருப்பதால், பரந்த நிறமாலை வரம்பை மறைக்க பல கற்றை-பிளவுகள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். நடுத்தர ஐஆர் பிராந்தியத்திற்கு பீம்ஸ்ப்ளிட்டர் பொதுவாக கெ. பி. ஆர் மூலம் ஜெர்மானியம் அடிப்படையிலான பூச்சு மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது, இது அரை பிரதிபலிப்பாக அமைகிறது. KBr 25 μm (400 cm−1) க்கு அப்பால் உள்ள அலைநீளங்களில் வலுவாக உறிஞ்சப்படுகிறது, எனவே CsI அல்லது KRS-5 சில நேரங்களில் வரம்பை சுமார் 50 μm (200 cm−1) வரை நீட்டிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ZnSe என்பது ஒரு மாற்றாகும், அங்கு ஈரப்பத நீராவி ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கலாம், ஆனால் இது சுமார் 20 மைக்ரோமீட்டருக்கு (500 செமீ-1) மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கே. ஏ. எஃப் 2 என்பது அருகிலுள்ள ஐ. ஆருக்கு வழக்கமான பொருளாகும், இது கே. பி. ஆரை விட கடினமானது மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு குறைவான உணர்திறன் கொண்டது, ஆனால் சுமார் 8 மைக்ரோமீட்டருக்கு (1,200 செமீ-1) அப்பால் பயன்படுத்த முடியாது. ஒரு எளிய மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் ஒரு கற்றை இரண்டு முறை பீம்ஸ்ப்ளிட்டர் வழியாக செல்கிறது, ஆனால் மற்றொன்று ஒரு முறை மட்டுமே செல்கிறது. இதைச் சரிசெய்ய, சமமான தடிமன் கொண்ட கூடுதல் ஈடுசெய்யும் தட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபார்-ஐஆர் பீம்ஸ்ப்ளிட்டர்கள் பெரும்பாலும் பாலிமர் படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட அலைநீள வரம்பை உள்ளடக்கியது. அட்டென்யூட்டட் மொத்த பிரதிபலிப்பு (ஏடிஆர்) என்பது திடமான அல்லது மெல்லிய படல மாதிரிகளின் மொத்த பண்புகளை விட மேற்பரப்பு பண்புகளை அளவிட எஃப். டி. ஐ. ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரின் ஒரு துணை ஆகும். பொதுவாக, ஏடிஆர் மாதிரி நிலைமைகளைப் பொறுத்து சுமார் 1 அல்லது 2 மைக்ரோமீட்டர் ஊடுருவல் ஆழத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஃபோரியர் உருமாற்றம் நடைமுறையில் இன்டர்ஃபெரோகிராம் என்பது பின்னடைவின் தனித்துவமான மதிப்புகளுக்கு அளவிடப்படும் தீவிரங்களின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான பின்னடைவு மதிப்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு நிலையானது. எனவே, ஒரு தனித்த ஃபோரியர் உருமாற்றம் தேவைப்படுகிறது. ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் (எஃப்எஃப்டி) வழிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்பெக்ட்ரல் ரேஞ்ச் ஃபார்-அகச்சிவப்பு முதல் எஃப். டி. ஐ. ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் தொலைதூர அகச்சிவப்பு வரம்பிற்காக உருவாக்கப்பட்டன. இதற்கு காரணம் நல்ல ஒளியியல் செயல்திறனுக்குத் தேவையான இயந்திர சகிப்புத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது, இது பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளத்துடன் தொடர்புடையது. தொலைதூர அகச்சிவப்பு ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட அலைநீளங்களுக்கு, ~ 10 மைக்ரோமீட்டர் சகிப்புத்தன்மை போதுமானது, அதேசமயம் பாறை-உப்பு பகுதி சகிப்புத்தன்மை 1 மைக்ரோமீட்டரை விட சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பொதுவான கருவி கியூப் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் ஆகும், இது என். பி. எல். இல் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் க்ரப் பார்சன்ஸால் சந்தைப்படுத்தப்பட்டது. இது நகரும் கண்ணாடியை இயக்க ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டாரைப் பயன்படுத்தியது, ஒவ்வொரு படியும் முடிந்த பிறகு டிடெக்டர் பதிலைப் பதிவு செய்தது. மிட்-இன்ஃப்ராரெட் மலிவான மைக்ரோகம்ப்யூட்டர்களின் வருகையுடன், ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், தரவைச் சேகரிப்பதற்கும், ஃபோரியர் உருமாற்றத்தைச் செய்வதற்கும், ஸ்பெக்ட்ரமை வழங்குவதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு கணினியைக் கொண்டிருப்பது சாத்தியமானது. இது பாறை உப்பு பிராந்தியத்திற்கான எஃப்டிஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களின் வளர்ச்சிக்கு உத்வேகம் அளித்தது. மிக உயர் துல்லியமான ஒளியியல் மற்றும் இயந்திர கூறுகளை உற்பத்தி செய்வதில் உள்ள சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டும். பரந்த அளவிலான கருவிகள் இப்போது வணிக ரீதியாக கிடைக்கின்றன. கருவி வடிவமைப்பு மிகவும் அதிநவீனமாகிவிட்டாலும், அடிப்படை கொள்கைகள் அப்படியே உள்ளன. இப்போதெல்லாம், இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் நகரும் கண்ணாடி ஒரு நிலையான வேகத்தில் நகர்கிறது, மேலும் ஹீலியம்-நியான் லேசரால் ஒளிரும் இரண்டாம் நிலை இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் விளிம்புகளில் பூஜ்ஜிய-குறுக்குவெட்டுகளைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் இன்டர்ஃபெரோகிராமின் மாதிரி தூண்டப்படுகிறது. நவீன எஃப். டி. ஐ. ஆர் அமைப்புகளில் நிலையான கண்ணாடி வேகம் கண்டிப்பாக தேவையில்லை, லேசர் விளிம்புகள் மற்றும் அசல் இன்டர்ஃபெரோகிராம் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் அதிக மாதிரி விகிதத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜேம்ஸ் டபிள்யூ பிரால்ட் முன்னோடியாக ஒரு நிலையான கட்டத்தில் மீண்டும் இணைக்கப்படும் வரை. இதன் விளைவாக வரும் அகச்சிவப்பு நிறமாலையில் மிக அதிக அலை எண் துல்லியத்தை இது வழங்குகிறது மற்றும் அலை எண் அளவுத்திருத்த பிழைகளைத் தவிர்க்கிறது. அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு பகுதி பாறை உப்பு பகுதிக்கும் புலப்படும் பகுதியின் தொடக்கத்திற்கும் இடையிலான அலைநீள வரம்பை சுமார் 750 நானோமீட்டரில் பரவியுள்ளது. இந்த பிராந்தியத்தில் அடிப்படை அதிர்வுகளின் மேலோட்டங்களைக் காணலாம். இது முக்கியமாக செயல்முறை கட்டுப்பாடு மற்றும் வேதியியல் இமேஜிங் போன்ற தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் சிதறல் நிறமாலை பயன்படுத்தப்பட்ட அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் எஃப். டி. ஐ. ஆர் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம் (வெளிப்புற இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்). கூடுதலாக, மேம்பட்ட உணர்திறன் மற்றும் வேகம் பயன்பாட்டின் புதிய பகுதிகளைத் திறந்துள்ளன. புவியியல், வேதியியல், பொருட்கள், தாவரவியல் மற்றும் உயிரியல் ஆராய்ச்சி துறைகளில் மிகக் குறைந்த ஆற்றல் டிடெக்டரை அடையும் சூழ்நிலைகளில் ஸ்பெக்ட்ராவை அளவிட முடியும். நானோ மற்றும் உயிரியல் பொருட்கள் எஃப்டிஐஆர் ஹைட்ரோபோபிக் சவ்வு சூழல்களில் பல்வேறு நானோ பொருட்கள் மற்றும் புரதங்களை ஆராய பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு டிரான்ஸ்மெம்பிரேன் புரதத்தின் முதுகெலும்பு வழியாக கொடுக்கப்பட்ட தளத்தில் துருவமுனைப்பை நேரடியாக தீர்மானிக்கும் எஃப். டி. ஐ. ஆரின் திறனை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. பல்வேறு கரிம மற்றும் கனிம நானோ பொருட்களுடன் தொடர்புடைய பிணைப்பு அம்சங்கள் மற்றும் அவற்றின் அளவு பகுப்பாய்வு எஃப். டி. ஐ. ஆரின் உதவியுடன் செய்யப்படலாம். நுண்ணோக்கி மற்றும் இமேஜிங் ஒரு அகச்சிவப்பு நுண்ணோக்கி மாதிரிகளைக் கவனிக்கவும், ஸ்பெக்ட்ராவை 5 மைக்ரோன்கள் வரை சிறிய பகுதிகளிலிருந்து அளவிடவும் அனுமதிக்கிறது. நுண்ணோக்கியை நேரியல் அல்லது 2-டி வரிசை கண்டறிதல்களுடன் இணைப்பதன் மூலம் படங்களை உருவாக்க முடியும். இடஞ்சார்ந்த தீர்மானம் பல்லாயிரக்கணக்கான பிக்சல்களுடன் 5 மைக்ரான்களை அணுகலாம். படங்கள் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் ஒரு நிறமாலையைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் எந்தவொரு அலைநீளம் அல்லது அலைநீளங்களின் கலவையிலும் தீவிரத்தைக் காட்டும் வரைபடங்களாகக் காணலாம். இது மாதிரியில் உள்ள பல்வேறு இரசாயன இனங்களின் பரவலைக் காண அனுமதிக்கிறது. வழக்கமான ஆய்வுகளில் வழக்கமான ஹிஸ்டோபாதாலஜிக்கு மாற்றாக திசு பிரிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் மருந்து மாத்திரைகளின் ஒரே மாதிரியை ஆராய்வது ஆகியவை அடங்கும். விலகல் வரம்பிற்குக் கீழே நானோ அளவுகோல் மற்றும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எஃப். டி. ஐ. ஆரின் இடஞ்சார்ந்த தெளிவுத்திறனை மைக்ரோமீட்டர் அளவுகோலுக்குக் கீழே மேலும் மேம்படுத்த முடியும், அதை அருகிலுள்ள புலம் ஒளியியல் நுண்ணோக்கி தளத்தை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் ஒருங்கிணைக்க முடியும். அதனுடன் தொடர்புடைய நுட்பம் நானோ-எஃப்டிஐஆர் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது மிக சிறிய அளவுகளில் (ஒற்றை வைரஸ்கள் மற்றும் புரத வளாகங்கள்) மற்றும் 10 முதல் 20 என்எம் இடஞ்சார்ந்த தெளிவுத்திறனுடன் பிராட்பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி செய்ய அனுமதிக்கிறது. குரோமடோகிராஃபியில் கண்டறியும் கருவியாக எஃப்டிஐஆர்-இன் வேகம் சேர்மங்களிலிருந்து ஸ்பெக்ட்ராவைப் பெற அனுமதிக்கிறது, ஏனெனில் அவை ஒரு வாயு குரோமடோகிராஃப் மூலம் பிரிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் இந்த நுட்பம் GC-MS (எரிவாயு நிறமாலை-நிறை நிறமாலை) உடன் ஒப்பிடும்போது குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது. GC-IR முறை ஐசோமர்களை அடையாளம் காண குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், அவை அவற்றின் இயல்பால் ஒரே மாதிரியான வெகுஜனங்களைக் கொண்டுள்ளன. கரைப்பான் இருப்பதால் திரவ நிறமாற்றப் பின்னங்கள் மிகவும் கடினமானவை. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்கு என்னவென்றால், ஜெல் ஊடுருவல் குரோமடோகிராஃபியைப் பயன்படுத்தி பாலிஎதிலீனில் மூலக்கூறு அளவின் செயல்பாடாக சங்கிலி கிளைகளை அளவிடுவது, இது கேள்விக்குரிய பகுதியில் உறிஞ்சப்படாத குளோரினேட்டட் கரைப்பான்களைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமாகும். TG-IR (தெர்மோகிராவிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ்-இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி) ஒரு பொருள் வெப்பமடைவதால் உருவாகும் வாயுவை அளவிடுவது, எடை இழப்பை அளவிடுவதன் மூலம் வழங்கப்பட்ட முற்றிலும் அளவு தகவல்களை பூர்த்தி செய்ய இனங்களின் தரமான அடையாளத்தை அனுமதிக்கிறது. பிளாஸ்டிக் மற்றும் கலவைகளில் நீர் உள்ளடக்கத்தை தீர்மானிப்பது எஃப். டி. ஐ. ஆர் பகுப்பாய்வு மிகவும் மெல்லிய பிளாஸ்டிக் மற்றும் கலப்பு பகுதிகளில் நீர் உள்ளடக்கத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது, பொதுவாக ஆய்வக அமைப்பில். இத்தகைய எஃப்டிஐஆர் முறைகள் நீண்ட காலமாக பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் கிரௌக்லிஸ், ககனி மற்றும் எக்டெர்மேயர் ஆகியோரால் இந்த முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது கலப்பு பொருட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. எஃப். டி. ஐ. ஆர் முறை சுமார் 5,200 செமீ-1 இல் உறிஞ்சுதல் பட்டையின் அதிகபட்சத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இது பொருளில் உள்ள உண்மையான நீர் உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. மேலும் காண்க-சமமான இடைவெளி தரவுகளில் காலவரிசையை கணக்கிடுவதற்கு-சமமற்ற இடைவெளி தரவுகளில் காலவரிசையை கணக்கிடுவதற்கு குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் இன்ஃப்ராகார்டு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் புகைப்படம் க்ரப்-பார்சன்ஸ்-என். பி. எல் கியூப் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, டட்லி வில்லியம்ஸின் பகுதி 2, பக்கம் 81 அகச்சிவப்பு பொருட்கள் பல உப்பு படிகங்களின் பண்புகள் மற்றும் பயனுள்ள இணைப்புகள். பிரிஸ்டல் பல்கலைக்கழகத்தின் எஃப். டி. ஐ. ஆர் ஆய்வக உதாரணம் ஃபோரியர் பகுப்பாய்வு அகச்சிவப்பு நிறமாலை