Quartz fiber dosimeter
குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் டோசிமீட்டர், சில நேரங்களில் சுய குறியீட்டு பாக்கெட் டோசிமீட்டர் (எஸ். ஐ. பி. டி) அல்லது சுய வாசிப்பு பாக்கெட் டோசிமீட்டர் (எஸ். ஆர். பி. டி) அல்லது குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் எலக்ட்ரோமீட்டர் (க்யூ. எஃப். இ) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வகை கதிர்வீச்சு டோசிமீட்டர் ஆகும், இது பேனா போன்ற சாதனமாகும், இது சாதனத்தால் பெறப்பட்ட அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் ஒட்டுமொத்த அளவை அளவிடுகிறது, பொதுவாக ஒரு வேலை காலத்தில். இது ஒரு நபரின் ஆடைகளில் ஒட்டப்படுகிறது, பொதுவாக முழு உடல் வெளிப்பாட்டிற்காக ஒரு மார்பக பாக்கெட், கதிர்வீச்சுக்கு பயனரின் வெளிப்பாட்டை அளவிட. இது இப்போது மின்னணு தனிப்பட்ட டோசிமீட்டர் (ஈ. பி. டி) போன்ற நவீன டோசிமீட்டர் வகைகளால் மாற்றப்படுகிறது. மற்ற வகையான தனிப்பட்ட கதிர்வீச்சு டோசிமீட்டரைப் போலவே, இது தொழில்ரீதியாக கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகும் தொழிலாளர்களால் அணியப்படுகிறது, எனவே அவர்களின் முதலாளிகள் தங்கள் வெளிப்பாட்டைப் பதிவுசெய்து, அது சட்டப்பூர்வமாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குக் கீழே உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க முடியும். கதிர்வீச்சு மூலம் அறையில் உள்ள காற்றின் அயனியாக்கம் காரணமாக ஒரு அயனியாக்கம் அறையில் ஒரு உலோக கடத்தி மீது நிலைமின்னியல் கட்டணம் குறைவதை அளவிடுவதன் மூலம் இது செயல்படுகிறது. இது 1937 ஆம் ஆண்டில் சார்லஸ் லாரிட்சன் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகிய பிறகு பூஜ்ஜிய டோஸ் ரீடிங்கிற்கு மீட்டெடுக்க டோஸிமீட்டரை அவ்வப்போது ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும். இது பொதுவாக பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உடனடியாகப் படிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயனரின் வெளிப்பாட்டைப் பதிவு செய்ய டோஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது. சில நிறுவனங்களில், வெளிப்பாடுகளின் துல்லியமான பதிவை உறுதி செய்வதற்காக ரீசார்ஜிங் சாதனத்தை வைத்திருப்பது சுகாதார இயற்பியலாளர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு குறைந்த-சக்தி நுண்ணோக்கி மற்றும் ஒரு ஒளிரும் லென்ஸைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு ஒளி மூலத்தில் ஒளிரும் லென்ஸை இலக்காகக் கொண்டு நுண்ணோக்கியைப் பார்ப்பதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் வெளிப்பாட்டை நேரடியாகப் படிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த சாதனம் முக்கியமாக காமா மற்றும் எக்ஸ்-கதிர்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டது, ஆனால் இது 1 MeV க்கு மேல் பீட்டா கதிர்வீச்சையும் கண்டறிகிறது. நியூட்ரான் உணர்திறன் பதிப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் டோசிமீட்டர்கள் வெவ்வேறு வரம்புகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அமைதி-நேர தொழில் வெளிப்பாடு வரம்புகள் பொதுவாக 500 எம்ஆர்எம் (5 எம்எஸ்வி) வரை அளவிடப்படுகின்றன, இது சாதாரண அமெரிக்க வருடாந்திர டோஸ் 360 எம்ஆர்எம் (3.6 எம்எஸ்வி) ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. போர்க்கால வீழ்ச்சி மீட்டர்கள் 500 ரெம் (5 எஸ். வி) வரை அளவிடப்படுகின்றன, இது தோராயமாக ஆபத்தான டோஸ் ஆகும். குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் சாதனம் ஒரு பழைய டோசிமீட்டர் வடிவமைப்பு ஆகும். இது இந்த குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படுகிறதுஃ குறைந்த துல்லியம்ஃ அனலாக் இயந்திர வடிவமைப்பு காரணமாக, துல்லியம் சுமார் 15 சதவீதம் ஆகும், இது மற்ற டோசிமீட்டர்களை விட குறைவாகும். வாசிப்பு பிழைகள்ஃ இதை கைமுறையாக மட்டுமே படிக்க முடியும் என்பதால் இது மனித வாசிப்பு பிழைகளுக்கு ஆளாகிறது. சிறிய மாறும் வரம்புஃ சாதனத்தின் வரம்பு மின்முனையில் உள்ள கட்டணத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது. சார்ஜ் முடிந்ததும் சாதனம் வெளிப்பாட்டைப் பதிவு செய்வதை நிறுத்துகிறது. இதன் பொருள் எதிர்பாராத பெரிய கதிர்வீச்சு அளவுகள் மிகவும் வழக்கமான குறைந்த அளவிலான வெளிப்பாடுகளைக் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட சாதனங்களை விரைவாக நிறைவு செய்ய முடியும். அயனி அறையிலிருந்து சார்ஜிங் முள் ஒரு சிறிய இடைவெளியால் பிரிக்கப்படுவதன் மூலம் ஈரப்பதம் பரவுதல் கையாளப்படுகிறது. சாதனம் சார்ஜர் மீது உறுதியாக தள்ளப்பட்டு, இடைவெளியை மூடி, டோசிமீட்டரை மீட்டமைக்க அனுமதிக்கிறது. டோசிமீட்டரை வெளியிடுவது சார்ஜர் முள் அயனி அறையிலிருந்து துண்டிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பூஜ்ஜியத்தில் ஒரு சிறிய மாற்றத்தைத் தூண்டுகிறது, இது ஒப்பீட்டளவில் கணிக்க முடியாதது. செயல்பாட்டுக் கோட்பாடு குவார்ட்ஸ் ஃபைபர் டோசிமீட்டர் என்பது லாரிட்சன் எலக்ட்ரோஸ்கோப் எனப்படும் சாதனத்தின் கரடுமுரடான வடிவமாகும். இது அயனியாக்கம் அறை என்று அழைக்கப்படும் சீல் செய்யப்பட்ட காற்று நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டரைக் கொண்டுள்ளது. அதன் உள்ளே ஒரு உலோக மின்முனை துண்டு உள்ளது, இது ரீசார்ஜ் செய்வதற்காக பேனாவின் முடிவில் ஒரு முனையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்முனையின் மறுமுனையில் ஒரு மென்மையான தங்கம் பூசப்பட்ட குவார்ட்ஸ் நார் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது மீதமுள்ள மின்முனைக்கு இணையாக உள்ளது. அறையின் முனைகள் வெளிப்படையானவை மற்றும் நுண்ணோக்கி நார் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. ரீசார்ஜ் செய்யும் போது, சார்ஜர் உயர் டிசி மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, பொதுவாக 150-200 வோல்ட்டுகளைச் சுற்றி, மின்முனைக்கு, நிலைமின்னியல் கட்டணத்துடன் சார்ஜ் செய்கிறது. குவார்ட்ஸ் நார், அதே கட்டணத்தைக் கொண்டுள்ளது, கூலொம்ப் விசை காரணமாக மின்முனையின் மேற்பரப்பால் விரட்டப்படுகிறது மற்றும் மின்முனையிலிருந்து விலகி வளைகிறது. சார்ஜ் செய்த பிறகு, சார்ஜ் மின்முனையில் உள்ளது, ஏனெனில் அது காப்பிடப்பட்டுள்ளது. அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் ஒரு துகள் அறை வழியாகச் செல்லும்போது, அது காற்றின் மூலக்கூறுகளுடன் மோதி, அவற்றிலிருந்து எலக்ட்ரான்களைத் தட்டி, காற்றில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட அணுக்களை (அயனிகளை) உருவாக்குகிறது. எதிர் மின்னூட்டத்தின் அயனிகள் மின்முனைக்கு ஈர்க்கப்பட்டு அதில் உள்ள சில மின்னூட்டங்களை நடுநிலையாக்குகின்றன. மின்முனையில் குறைக்கப்பட்ட மின்னூட்டம் இழையின் மீது உள்ள சக்தியைக் குறைக்கிறது, இதனால் அது மின்முனையை நோக்கி மீண்டும் நகர்கிறது. இழையின் நிலையை நுண்ணோக்கி மூலம் படிக்க முடியும். இழையின் பின்னால் கதிர்வீச்சின் அலகுகளில் ஒரு அளவுகோல் உள்ளது, அது முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்படும்போது இழையின் நிலையில் பூஜ்ஜிய புள்ளியுடன் உள்ளது. ஒவ்வொரு கதிர்வீச்சு துகள்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சார்ஜ் மின்முனையை கசிவதற்கு அனுமதிப்பதால், எந்த நேரத்திலும் ஃபைபரின் நிலை கடைசி ரீசார்ஜ் செய்யப்பட்டதிலிருந்து அறை வழியாகச் சென்ற ஒட்டுமொத்த கதிர்வீச்சைக் குறிக்கிறது. ரீசார்ஜிங் இழந்த கட்டணத்தை மீட்டெடுக்கிறது மற்றும் ஃபைபரை அதன் அசல் திசை திருப்பப்பட்ட நிலைக்குத் திருப்புகிறது. சார்ஜர் என்பது ஒரு சிறிய பெட்டி, பொதுவாக ஒரு பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மின்னணு சுற்றுவட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது பேட்டரியின் மின்னழுத்தத்தை சார்ஜ் செய்யத் தேவையான உயர் மின்னழுத்தத்திற்கு நகர்த்துகிறது. பெட்டியில் ஒரு பொருத்தம் உள்ளது, அதற்கு சார்ஜிங் மின்முனையில் டோசிமீட்டரின் முனையை அழுத்த வேண்டும். சில சார்ஜர்களில் அளவீட்டு மின்முனையை ஒளிரச் செய்ய ஒரு ஒளி உள்ளது, இதனால் அளவீடு, லாக்கிங் மற்றும் ரீசார்ஜிங் ஆகியவை ஒரு வழக்கமான இயக்கத்துடன் நிகழலாம். மின்முனைக்கும் கேஸ்க்கும் இடையில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மின்தேக்கியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பெரிய வரம்புகளைக் கொண்ட அலகுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. மின்தேக்கி மின்முனையில் கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு சாதனத்தில் அதிக அளவு மின்னூட்டத்தை சேமிக்கிறது. ஒவ்வொரு கதிர்வீச்சு துகள்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சார்ஜ் தப்பிக்க அனுமதிப்பதால், ஃபைபரை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நகர்த்த அதிக எண்ணிக்கையிலான கதிர்வீச்சு துகள்கள் தேவைப்படுகின்றன. பாக்கெட் அயனியாக்கம் அறை சுய வாசிப்பு திறன்கள் இல்லாத மேற்கண்ட டோசிமீட்டரின் ஒரு பதிப்பு, பாக்கெட் அயனியாக்கம் அறை அல்லது பாக்கெட் சேம்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது இரண்டாம் உலகப் போர் மற்றும் போருக்குப் பிந்தைய அரசு மற்றும் இராணுவத் திட்டங்களில், குறிப்பாக மன்ஹாட்டன் திட்டத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு எளிய அயனியாக்கம் அறையைக் கொண்டிருந்தது, ஒரு மின்முனை மையத்திற்கு கீழே இயங்குகிறது, ஆனால் படிக்க எலக்ட்ரோஸ்கோப் இல்லை. அதற்கு பதிலாக சாதனத்தை ஒரு தனி துல்லியமான எலக்ட்ரோமீட்டர்/சார்ஜரில் செருகுவதன் மூலம் வெளிப்பாடு படிக்கப்பட்டது, இது மின்முனையில் சார்ஜ் குறைந்து வருவதை அளவிடுகிறது மற்றும் மின்முனையை ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு முன்பு அதை ஒரு மீட்டரில் காட்டுகிறது. இவை எலக்ட்ரோமீட்டர் வகையை விட எளிமையானவை, மிகவும் கரடுமுரடானவை மற்றும் மலிவானவை என்ற நன்மையைக் கொண்டிருந்தன, ஆனால் எலக்ட்ரோமீட்டர்/சார்ஜர் இல்லாமல் அணிந்தவரால் வெளிப்பாட்டைப் படிக்க முடியாது என்ற குறைபாடு (சில இராணுவ பயன்பாடுகளில் விரும்பத்தக்கதாகக் கருதப்பட்டது) இருந்தது. அவை இனி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. விகித மீட்டர் அதே சார்ஜருடன் பயன்படுத்தப்படும் இதேபோன்ற சாதனம், ஒரு விகித மீட்டர் ஆகும். சிவில் பாதுகாப்பு நபர்களுக்கு கதிர்வீச்சு விகிதங்களை அளவிட இது ஒரு மலிவான முறையாகும். ஒன்று ரேட் மீட்டரை சார்ஜ் செய்த பிறகு நேர வெளிப்பாட்டிற்கான ரேட் மீட்டரின் மாற்ற விகிதத்தை அளவிடுகிறது. வழக்கமாக ஒன்று முப்பத்திரண்டு காலத்தின் கடுமையான வீழ்ச்சியையும், பத்து நிமிட காலப்பகுதியில் லேசான வீழ்ச்சியையும் அளவிடுகிறது. விகித மீட்டரில் இரண்டு உள் அளவுகோல்கள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் கதிர்வீச்சு பாய்ச்சலை நேரடியாக ரெம்ஸில் படிக்கின்றன. கீகர் கவுண்டர் சிண்டிலேஷன் கவுண்டர் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் கதிர்வீச்சு டோசிமீட்டர்களின் புகைப்பட பட்டியல் டோசிமீட்டர்கள் அயோனைசிங் கதிர்வீச்சு கண்டறிதல்கள்