Classical interference microscopy
அளவீட்டு குறுக்கீடு நுண்ணோக்கி என்றும் அழைக்கப்படும் கிளாசிக்கல் குறுக்கீடு நுண்ணோக்கி, கட்ட மாறுபட்ட நுண்ணோக்கி அல்லது வேறுபட்ட குறுக்கீடு நுண்ணோக்கியில் (டிஐசி) பயன்படுத்தப்படுவதை விட மிகப் பெரிய பக்கவாட்டு பிரிப்புடன் இரண்டு தனித்தனி ஒளி கற்றைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. குறுக்கீடு நுண்ணோக்கியின் மாறுபாடுகளில், பொருள் மற்றும் குறிப்பு கற்றை ஒரே குறிக்கோளைக் கடந்து செல்லும் போது, ஒவ்வொரு பொருளிலும் இரண்டு படங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன (ஒன்று "பேய் படம்"). இரண்டு படங்களும் காட்சி புலத்திற்குள் பக்கவாட்டாகவோ அல்லது வெவ்வேறு குவிய தளங்களில் பிரிக்கப்படுகின்றன, இது பயன்படுத்தப்படும் ஒளியியல் கொள்கைகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு படங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கும்போது ஒரு தொந்தரவாக இருக்கலாம், ஏனெனில் அவை வெகுஜன தடிமன் அளவீடுகளின் துல்லியத்தை கடுமையாக பாதிக்கும். எனவே டி. ஐ. சி. யைப் போலவே தயாரிப்பின் சுழற்சி அவசியமாக இருக்கலாம். முதல் பயன்படுத்தக்கூடிய குறுக்கீடு நுண்ணோக்கிகளில் ஒன்று டைசனால் வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் குக், ட்ரோடன் & சிம்ஸ் (பின்னர் விக்கர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ்), யார்க் இங்கிலாந்தால் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த புத்திசாலித்தனமான ஒளியியல் அமைப்பு பீம் பாதையில் துருவமுனைப்பு கூறுகள் தேவையில்லாமல் குறுக்கீடு இமேஜிங்கை அடைந்தது. துருவமுனைப்பு கூறுகளை உள்ளடக்கிய பிற்கால பிரபலமான வடிவமைப்பு ஸ்மித்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு, முதலில் சி. பேக்கர், லண்டன் மற்றும் பின்னர் அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்க ஆப்டிகல் நிறுவனத்தால் சந்தைப்படுத்தப்பட்டது. மேற்கூறிய அனைத்து வடிவமைப்புகளுடனும் பொதுவாக எதிர்கொள்ளும் இரட்டை-பட சிக்கல் ஹார்னால் செயல்படுத்தப்பட்ட மாக்-ஜெஹெண்டர் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் வடிவமைப்பில் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டது, இது மிகவும் விலையுயர்ந்த கருவியாகும், இது துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியைப் பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் துல்லியமாக பொருந்தக்கூடிய நகல் நோக்கங்கள் மற்றும் கண்டன்சர்கள் தேவைப்படுகிறது. இந்த வடிவமைப்பின் மூலம் (ஈ. லீட்ஸால் சந்தைப்படுத்தப்பட்டது) 60 மிமீ கற்றை பிரிப்பு நுண்ணோக்கியில் அடையப்பட்டது, ஆனால் இங்கே இரண்டு தனித்தனி நுண்ணோக்கி ஸ்லைடு தயாரிப்புகளின் (மாதிரி மற்றும் போலி) ஒளியியல் தடிமன்களை சமநிலைப்படுத்துவதிலும், நீண்ட அவதானிப்புகளின் போது இந்த முக்கியமான சமநிலையை பராமரிப்பதிலும் புதிய சிரமம் எழுந்துள்ளது (எ. கா. 37 டிகிரி செல்சியஸில் பராமரிக்கப்படும் உயிரணுக்களின் கால இடைவெளி ஆய்வுகள்), இல்லையெனில் பின்னணி குறுக்கீடு நிறத்தில் படிப்படியான மாற்றம் காலப்போக்கில் நிகழ்கிறது. குறுக்கீடு நுண்ணோக்கி அளவீடுகளால் வழங்கப்படும் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், உயிரணுக்களின் திட்டமிடப்பட்ட உலர்ந்த வெகுஜனத்தை அளவிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறாகும், இது ஆண்ட்ரூ ஹக்ஸ்லியால் ஸ்ட்ரைட்டட் தசை உயிரணு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றிய ஆய்வுகளில் திறம்பட பயன்படுத்தப்பட்டது, இது தசைச் சுருக்கத்தின் நெகிழ் இழையின் மாதிரிக்கு வழிவகுத்தது. குறுக்கீடு நுண்ணோக்கியின் புகழ் 1940-1970 களில் உச்சத்தை அடைந்தது, அதன் பிறகு கருவியின் சிக்கலான தன்மை மற்றும் அதன் பயன்பாடு மற்றும் படத் தரவின் விளக்கம் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள சிரமங்கள் காரணமாக வீழ்ச்சியடைந்தது. சமீப ஆண்டுகளில், கிளாசிக்கல் குறுக்கீடு நுண்ணோக்கி (குறிப்பாக மாக்-ஜெஹெண்டர் கருவி) உயிரியலாளர்களால் "மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது", ஏனெனில் அதன் முக்கிய அசல் குறைபாடு (மொழிபெயர்க்கப்பட்ட குறுக்கீடு பட்டைகள் அல்லது சிக்கலான வண்ணப் படங்களின் கடினமான விளக்கம்) இப்போது டிஜிட்டல் கேமரா படப் பதிவு மூலம் எளிதில் முறியடிக்கப்படலாம், அதைத் தொடர்ந்து கணினி வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செயலாக்கப்பட்ட தரவை திட்டமிடப்பட்ட உலர்ந்த வெகுஜனத்தின் தவறான வண்ணப் படங்களாக விரைவாக வழங்கலாம். தொழில்துறை ஆய்வு, குறைக்கடத்தி ஆய்வு மற்றும் மேற்பரப்பு கட்டமைப்பு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிற்கான குறுக்கீடு நுண்ணோக்கி மிகவும் வளர்ந்த மற்றும் பரவலான பயன்பாட்டில் உள்ளது. கருவி வரலாறு மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் பெயர்கள் ஸ்மித் சிஸ்டம் (சி. பேக்கர், லண்டன், இங்கிலாந்து) டைசன் (குக் ட்ரோடன் & சிம்ஸ், யார்க், இங்கிலாந்து) ஜாமின்-லெபெடெஃப் (ஈ. லீட்ஸ், வெட்ஸ்லர், & ஜீஸ், ஜெர்மனி) மாக்-ஜெஹெண்டர் (ஈ. லீட்ஸ், வெட்ஸ்லர், ஜெர்மனி) குறிப்புகள் நுண்ணோக்கி