Magnetic immunoassay
மேக்னடிக் இம்யூனோஅஸ்ஸே (எம்ஐஏ) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுப்பாய்வைக் கண்டறிய வழக்கமான என்சைம்கள் (எலிசா), ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் (ஆர்ஐஏ) அல்லது ஃப்ளோரசன்ட் நோய்த்தடுப்பு மருந்துகள் (ஃப்ளோரசன்ட் இம்யூனோஅஸ்ஸேஸ்) ஆகியவற்றிற்கு பதிலாக காந்த மணிகளை லேபிள்களாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை நோயறிதல் இம்யூனோஅஸ்ஸே ஆகும். எம்ஐஏ என்பது ஒரு ஆன்டிபாடியை அதன் ஆன்டிஜெனுடன் குறிப்பிட்ட பிணைப்பை உள்ளடக்கியது, அங்கு ஒரு காந்த முத்திரை ஜோடியின் ஒரு உறுப்புடன் இணைக்கப்படுகிறது. காந்த மணிகளின் இருப்பு பின்னர் ஒரு காந்த ரீடர் (மேக்னடோமீட்டர்) மூலம் கண்டறியப்படுகிறது, இது மணிகளால் தூண்டப்பட்ட காந்தப்புல மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. காந்தமானியால் அளவிடப்படும் சமிக்ஞை பகுப்பாய்விக்கு (வைரஸ், நச்சு, பாக்டீரியா, இதய குறிப்பான் போன்றவை) விகிதாசாரமாகும். ஆரம்ப மாதிரியில் செறிவு. காந்த முத்திரைகள் நானோமெட்ரிக் அளவிலான இரும்பு ஆக்சைடு துகள்களால் ஆனவை அல்லது பாலிமர்களுடன் ஒட்டப்படுகின்றன. இந்த காந்த மணிகள் 35 நானோமீட்டர் முதல் 4.5 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும். காந்த நானோ துகள்களின் கூறு 5 முதல் 50 நானோ மீட்டர் வரை இருக்கும் மற்றும் வெளிப்புறமாகப் பயன்படுத்தப்படும் காந்தப்புலத்தின் முன்னிலையில் சூப்பர்பாராமக்னெட்டிசம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான தரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. 1970 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வென்ற பிரெஞ்சுக்காரர் லூயிஸ் நீல் என்பவரால் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த சூப்பர்பாராமக்னடிக் தரம் ஏற்கனவே காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (எம். ஆர். ஐ) மற்றும் உயிரியல் பிரிப்புகளில் மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஆனால் வணிக நோயறிதல் பயன்பாடுகளில் லேபிளிங்கிற்கு இன்னும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. காந்த லேபிள்கள் அத்தகைய பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான பல அம்சங்களை வெளிப்படுத்துகின்றனஃ அவை வினையூக்கி வேதியியல் அல்லது ஒளி-ப்ளீச்சிங் மூலம் பாதிக்கப்படுவதில்லை, எனவே காலப்போக்கில் நிலையானவை, ஒரு உயிரணு மூலக்கூறு மாதிரியில் காந்தப் பின்னணி பொதுவாக முக்கியமற்றது, மாதிரி கொந்தளிப்பு அல்லது கறை காந்த பண்புகளில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது, காந்த மணிகளை தொலைவிலிருந்து காந்தத்தால் கையாள முடியும். கண்டறிதல் காந்த நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு (எம்ஐஏ) காந்தத்தால் குறிக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் அல்லது நோய்க்கிருமிகளைக் கண்டறிய முடியும். எலிசா அல்லது வெஸ்டர்ன் பிளாட்டைப் போலவே செயல்படுவதால், பகுப்பாய்வுகளின் செறிவுகளைத் தீர்மானிக்க இரண்டு-ஆன்டிபாடி பிணைப்பு செயல்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. எம்ஐஏ ஒரு காந்த மணியை பூசும் ஆன்டிபாடிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த ஆன்டிபாடிகள் நேரடியாக விரும்பிய நோய்க்கிருமி அல்லது மூலக்கூறுடன் பிணைக்கப்படுகின்றன, மேலும் பிணைக்கப்பட்ட மணிகளில் இருந்து வழங்கப்படும் காந்த சமிக்ஞை ஒரு காந்தமானியைப் பயன்படுத்தி படிக்கப்படுகிறது. நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் வழங்கும் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், இது ஒரு திரவ ஊடகத்தில் நடத்தப்படலாம், அங்கு எலிசா அல்லது வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் போன்ற முறைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை ஆன்டிபாடி (எச்ஆர்பி [ஹார்ஸ் முள்ளங்கி பெராக்ஸிடேஸ்] போன்றவை) பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு விரும்பிய இலக்கை பிணைக்க ஒரு நிலையான ஊடகம் தேவைப்படுகிறது. எம்ஐஏ ஒரு திரவ ஊடகத்தில் நடத்தப்படலாம் என்பதால், விரும்பிய மூலக்கூறுகளின் துல்லியமான அளவீட்டை மாதிரி அமைப்பில் செய்ய முடியும். அளவிடக்கூடிய முடிவுகளை அடைய எந்த தனிமைப்படுத்தலும் ஏற்படக்கூடாது என்பதால், பயனர்கள் ஒரு அமைப்பிற்குள் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க முடியும். அவர்களின் இலக்கின் நடத்தை பற்றி ஒரு சிறந்த யோசனையைப் பெறுதல். இந்த கண்டறிதல் ஏற்படக்கூடிய பழக்கவழக்கங்கள் எண்ணற்றவை. கண்டறிதலின் மிக அடிப்படையான வடிவம், இரண்டாம் நிலை ஆன்டி-பாடி கொண்ட பாலிஎதிலீன் மேட்ரிக்ஸைக் கொண்ட ஈர்ப்பு நெடுவரிசை வழியாக ஒரு மாதிரியை இயக்குவதாகும். இலக்கு கலவை மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஆன்டிபாடியுடன் பிணைக்கப்படுகிறது, மேலும் மீதமுள்ள பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடையகத்தைப் பயன்படுத்தி கழுவப்படுகின்றன. காந்த ஆன்டிபாடிகள் பின்னர் அதே நெடுவரிசை வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு அடைகாக்கும் காலத்திற்குப் பிறகு, எந்த வரம்பற்ற ஆன்டிபாடிகளும் முன்பு இருந்த அதே முறையைப் பயன்படுத்தி கழுவப்படுகின்றன. குறிக்கோளுடன் பிணைக்கப்பட்ட காந்த மணிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வாசிப்பு, சவ்வில் உள்ள ஆன்டிபாடிகளால் பிடிக்கப்படுகிறது, இது கரைசலில் உள்ள இலக்கு கலவையை அளவிட பயன்படுகிறது. மேலும், இது எலிசா அல்லது வெஸ்டர்ன் பிளாட் முறையைப் போலவே இருப்பதால், ஆராய்ச்சியாளர் தங்கள் தரவை இதேபோல் அளவிட விரும்பினால், எம்ஐஏ-க்கான சோதனைகள் அதே கண்டறிதலைப் பயன்படுத்தத் தழுவிக்கொள்ளப்படலாம். காந்தமானிகள் ஒரு எளிய கருவியால் ஒரு மாதிரியின் இருப்பைக் கண்டறிந்து மொத்த காந்த சமிக்ஞையை அளவிட முடியும், இருப்பினும், ஒரு பயனுள்ள எம்ஐஏவை உருவாக்குவதற்கான சவால் இயற்கையாக நிகழும் காந்தப் பின்னணியை (சத்தம்) பலவீனமான காந்தத்தால் பெயரிடப்பட்ட இலக்கில் (சமிக்ஞை) இருந்து பிரிப்பதாகும். உயிர்-உணர்திறன் பயன்பாடுகளுக்கான அர்த்தமுள்ள சமிக்ஞை-க்கு-சத்தம் விகிதத்தை (எஸ். என். ஆர்) அடைய பல்வேறு அணுகுமுறைகள் மற்றும் சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனஃ மாபெரும் காந்த-எதிர்ப்பு சென்சார்கள் மற்றும் சுழல் வால்வுகள், பீசோ-எதிர்ப்பு கான்டிலீவர்கள், தூண்டல் சென்சார்கள், சூப்பர் கண்டக்டிங் குவாண்டம் குறுக்கீடு சாதனங்கள், அனிசோட்ரோபிக் காந்த-எதிர்ப்பு வளையங்கள் மற்றும் மினியேச்சர் ஹால் சென்சார்கள். ஆனால் எஸ். என். ஆரை மேம்படுத்துவதற்கு பெரும்பாலும் தரவு செயலாக்கத்தின் மூலம் மீண்டும் மீண்டும் ஸ்கேனிங் மற்றும் எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் வழங்க ஒரு சிக்கலான கருவி தேவைப்படுகிறது, அல்லது குறிக்கோளின் துல்லியமான சீரமைப்பு மற்றும் மினியேச்சர் மற்றும் பொருந்தும் அளவின் சென்சார். இந்த தேவைக்கு அப்பால், காந்த லேபிள்களின் நேரியல் அல்லாத காந்த பண்புகளைப் பயன்படுத்தும் எம்ஐஏ பிளாஸ்டிக், நீர், நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மற்றும் பிற பொருட்கள் வழியாக செல்ல ஒரு காந்தப்புலத்தின் உள்ளார்ந்த திறனை திறம்பட பயன்படுத்த முடியும், இதனால் பல்வேறு நோயெதிர்ப்பு அளவீடுகளில் உண்மையான அளவீட்டு அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது. சூப்பர்பாராமேக்னடிக் பொருட்களின் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையை அளவிடும் வழக்கமான முறைகளைப் போலல்லாமல், நேரியல் அல்லாத காந்தமயமாக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்ட எம்ஐஏ மாதிரி மேட்ரிக்ஸ், நுகரக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகள் மற்றும்/அல்லது நைட்ரோசெல்லுலோஸ் போன்ற நேரியல் டயஸ் அல்லது பாரா காந்த பொருட்களின் தாக்கத்தை நீக்குகிறது. இந்த பொருட்களின் உள்ளார்ந்த காந்தவியல் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தாலும்,-10−5 (டயா) அல்லது + 10−3 (பாரா) இன் வழக்கமான எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மதிப்புகளுடன், ஒரு சோதனைக்கு நானோகிராம் போன்ற மிகக் குறைந்த அளவு சூப்பர்பாராமக்னடிக் பொருட்களை ஆராயும்போது, துணை பொருட்களால் உருவாக்கப்படும் பின்னணி சமிக்ஞையை புறக்கணிக்க முடியாது. காந்த முத்திரைகளின் நேரியல் அல்லாத காந்தப் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட எம்ஐஏவில் மணிகள் எஃப் 1 மற்றும் எஃப் 2 ஆகிய இரண்டு அதிர்வெண்களில் மாறி மாறி காந்தப்புலத்திற்கு ஆளாகின்றன. சூப்பர்பாராமேக்னடிக் லேபிள்கள் போன்ற நேரியல் அல்லாத பொருட்களின் முன்னிலையில், ஒரு சமிக்ஞையை ஒருங்கிணைந்த அதிர்வெண்களில் பதிவு செய்யலாம், எடுத்துக்காட்டாக, f = f1 ± 2 × f2 இல். இந்த சமிக்ஞை வாசிப்பு சுருள் உள்ளே காந்த பொருள் அளவு சரியாக விகிதாசார உள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பம் காந்த நோயெதிர்ப்பு அளவீட்டை பல்வேறு வடிவங்களில் சாத்தியமாக்குகிறதுஃ தங்க லேபிள்களை காந்த லேபிள்களுடன் செங்குத்து ஓட்ட சோதனைகளுடன் மாற்றுவதன் மூலம் வழக்கமான பக்கவாட்டு ஓட்ட சோதனை, பெரிய அளவிலான மாதிரிகள் மைக்ரோஃப்ளூயிடிக் பயன்பாடுகள் மற்றும் பயோசிப் ஆகியவற்றில் அரிய பகுப்பாய்வுகளை (பாக்டீரியா போன்றவை) விசாரிக்க அனுமதிக்கிறது. பயன்பாடுகள் எம்ஐஏ என்பது ஒரு பல்துறை நுட்பமாகும், இது பல்வேறு வகையான நடைமுறைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். தற்போது இது கிரேபிவைன் ஃபேன்லீஃப் வைரஸ் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் எக்ஸ் போன்ற பயிர்களை பொதுவாக அழிக்கும் நோய்க்கிருமிகளைப் பிடிக்க தாவரங்களில் உள்ள வைரஸ்களைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் தழுவல்களில் இப்போது கையடக்க சாதனங்கள் அடங்கும், அவை பயனர் புலத்தில் முக்கியமான தரவை சேகரிக்க அனுமதிக்கின்றன. சிகிச்சையளிக்கும் மருந்துகளைக் கண்காணிக்கவும் எம்ஐஏ பயன்படுத்தப்படலாம். 53 வயதான சிறுநீரக மாற்று நோயாளியின் வழக்கு அறிக்கை, சிகிச்சையளிக்கும் மருந்தின் அளவை மருத்துவர்கள் எவ்வாறு மாற்ற முடிந்தது என்பதை விவரிக்கிறது. குறிப்புகள் நோயெதிர்ப்பு சோதனைகள் இரத்த சோதனைகள் மருத்துவ சோதனை உபகரணங்கள்