Noise dosimeter
சத்தம் அளவீட்டாளர் (அமெரிக்க ஆங்கிலம்) அல்லது சத்தம் அளவீட்டாளர் (பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம்) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் சத்தம் வெளிப்பாட்டை அளவிடுவதற்காக குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ஒலி நிலை மீட்டர் ஆகும்; பொதுவாக தொழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (ஓஎஸ்ஹெச்ஏ) 29 சிஎஃப்ஆர் 1910.95 தொழில்சார் சத்தம் வெளிப்பாடு தரநிலை அல்லது ஈயூ டைரக்டிவ் 2003/10 ஈசி போன்ற சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க. சத்தம் அளவீட்டு சத்தம் அளவீடுகள் ஒலி அழுத்த நிலைகளை (எஸ். பி. எல்) அளவிடுகின்றன மற்றும் சேமித்து வைக்கின்றன, மேலும் காலப்போக்கில் இந்த அளவீடுகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், 8 மணி நேர வேலை நாள் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒட்டுமொத்த சத்தம்-வெளிப்பாடு வாசிப்பை வழங்குகின்றன. டோசிமீட்டர்கள் தனிப்பட்ட அல்லது பகுதி சத்தம் கண்காணிப்பாளர்களாக செயல்பட முடியும். தொழில் அமைப்புகளில், தனிப்பட்ட சத்தம் அளவீடுகள் பெரும்பாலும் ஒரு தொழிலாளியின் உடலில் அணியப்படுகின்றன, மைக்ரோஃபோன் நபரின் மிகவும் வெளிப்படும் தோள்பட்டையின் நடுத்தர உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சத்தம் நிலைகள் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருக்கும்போது மற்றும் ஊழியர்கள் நடமாடும் நிலையில் இல்லாதபோது சத்தம் வெளிப்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்கு பகுதி கண்காணிப்பு பயன்படுத்தப்படலாம். வெவ்வேறு பகுதிகளில் ஊழியர்கள் நகரும் பணியிடங்களில் அல்லது காலப்போக்கில் சத்தம் தீவிரம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் இடங்களில், சத்தம் வெளிப்பாடு பொதுவாக தனிப்பட்ட கண்காணிப்பு அணுகுமுறையால் மிகவும் துல்லியமாக மதிப்பிடப்படுகிறது. சட்ட நடவடிக்கைகள், பொறியியல் சத்தம் கட்டுப்பாடுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பிற தொழில்துறை சுகாதார நோக்கங்களுக்காக தரவை சேகரிக்க டோசிமீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சத்தம் வெளிப்பாடு அளவீடுகளை நடத்தத் திட்டமிடும்போது, உற்பத்தியாளர்களின் விவரக்குறிப்புகளின்படி டோசிமீட்டர்கள் அளவீடு செய்யப்பட்டு இயக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். ஒலிச் சூழலின் பண்புகள், முக்கிய அளவீட்டு நோக்கங்கள் ஆகியவை செவித்திறன் சேதத்திற்கான அபாயத்தை தீர்மானிப்பது மற்றும் டோசிமீட்டர்களின் பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடைய வரம்புகள் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வதும் அவசியம். டோசிமீட்டர் உற்பத்தியாளர்கள் நம்பகமான செயல்பாட்டை சரிபார்க்க ஒவ்வொரு அளவீட்டிற்கும் முன்னும் பின்னும் பிஸ்டன்ஃபோன் போன்ற ஒலியியல் அளவுத்திருத்தியுடன் கருவியை அளவீடு செய்ய பரிந்துரைக்கிறார்கள். புல அளவுத்திருத்த நடைமுறைகளுக்கு கூடுதலாக, உற்பத்தியாளர்கள் அவ்வப்போது விரிவான அளவுத்திருத்தத்தையும், கண்டறியக்கூடிய குறிப்பு ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தி அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வகத்தால் கருவியின் சான்றிதழையும் பரிந்துரைக்கிறார்கள். சமகால டோசிமீட்டர்களின் கள அளவுத்திருத்தம் பெரும்பாலும் கணினி அடிப்படையிலான நிரல்கள் மூலம் தானியங்கி முறையில் செய்யப்படுகிறது, அவை அளவுத்திருத்த வழக்கத்தை இயக்குகின்றன, நேரம் மற்றும் தேதியை ஆவணப்படுத்துகின்றன, மேலும் நிலைகளில் எந்த ஈடுசெய்தலுக்கும் சரிசெய்கின்றன. தற்போதைய டோசிமீட்டர்கள் பயனருக்கு சத்தம் அளவு, நேர எடையுள்ள சராசரி, ஒலி வெளிப்பாடு நிலை, அதே போல் உச்சம், அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச ஒலி அழுத்த நிலைகள் போன்ற அளவுருக்களை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான டோசிமீட்டர்கள் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் புள்ளிவிவர மற்றும் வரைகலை பிரதிநிதித்துவங்களையும் உருவாக்குகின்றன. டோசிமீட்டர்கள் குறைந்தபட்சம் பின்வரும் அளவுருக்களை வழங்க வேண்டும் என்று ஏஎன்எஸ்ஐ S1.25 குறிப்பிடுகிறதுஃ அதிர்வெண் எடைஃ ஏ-எடை அல்லது சி-எடை எக்ஸ்போனென்ஷியல் சராசரிஃ எஃப் (வேகம்); எஸ் (மெதுவான) அளவுகோல் நிலைஃ 90,85,84,80, அல்லது வி (மாறி) அளவுகோல் காலம்ஃ மணிநேர வரம்பு நிலைஃ 90,80, அல்லது வி (மாறி) பரிமாற்ற விகிதம்ஃ 5,4, அல்லது 3 ஒரு சத்தம் அல்லது ஒலி டோஸ் என்பது ஒரு நாளில் ஒரு நபர் வெளிப்படும் ஒலியின் அளவு. டோஸ் ஒரு சதவீதத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. 100% என்ற இரைச்சல் அளவு என்பது ஒரு நபர் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு சத்தத்தை மீறியிருப்பதைக் குறிக்கிறது. 100% சத்தம் டோஸுக்குப் பிறகு எந்த சத்தம் வெளிப்பாடும் கேட்கும் திறனை பாதிக்கலாம். பரிமாற்ற விகிதம் என்பது வெளிப்பாடு குவியும் விகிதமாகும். பரிமாற்ற வீதத்தைச் சேர்ப்பது வெளிப்பாட்டு நேரத்தை பாதியாகக் குறைக்கிறது. பின்வரும் அட்டவணை நவம்பர் 2018 நிலவரப்படி தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வெளிப்பாடு நிலைகளைக் குறிக்கிறதுஃ தரப்படுத்தல் ஒலி நிலை மீட்டர்கள் மற்றும் டோசிமீட்டர்கள் போன்ற கருவிகளின் தொழில்நுட்பத் தேவைகளைக் குறிப்பிடும் சர்வதேச அமைப்பு ஜெனீவாவை தளமாகக் கொண்ட சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிக்கல் கமிஷன் (ஐ. இ. சி) ஆகும், அதே நேரத்தில் அவற்றின் பயன்பாட்டு முறை பொதுவாக தரப்படுத்தலுக்கான சர்வதேச அமைப்பு (ஐ. எஸ். ஓ) வெளியீட்டில் வழங்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில், அமெரிக்க தேசிய தரநிலைகள் நிறுவனம் (ஏஎன்எஸ்ஐ) ஏஎன்எஸ்ஐ S1.25-1991 (ஆர்2007) தனிப்பட்ட சத்தம் அளவீடுகளின் செயல்திறன் பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது. டோசிமீட்டர்களின் பயன்பாடு அசல் டோசிமீட்டர்கள் டோசிமீட்டரின் உடலுடன் இணைக்கப்பட்ட மைக்ரோஃபோனுடன் அணிந்திருக்கும் பெல்ட்டாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் நடைமுறையில் காதுக்கு அருகில் தோளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த சாதனங்கள் முழு வேலை மாற்றத்திற்காக அணியப்பட்டன, இறுதியில் ஆரம்பத்தில் சதவீத அளவிலோ அல்லது வேறு சில வெளிப்பாடு அளவிலோ ஒரு வாசிப்பைக் கொடுக்கும். அமெரிக்காவில் சட்டத்திற்கு இணங்க அளவீடுகளைச் செய்வதற்கான மிகவும் பொதுவான வழி இவை, ஆனால் ஐரோப்பாவில், வழக்கமான ஒலி நிலை மீட்டர் விரும்பப்பட்டது. இதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன, ஆனால் பொதுவாக ஐரோப்பாவில் டோசிமீட்டர் பல காரணங்களுக்காக நம்பமுடியாததாக இருந்தது, அவற்றில் சில. கேபிள் ஆபத்தானதாகக் கருதப்பட்டது, ஏனெனில் அது சுழலும் இயந்திரங்களைப் பிடிக்க முடியும் டோசிமீட்டர் அளவை மீறியதாக உங்களுக்குச் சொல்ல முடியும், ஆனால் இது எப்போது நடந்தது என்று அது கூறவில்லை தொழிலாளர்கள் தரவை மிக எளிதாக பொய்யாக்க முடியும் சாதனம் வேலை முறையை பாதிக்கும் அளவுக்கு பெரியது அமெரிக்காவில்-ஆரம்பகால சாதனங்களில் பெரும்பாலானவை தயாரிக்கப்பட்டன, இந்த காரணங்கள் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. இந்த ஐரோப்பிய ஆட்சேபனைகளை அகற்ற, அளவீடுகள் சிறியதாகி, சத்தத்தின் நேர வரலாறு, பொதுவாக குறுகிய சமமான ஒலி நிலை (லெக்) வடிவத்தில் சேமிக்கப்படும் ஒரு தரவுக் கடையை சேர்க்கத் தொடங்கியது. இந்தத் தரவை ஒரு தனிநபர் கணினிக்கு மாற்றலாம், மேலும் சத்தம் வெளிப்பாட்டின் சரியான வடிவத்தை நிமிடத்திற்கு நிமிடம் திட்டமிடலாம். பயன்படுத்தப்படும் வழக்கமான முறை ஷார்ட் லெக் வடிவத்தில் தரவைச் சேமிப்பதாகும், இது ஒரு பிரெஞ்சு கருத்தாகும், இது கணினிகளை ஒலியியலில் கொண்டு வர உதவியது. மேலும், டோசிமீட்டர்கள் ஏ-எடையுடன் இரண்டாவது சி-அதிர்வெண்-எடையுள்ள சேனலையும் இணைக்கத் தொடங்கின, இது உண்மையான உச்சத்தை குறிக்க அனுமதித்தது. பிஎஸ்இஎம் தரநிலை வெளியிடப்பட்ட நேரத்தில், ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள பல முக்கிய ஒலி நிலை மீட்டர் நிறுவனங்கள் தங்கள் வரம்பில் ஒரு டோசிமீட்டரைக் கொண்டிருந்தன. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அவர்களின் ஒலி வெளிப்பாட்டைக் கண்காணிக்க தொழிலாளர்கள் சத்தம் டோசிமீட்டர்கள் அணிகிறார்கள். ஒரு வகை 2 ஒலி நிலை மீட்டரின் துல்லியத்துடன், பெரும்பாலான சத்தம் அளவீடுகள் ± 2 dB A க்குள் அளவிடப்படுகின்றன. சத்தம் அளவீட்டு முறை சரியாக அளவீடு செய்யப்பட்டு, தீவிர வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சத்தம் டோசிமீட்டர் பொதுவாக ஒரு செவித்திறன் பாதுகாவலர், ஒலி பொறியாளர் அல்லது செவிவழி நிபுணரால் திட்டமிடப்படுகிறது. நிபுணர் சத்தம் அளவீட்டை அமைக்கும்போது, ஒலி மாதிரியின் அதிர்வெண் மற்றும் பதிவு தகவல் போன்ற அமைப்புகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு டோசிமீட்டரையும் வைக்கும்போது, மைக்ரோஃபோன்கள் தோளில் ஒட்டப்பட்டு மைக்ரோஃபோன் மேல்நோக்கி எதிர்கொள்ள வேண்டும். மைக்ரோஃபோன் சுற்றியுள்ள எந்த துணியிலிருந்தும் திறந்த மற்றும் தெளிவான இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும். இது வெளியில் இருக்கும்போது எந்த காற்று மூலத்திலிருந்தும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், மேலும் தேவைப்பட்டால் பாதுகாப்பிற்காக அதன் மீது காற்றுத் திரை இருக்க வேண்டும். நாள் முழுவதும், டோஸிமீட்டர் பயனர் அனுபவித்த ஒலி மட்டத்தின் நேர எடையுள்ள சராசரியை அளவிடும். வேலை மாற்றத்தின் போது டோசிமீட்டர் பெரும்பாலும் 8 முதல் 10 மணி நேரம் இயங்க வேண்டும் என்பதால் பேட்டரிகள் முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம். சத்தம் அளவீடுகள் பயனரின் குரலைப் பதிவு செய்யாது, எனவே சாதனத்தை எவ்வாறு இயக்குவது மற்றும் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்துவது என்பதை பயனருக்குக் கற்பிப்பது முக்கியம், இதனால் இறுதி முடிவு பயனரின் சேதத்தால் பாதிக்கப்படாது. நிறுவனங்கள் சத்தம் அளவீடுகளை வழங்கும் நிறுவனங்களில் பின்வரும் முக்கிய உற்பத்தியாளர்களும் அடங்குவர்ஃ டென்மார்க் புரூல் & கேஜர் யுனைடெட் கிங்டம் கேஸ்டில் குரூப் லிமிடெட் யுனைடெட் கிங்டம் கேசல்லா சிஇஎல் லிமிடெட் யுனைடெட் கிங்டம் சிரஸ் ரிசர்ச் பிஎல்சி யுனைடெட் கிங்டம் பல்சர் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் பிஎல்சி யு. எஸ். ஏ 3 எம் யு. எஸ். ஏ லார்சன்-டேவிஸ் பிரான்ஸ் 01dB-மெட்ராவிப் போலந்து ஸ்வான்டெக் ஜப்பான் ரியான் கோ., லிமிடெட் குறிப்புகள் ஒலி அளவீடுகள் சத்தம் மாசுபாடு