Potentiometric titration
பகுப்பாய்வு வேதியியலில், பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் என்பது ஒரு ரெடாக்ஸ் எதிர்வினையின் நேரடி டைட்டரேஷன் போன்ற ஒரு நுட்பமாகும். இது ஒரு அமிலத்தை வகைப்படுத்த ஒரு பயனுள்ள வழிமுறையாகும். எந்த குறியீடும் பயன்படுத்தப்படவில்லை; அதற்கு பதிலாக மின்சார ஆற்றல் பகுப்பாய்வு முழுவதும் அளவிடப்படுகிறது, பொதுவாக ஒரு எலக்ட்ரோலைட் கரைசல். இதைச் செய்ய, இரண்டு மின்முனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஒரு காட்டி மின்முனை (கண்ணாடி மின்முனை மற்றும் உலோக அயனி காட்டி மின்முனை) மற்றும் ஒரு குறிப்பு மின்முனை. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பு மின்முனைகள் ஹைட்ரஜன் மின்முனைகள், காலோமெல் மின்முனைகள் மற்றும் சில்வர் குளோரைடு மின்முனைகள் ஆகும். காட்டி மின்முனை சோதனைக் கரைசலில் ஆர்வமுள்ள அயனிகளுடன் ஒரு மின் வேதியியல் அரை கலத்தை உருவாக்குகிறது. குறிப்பு மின்முனை மற்ற அரை உயிரணுவை உருவாக்குகிறது. ஒட்டுமொத்த மின்சார ஆற்றல் இரண்டு மின்முனைகளுக்கு இடையிலான சோதனை கரைசலில் சாத்தியமான வீழ்ச்சியைப் போலவே கணக்கிடப்படுகிறது. டைட்ரன்ட் சேர்க்கப்படுவதால் இடைவெளியில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. சேர்க்கப்பட்ட தொகுதிக்கு எதிரான ஆற்றலின் வரைபடத்தை வரையலாம் மற்றும் எதிர்வினையின் இறுதி புள்ளி மின்னழுத்தத்தின் தாவலுக்கு இடையில் பாதியிலேயே இருக்கும். குறிகாட்டி மின்முனை தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ஆர்வமுள்ள அயனிகளின் செறிவைப் பொறுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, மின்முனை எதிர்வினை மாற்றங்களின் செறிவாக, அதற்கேற்ப மாறுகிறது. எனவே பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்ட்ரேஷன் என்பது டைட்ரன்ட்டின் கூட்டலுடன் அளவீட்டை உள்ளடக்கியது. பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டரேஷனின் வகைகள் அமில-கார டைட்டரேஷன் (மொத்த காரத்தன்மை மற்றும் மொத்த அமிலத்தன்மை), ரெடாக்ஸ் டைட்டரேஷன் (எச்ஐ/எச்ஒய் மற்றும் செரேட்), மழைப்பொழிவு டைட்டரேஷன் (ஆலைடுகள்) மற்றும் காம்ப்ளக்ஸோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் (இலவச ஈடிடிஏ மற்றும் ஆன்டிகல் #5) ஆகியவை அடங்கும். முதல் பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் 1893 ஆம் ஆண்டில் லீப்சிக்கில் உள்ள ஓஸ்ட்வால்ட் நிறுவனத்தில் ராபர்ட் பெஹ்ரெண்டால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பொட்டாசியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் புரோமைடு மற்றும் பொட்டாசியம் அயோடைடு ஆகியவற்றுடன் மெர்குரஸ் கரைசலை டைட்டரேட் செய்தார். அவர் ஒரு பாதரச மின்முனையுடன் ஒரு பாதரச/பாதரச நைட்ரேட் குறிப்பு மின்முனையையும் பயன்படுத்தினார். பாதரச நைட்ரேட் மற்றும் பாதரச நைட்ரேட்/பாதரசத்தால் ஆன ஒரு செல்லில், ஆரம்ப மின்னழுத்தம் 0 என்று அவர் கண்டறிந்தார். பொட்டாசியம் குளோரைடு ஒரு பக்கத்தில் மெர்குரஸ் நைட்ரேட்டுடன் சேர்க்கப்பட்டால், பாதரசம் (I) குளோரைடு வீழ்படிவாகிறது. இது பக்கத்தில் உள்ள பாதரச (I) அயனிகளின் ஆஸ்மோடிக் அழுத்தத்தைக் குறைத்து, சாத்தியமான வேறுபாட்டை உருவாக்குகிறது. கூடுதல் பொட்டாசியம் குளோரைடு சேர்க்கப்படும்போது இந்த சாத்தியமான வேறுபாடு மெதுவாக அதிகரிக்கிறது, ஆனால் பின்னர் வேகமாக அதிகரிக்கிறது. அனைத்து மெர்குரஸ் நைட்ரேட்டும் வீழ்படிவு செய்யப்பட்டவுடன் மிகப்பெரிய சாத்தியமான வேறுபாடு அடையப்படுவதை அவர் கண்டறிந்தார். இது முத்திரைகளின் இறுதிப் புள்ளிகளைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்பட்டது. வில்ஹெல்ம் பாட்ஜர் பின்னர் ஓஸ்ட்வால்ட் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தபோது பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்ட்ரேஷன் கருவியை உருவாக்கினார். வலுவான மற்றும் பலவீனமான அமிலங்களுக்கு இடையிலான டைட்டரேஷனில் உள்ள வேறுபாடுகளையும், பாலிபேசிக் அமிலங்களின் நடத்தையையும் கவனிக்க அவர் பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டரேஷனைப் பயன்படுத்தினார். அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களுக்கு பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டேஷன்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான யோசனையை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார், அவை வண்ண அளவீட்டு குறியீட்டுடன் இணைந்து டைட்டிரேட் செய்ய முடியாது பொடென்ஷியோமெட்ரிக் டைட்டேஷன்கள் முதன்முதலில் கிரோடோகினோவால் ரெடாக்ஸ் டைட்டேஷன்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. அவர் ஒரு பளபளப்பான பிளாட்டினம் மின்முனை மற்றும் ஒரு கலோமல் மின்முனை பயன்படுத்தி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் ஆலைடு அயனிகளை டைட்டிரேட் செய்தார். குறைக்கும் கரைசலில் ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற முகவர் சேர்க்கப்பட்டால், குறைக்கும் பொருள் மற்றும் எதிர்வினை தயாரிப்புக்கு இடையிலான சமநிலை எதிர்வினை தயாரிப்பை நோக்கி மாறும் என்று அவர் கூறினார். குறைக்கும் பொருளின் அளவு மிகவும் சிறியதாக மாறும் வரை இது மிக மெதுவாக ஆற்றலை மாற்றுகிறது. டிட்ரேட்டிங் கரைசலின் ஒரு சிறிய சேர்த்தல் சேர்க்கப்பட்டவுடன் ஆற்றலில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படும், ஏனெனில் குறைக்கும் முகவரின் இறுதி அளவுகள் அகற்றப்பட்டு, ஆற்றலானது ஆக்ஸிஜனேற்ற முகவருடன் மட்டுமே ஒத்திருக்கிறது. சாத்தியமான வேறுபாட்டின் இந்த பெரிய அதிகரிப்பு எதிர்வினையின் இறுதிப் புள்ளியைக் குறிக்கிறது. மேலும் காண்கஃ குரோனோமெரோமெட்ரி மின்னாற்பகுப்பு முறைகள் குறிப்புகள் தலைப்பு