Filar micrometer
ஃபில்லர் மைக்ரோமீட்டர் என்பது வானியல் தொலைநோக்கிகளில் வானியற்பியல் அளவீடுகளுக்காகவும், நுண்ணோக்கிகளில் மாதிரி அளவீடுகளுக்காகவும், அருகிலுள்ள பொருட்களின் கோணங்கள் மற்றும் தூரங்களை அளவிடுவதற்கான தொலைநோக்கிகளில் சீரமைப்பு மற்றும் கணக்கெடுப்பு ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு கண்ணோட்டமாகும். "ஃபிலார்" என்பது லத்தீன் வார்த்தையான ஃபிலம் (நூல்) என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது. இது சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணிய நூல்கள் அல்லது கம்பிகளைக் குறிக்கிறது. கட்டுமானம் மற்றும் பயன்பாடு ஒரு வழக்கமான வடிகட்டி மைக்ரோமீட்டர் ஒரு நுண்ணிய இணையான கம்பிகள் அல்லது நூல்களைக் கொண்ட ஒரு வலையைக் கொண்டுள்ளது, அவை மைக்ரோமீட்டர் திருகு பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தி பார்வையாளரால் நகர்த்தப்படலாம். கம்பிகள் கண் இமையின் மையப் படத் தளத்தில் வைக்கப்படுகின்றன, எனவே அவை கண்காணிப்பின் கீழ் உள்ள பொருளின் மீது கூர்மையாக மிகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் மைக்ரோமீட்டர் இயக்கம் மையத் தளத்தின் குறுக்கே கம்பிகளை நகர்த்துகிறது. மற்ற வடிவமைப்புகள் ஒரு நிலையான வலையமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதற்கு எதிராக ஒரு கம்பி அல்லது இரண்டாவது வலையம் நகர்கிறது. ஐடியூபில் ஐபீஸ் அசெம்பிளியை சுழற்றுவதன் மூலம், இரண்டு கண்காணிப்பு புள்ளிகளின் நோக்குநிலையுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் அளவீட்டு அச்சை சீரமைக்க முடியும். ஒரு காலத்தில், சிலந்தி பட்டு நூலாகப் பயன்படுத்துவது பொதுவானதாக இருந்தது. ஒரு கம்பியை ஒரு புள்ளியின் மீது வைப்பதன் மூலமும், மற்றொன்றை இரண்டாவது புள்ளிக்கு நகர்த்துவதன் மூலமும், இரண்டு கம்பிகளுக்கு இடையிலான தூரத்தை கருவியின் மைக்ரோமீட்டர் பகுதியுடன் அளவிட முடியும். படத் தளத்தில் இந்த துல்லியமான தூர அளவீட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, புறநிலை குவிய நீளத்துடன் ஒரு முக்கோணவியல் கணக்கீடு ஒரு தொலைநோக்கியில் காணப்படும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான கோண தூரத்தை வழங்குகிறது. ஒரு நுண்ணோக்கியில், இதேபோன்ற கணக்கீடு ஒரு மாதிரியில் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான இடஞ்சார்ந்த தூரத்தை அளிக்கிறது. ஒரு சீரமைப்பு தொலைநோக்கியில், கண் இமையின் துல்லியமான மைக்ரோமெட்ரிக் அளவீடு பார்வைக் கோட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கவனிக்கப்பட்ட புள்ளியின் உண்மையான தூரத்தை நேரடியாகக் குறிக்கிறது. தொலை மையக் கோட்பாட்டின் காரணமாக, இந்த முழுமையான அளவீடு பொருளுக்கான தூரத்திலிருந்து சுயாதீனமாக உள்ளது. வானியல் தொலைநோக்கிகளில் ஃபில்லர் மைக்ரோமீட்டர்களின் பொதுவான பயன்பாடு இரட்டை நட்சத்திரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை அளவிடுவதாகும். நவீன வானியலில் ஃபைலர் மைக்ரோமீட்டர்கள் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை டிஜிட்டல் புகைப்பட நுட்பங்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளன, அங்கு டிஜிட்டல் பிக்சல்கள் பட தூரத்திற்கு ஒரு துல்லியமான குறிப்பை வழங்குகின்றன. ஃபைலர் கண் இமைகள் இன்னும் வானியல் கற்பிப்பதிலும் சில தன்னார்வ வானியலாளர்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முந்தைய சாதனங்கள் வில்லியம் காஸ்காயின் கண்டுபிடித்த மைக்ரோமீட்டர் ஐபீஸ் ஃபில்லர் மைக்ரோமீட்டரின் முன்னோடியாக இருந்தது. கோண தூரங்களின் முந்தைய அளவீடுகள் ஒரு குறுகிய, ஐசோசிலஸ் முக்கோண வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட மெல்லிய உலோகத் தாளை கண் இமைகளில் செருகுவதை நம்பியிருந்தன. உலோகத் தகட்டின் இரண்டு அருகிலுள்ள விளிம்புகள் ஒரே நேரத்தில் ஆர்வமுள்ள இரண்டு பொருட்களையும் மறைக்கும் வரை தாள் கண்ணிமைக்குள் தள்ளப்பட்டது. பொருள்கள் அணைக்கப்பட்ட நிலையை கவனமாக அளவிடுவதன் மூலமும், புறநிலை லென்ஸின் குவிய நீளத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமும், கோண தூரத்தை கணக்கிட முடியும். கிறிஸ்டியன் ஹைஜென்ஸ் அத்தகைய சாதனத்தைப் பயன்படுத்தினார். மைக்ரோமீட்டர் குறிப்புகள் குறிப்புகள் ஜார்ஜ் ஓ. ஏபெல், பிரபஞ்சத்தின் ஆய்வு, நான்காவது பதிப்பு, சாண்டர்ஸ் கல்லூரி வெளியீடு, 1982, வெளிப்புற இணைப்புகள் ஃபோட்டோகிராஃப்கள் ஆஃப் தி ஃபிலார் மைக்ரோமீட்டர் சர்க்கா 1930 பயன்படுத்தப்பட்டது லிக் அப்சர்வேட்டரி ரெக்கார்ட்ஸ் டிஜிட்டல் காப்பகம், யுசி சாண்டா குரூஸ் நூலகத்தின் டிஜிட்டல் சேகரிப்பு அளவீட்டு கருவிகள் வானியல் கருவிகள் அறிவியல் கருவிகள் கணக்கெடுப்பு கருவிகள் வரலாற்று அறிவியல் கருவிகள் வானியல் வரலாறு