Thiele tube
ஜெர்மன் வேதியியலாளர் ஜோஹன்னஸ் தீலேயின் பெயரால் பெயரிடப்பட்ட தீலே குழாய், ஒரு எண்ணெய் குளியல் மற்றும் வெப்பமாக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வக கண்ணாடிப் பொருட்கள் ஆகும். அத்தகைய அமைப்பு பொதுவாக ஒரு பொருளின் உருகும் புள்ளி அல்லது கொதிநிலையை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கருவி ஒரு இணைக்கப்பட்ட கைப்பிடியுடன் ஒரு கண்ணாடி சோதனைக் குழாயை ஒத்திருக்கிறது. அறுவைசிகிச்சை எண்ணெய் குழாயில் ஊற்றப்படுகிறது, பின்னர் "கைப்பிடி" ஒரு சிறிய சுடர் அல்லது வேறு சில வெப்ப உறுப்புகளால் சூடாக்கப்படுகிறது. தீலே குழாயின் வடிவம் எண்ணெயை சூடாக்கும்போது வெப்பச்சலன நீரோட்டங்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த நீரோட்டங்கள் குழாயில் உள்ள எண்ணெய் முழுவதும் மிகவும் சீரான வெப்பநிலை விநியோகத்தை பராமரிக்கின்றன. குழாயின் பக்கவாட்டு இந்த வெப்பச்சலன நீரோட்டங்களை உருவாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் தீப்பிழம்பிலிருந்து வெப்பத்தை வெப்ப எண்ணெய் முழுவதும் சமமாகவும் விரைவாகவும் மாற்றுகிறது. ஒரு கேபில்லரி குழாயில் பேக் செய்யப்பட்ட மாதிரி, தெர்மோமீட்டருடன் இணைக்கப்பட்டு, ஒரு ரப்பர் பேண்ட் அல்லது ரப்பர் குழாயின் ஒரு சிறிய துண்டு மூலம் பிடிக்கப்படுகிறது. தீலே குழாய் பொதுவாக ஒரு சிறிய சுடருடன் மைக்ரோபர்னரைப் பயன்படுத்தி சூடாக்கப்படுகிறது. உருகுதல் புள்ளி நிர்ணயம் ஒரு ரப்பர் பட்டையுடன் ஒரு தெர்மோமீட்டருடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு சீல் செய்யப்பட்ட தந்துகியில் ஒரு மாதிரி குழாயில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது. வெப்பம் தொடங்கப்பட்டு, மாதிரி உருகும் வெப்பநிலை வரம்புகளை பின்னர் காணலாம். வெப்பத்தின் போது, உருகுவதைக் காணும் புள்ளி மற்றும் வெப்பநிலை மாறிலி மாதிரியின் உருகுதல் புள்ளியாகும். மிகவும் நவீன முறை ஒரு உருகுதல் புள்ளி கருவி என்று அழைக்கப்படும் பிரத்யேக உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. துல்லியமான அளவீட்டைப் பெறுவதற்கு உருகும் புள்ளியில் மெதுவான வெப்ப விகிதம் தேவைப்படுகிறது. மாதிரி உருகத் தொடங்கும் போது தெர்மோமீட்டரில் வெப்பநிலையைப் பதிவுசெய்து, அனைத்து மாதிரிகளும் உருகும்போது வெப்பநிலையை மீண்டும் பதிவு செய்யுங்கள் (இது உங்களுக்கு உருகுதல் புள்ளி வரம்பை வழங்குகிறது, இது பொதுவாக வேதியியல் இலக்கியத்தில் மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது). கொதிநிலை நிர்ணயம் ஒரு தீலே குழாய் ஒரு திரவத்தின் கொதிநிலையை சிவோலோபோஃப் முறை மூலம் அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு இணைவு குழாயில் ஒரு மாதிரி ஒரு ரப்பர் பட்டையுடன் ஒரு தெர்மோமீட்டருடன் இணைக்கப்பட்டு, குழாயில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது. ஒரு சீல் செய்யப்பட்ட கேபில்லரி, திறந்த முனை கீழே சுட்டிக்காட்டுகிறது, இணைவு குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. தீலே குழாய் சூடாக்கப்படுகிறது; கரைந்த வாயுக்கள் முதலில் மாதிரியிலிருந்து உருவாகின்றன. மாதிரி கொதிக்கத் தொடங்கியவுடன், வெப்பம் நிறுத்தப்பட்டு, வெப்பநிலை குறையத் தொடங்குகிறது. திரவ மாதிரி சீல் செய்யப்பட்ட தந்துகிக்குள் உறிஞ்சப்படும் வெப்பநிலை மாதிரியின் கொதிநிலை ஆகும். குறிப்புகள் ஆய்வக கண்ணாடிப் பொருட்கள்