Swiss Light Source
சுவிஸ் ஒளி மூலமானது (எஸ்எல்எஸ்) அதிக பிரகாசமுள்ள மின்காந்த கதிர்வீச்சை உற்பத்தி செய்வதற்காக சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள பால் ஷெரர் நிறுவனத்தில் (பிஎஸ்ஐ) அமைந்துள்ள ஒரு ஒத்திசைவு ஆகும். திட்டமிடல் 1991 இல் தொடங்கியது, இந்த திட்டம் 1997 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, சேமிப்பு வளையத்திலிருந்து முதல் ஒளி டிசம்பர் 15,2000 இல் காணப்பட்டது. சோதனைத் திட்டம் ஜூன் 2001 இல் தொடங்கியது மற்றும் இது பொருள் அறிவியல், உயிரியல் மற்றும் வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எஸ்எல்எஸ்-இன் முக்கிய கூறு 288 மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட 2.4 ஜிஇவி எலக்ட்ரான் சேமிப்பு வளையம் ஆகும்ஃ எலக்ட்ரான் கற்றை நிறமற்ற திசைதிருப்பலுக்காக மூன்று குழுக்களாக (மூன்று வளைவு அக்ரோமாட், டிபிஏ) இணைக்கப்பட்ட 1.4 டெஸ்லா காந்தப்புலத்தின் 36 இருமுனை காந்தங்களால் வளையம் உருவாகிறது. வெவ்வேறு நீளங்களின் (3 × 11.5 மீ, 3 × 7 மீ, 6 × 4 மீ) டி. பி. ஏ-களுக்கு இடையிலான 12 நேரான பிரிவுகள் புற ஊதா மற்றும் தீவிர பிரகாசத்தின் எக்ஸ்ரே ஒளியை உருவாக்க அன்டுலேட்டர் காந்தங்களுக்கு இடமளிக்கிறது. இருமுனைகளில் 3 கடினமான எக்ஸ்-கதிர்களை உருவாக்க 3 டெஸ்லாவின் அதிகரித்த மைய புலத்தைக் கொண்டுள்ளன. மொத்தம் 177 நாற்கர காந்தங்கள் (காந்த லென்ஸ்கள்) 5,5 என்எம் ரேட் கற்றை உமிழ்வை வழங்க கற்றை மையப்படுத்துகின்றன. 120 செக்ஸ்டுபோல் காந்தங்கள் நாற்கரங்களின் நிற மையப்படுத்தல் பிழைகளை சரிசெய்கின்றன. எலக்ட்ரான் கற்றை நிலையைத் தொடர்ந்து சரிசெய்ய 73 கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து கற்றை வழிநடத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இறுதியாக 24 வளைவு நாற்கர காந்தங்கள் கற்றை எந்த சுழற்சியையும் சரிசெய்யவும் செங்குத்து உமிழ்வைக் குறைக்கவும் சரிசெய்யப்படுகின்றனஃ 2008 ஆம் ஆண்டில் 3 பிஎம் ரேட்டின் உலக சாதனை குறைந்த மதிப்பு அடையப்பட்டுள்ளது. எஸ்எல்எஸ் 1 மைக்ரோமீட்டர் ஃபோட்டான் கற்றை நிலைத்தன்மையை அடைந்துள்ளதுஃ வளையம் டாப்-அப் முறையில் இயக்கப்படுகிறது, அதாவது. 400 எம்ஏ சேமிக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் அடிக்கடி (2 முதல் 3 நிமிடங்கள்) ஊசி மூலம் 2 எம்ஏ வரை நிலையாக வைக்கப்படுகிறது. இது சின்க்ரோட்ரான் கதிர்வீச்சிலிருந்து ஒரு நிலையான வெப்ப சுமையை பராமரிக்கிறது. 73 பீம் நிலை மானிட்டர்கள் மற்றும் 73 கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து ஸ்டீயர்களை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு வேகமான சுற்றுப்பாதை பின்னூட்ட அமைப்பு எலக்ட்ரான் கற்றை நிலையை வினாடிக்கு 4000 முறை சரிசெய்து தரை அதிர்வுகள் போன்றவற்றிலிருந்து ஏதேனும் சிதைவுகளை அடக்குகிறது. சோதனைகளின் போது செய்யப்பட்டதைப் போல அன்டுலேட்டர் நிலையை மாற்றுவதில் இருந்து பீம் சிதைவுகள் அன்டுலேட்டர்களுக்கு ஒரு முறை அளவிடப்படும் ஃபீட் ஃபார்வர்டு திருத்தங்களின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் குறைக்கப்படுகிறது, சுற்றுப்பாதை பின்னூட்டம் மீதமுள்ளவற்றை கவனித்துக்கொள்கிறது. இறுதியாக, சின்க்ரோட்ரான் கதிர்வீச்சின் இருப்பிடத்தை அளவிடும் எக்ஸ்ரே பீம் பொசிஷன் மானிட்டர்கள் பரிசோதனையின் முன் இறுதி சரிசெய்தலைச் செய்கின்றன. எஸ்எல்எஸ் டாப்-அப் செயல்பாட்டிற்காக உகந்த ஒரு பூஸ்டர் சின்க்ரோட்ரானைக் கொண்டுள்ளதுஃ இது சேமிப்பு வளையத்திற்குள் திறமையான பீம் உட்செலுத்தலுக்காக 10 என்எம் ரேட் குறைந்த பீம் உமிழ்வை வழங்குகிறது, மேலும் இது 30 கிலோவாட் குறைந்த சராசரி மின் நுகர்வு கொண்டுள்ளது. இது 270 மீட்டர் பெரிய சுற்றளவு, பெரிய எண்ணிக்கையிலான (93) சிறிய இருமுனை காந்தங்கள் மற்றும் 30x20 மிமீ மட்டுமே குறைந்த துளை மூலம் அடையப்படுகிறது. பூஸ்டர் 320 எம்எஸ் மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் நேரத்தில் கற்றை 100 எம்இவி முதல் 2.4 ஜிஇவி (விருப்பப்படி 2.7 ஜிஇவி) வரை துரிதப்படுத்துகிறது. முன் உட்செலுத்தியாக 100 எம்இவி நேரியல் முடுக்கி இந்த வசதியை நிறைவு செய்கிறது. 2006 ஆம் ஆண்டில் எஸ்எல்எஸ்-ஃபெம்டோ வசதி செயல்பாட்டிற்கு வந்ததுஃ அதிக ஆற்றல் (4 எம்ஜே), குறுகிய துடிப்பு (50 எஃப்எஸ் எஃப் டபிள்யூஎச்எம்) லேசர் துடிப்பு ஒரு விக்லர் காந்தத்தில் எலக்ட்ரான் கற்றைடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம், எலக்ட்ரான் கற்றை ஒரு மெல்லிய துண்டு ஆற்றலில் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. விக்லரை அடைப்புக்குறித்து சிதறலை உருவாக்கும் ஒரு காந்த சிகேன் இந்த ஆற்றல் பண்பேற்றத்தை மையக் கற்றை துண்டுகளின் கிடைமட்டப் பிரிப்பாக மாற்றுகிறது. எனவே அடுத்தடுத்த அன்டுலேட்டரில் உள்ள துண்டுகளிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சை துளைகளின் அமைப்பு மூலம் பிரிக்கலாம். இந்த வழியில் 140 fs நீளம் (fwhm) கொண்ட எக்ஸ்ரே துடிப்புகள் மற்றும் 3-18 KeV இன் ட்யூனபிள் ஃபோட்டான் ஆற்றலை உருவாக்க முடியும். (இந்த நிறுவல் சேமிப்பு வளையத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது, இதன் விளைவாக ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையிலான 177 நாற்கரங்கள் மற்றும் 73 ஸ்டீரர்கள் இருந்தன.) சுவிஸ்ஃபெலில் உள்ள ஒரு சோதனை நிலையத்திற்கு மனிதவளம் மாற்றப்பட்டதால், 2017 ஆம் ஆண்டில் ஃபெம்டோ சோதனைகள் நிறுத்தப்பட்டன. ஜூன் 2009 நிலவரப்படி எஸ்எல்எஸ் பதினெட்டு சோதனை நிலையங்கள் (அன்டுலேட்டர்கள் மற்றும் வளைக்கும் காந்தங்கள்) மற்றும் பதினேழு செயல்பாட்டு பீம்லைன்களைக் கொண்டுள்ளது. மூன்று புரத படிகவியல் பீம்-கோடுகள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டு சுவிஸ் மருந்து நிறுவனங்களின் சங்கங்களான நோவார்டிஸ், ரோச், ஆக்டிலியன், போஹ்ரிங்கர் இங்கல்ஹெய்ம் மற்றும் புரோட்டிரோஸ் ஆகியவற்றால் ஓரளவு நிதியளிக்கப்படுகின்றன. சுவிட்சர்லாந்தில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பார்க்கவும் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் சின்க்ரோட்ரான் கதிர்வீச்சு வசதிகள்