Near-field scanner
மின்காந்த அருகிலுள்ள புல ஸ்கேனர் (என். எஃப். எஸ்) என்பது ஒரு சாதனத்தின் அருகிலுள்ள புலப் பகுதியில் பெறப்பட்ட ஒற்றை அல்லது பல புல ஆய்வுகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட மின் அளவின் இடஞ்சார்ந்த விநியோகத்தை தீர்மானிக்க ஒரு அளவீட்டு அமைப்பாகும், இது அளவிடப்பட்ட அளவை மின்காந்த புலமாக மாற்றுவதற்கு உதவும் தொடர்புடைய எண் பிந்தைய செயலாக்க முறைகளுடன் இருக்கலாம். ஆய்வு சமிக்ஞையைக் கண்டறியும் சமிக்ஞை பெறுநரைப் பொறுத்து, நேரம் அல்லது அதிர்வெண்ணின் செயல்பாடாக மின்னழுத்தம் ஒரு பொதுவான அளவிடப்பட்ட அளவு ஆகும். DUT வேண்டுமென்றே அல்லது தற்செயலாக மின்காந்த புல ஆற்றலை கதிர்வீச்சு செய்யும் அல்லது சேமிக்கும் எந்தவொரு பொருளாகவும் கருதப்படலாம் என்பதால், எ. கா. ஆண்டெனா கதிர்வீச்சு அதன் அதிர்வு அதிர்வெண்ணுக்கு அப்பால் தூண்டப்படுகிறது. மின்னழுத்த முறை பொதுவாக பிளானர், உருளை அல்லது கோள வடிவியல் மேற்பரப்புகளில் வரையறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான இடஞ்சார்ந்த மாதிரிகளின் தொகுப்பாக வரைபடமாக்கப்படுகிறது. நுண்ணலை ஆண்டெனாக்களுக்கு முன்னால் உள்ள ஆய்வு சமிக்ஞை மாறுபாடுகளை வரைபடமாக்க 1950 களில் முதல் ஸ்கேனர்கள் கட்டப்பட்டன. தொலைதூர புல கதிர்வீச்சு வடிவத்தை தீர்மானிப்பது அருகிலுள்ள புல ஸ்கேனர்களின் ஆண்டெனாவின் முதன்மை பயன்பாடாகும். இந்த புதுமையான நுட்பம் வழக்கமான திறந்தவெளி சோதனை தளங்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான மாற்றீட்டை வழங்கியது, இது ஒரு உட்புற, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் அனைத்து வானிலை திறன் சூழலில் அதிக ஆதாயம், மின்சார ரீதியாக பெரிய ஆண்டெனாக்கள் அல்லது ஆண்டெனா வரிசைகளை (ஆதாயம்> 20 dBi, விட்டம்> 5λ) அளவிடுகிறது. அருகிலுள்ள புல அளவீடுகளின் நன்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பிழைகளில், சோதனையின் கீழ் உள்ள ஆண்டெனா (ஏ. யூ. டி) மற்றும் மின்காந்த ரீதியாக வெளிப்படையற்ற புலம் கண்டறிதல் அமைப்பு (சிதறல்) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான பல பிரதிபலிப்புகள் ஏ. யூ. டி அதிக ஆதாயத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது மிகவும் பங்களிக்கும் பிழைகளுக்கு உட்பட்டவை. எனவே, ஸ்கேனிங் மேற்பரப்பு AUT இன் எதிர்வினை அருகிலுள்ள புலப் பகுதிக்கு வெளியே அமைந்திருக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஈஎம்ஐ அருகிலுள்ள புல ஸ்கேனர் ஈஎம்ஐ பயன்பாடுகளில், ஸ்கேனர் அமைப்பின் முக்கிய கவனம் சோதனையின் கீழ் உள்ள ஒரு சாதனத்தில் விநியோகிக்கப்பட்ட உண்மையான மின்காந்த குறுக்கீடு (ஈஎம்ஐ) ஆதாரங்களைக் கண்டுபிடிப்பதாகும், இது டியூடி ஆகும். அதன்படி, ஸ்கேனிங் மேற்பரப்பு DUT இன் அதிக எதிர்வினை பகுதியில் அமைந்துள்ளது, இது ஆய்வு சமிக்ஞைகளின் வரைபட வடிவத்திலிருந்து நேரடியாக மின்சார கட்டணங்கள் மற்றும் தற்போதைய மேற்பரப்பு அடர்த்திகளின் துல்லியமான இடஞ்சார்ந்த உள்ளூர்மயமாக்கலை செயல்படுத்துகிறது. பொதுவாக ஸ்கேனிங் மேற்பரப்புக்கும் DUT க்கும் இடையிலான பிரிப்பு DUT இன் மிகப்பெரிய இயற்பியல் பரிமாணத்தை விட மிகவும் சிறியது. வழக்கமான தூரங்கள் பிசிபிக்களை ஸ்கேன் செய்வதற்கு 1 மிமீ மற்றும் டை மட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளை ஸ்கேன் செய்வதற்கு 30 மைக்ரோ மீட்டர் ஆகும். அதிர்வெண் களத்தில் புலம் உமிழ்வை விரைவாக உள்ளூர்மயமாக்க, வேகமான ஃபோரியர் உருமாற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமிக்ஞை செயலாக்கத்துடன் நேர களம் கண்டறிதல் நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம், எ. கா. டிஜிட்டல் சேமிப்பு ஊசலாட்டத்தை ஒரு சமிக்ஞை பெறுநராகப் பயன்படுத்துதல். மேலும் வாசிப்பு குறிப்புகள் அளவீட்டு கருவிகள் மின்காந்த கதிர்வீச்சு மீட்டர்கள்