Capacitance probe
கொள்ளளவு சென்சார்கள் (அல்லது மின்கடத்தா சென்சார்கள்) சுற்றியுள்ள ஊடகத்தின் மின்கடத்தா அனுமதியை அளவிட மின்தேக்கியைப் பயன்படுத்துகின்றன. கட்டமைப்பானது நியூட்ரான் ப்ரோப் போன்றது, அங்கு பி. வி. சி. யால் செய்யப்பட்ட அணுகல் குழாய் மண்ணில் நிறுவப்பட்டுள்ளது; ஆய்வுகள் மாடுலர் (சீப்பு போன்றது) மற்றும் ஒரு லாக்கரில் இணைக்கப்படலாம். உணர்திறன் தலை ஒரு ஊசலாட்ட சுற்றுவட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதிர்வெண் ஒரு வருடாந்திர மின்முனை, விளிம்பு-விளைவு மின்தேக்கி மற்றும் மண்ணின் மின்கடத்தா மாறிலி ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மின்தேக்கி சென்சாரும் அணுகல் குழாயின் மேற்புறத்திலிருந்து சிறிது தூரத்தில் சர்க்யூட் போர்டில் பொருத்தப்பட்ட இரண்டு உலோக வளையங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வளையங்கள் ஒரு ஜோடி மின்முனைகள் ஆகும், அவை மின்தேக்கியின் தட்டுகளை உருவாக்குகின்றன, இடையில் மண் மின்கடத்தியாக செயல்படுகிறது. தட்டுகள் ஒரு மின்தூண்டியும் மின்தேக்கியும் கொண்ட ஒரு ஊசலாட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஊசலாடும் மின் புலம் இரண்டு வளையங்களுக்கு இடையில் உருவாக்கப்பட்டு அணுகல் குழாயின் சுவர் வழியாக மண் ஊடகத்தில் விரிவடைகிறது. மின்தேக்கியும் ஊசலாட்டமும் ஒரு சுற்றுவட்டத்தை உருவாக்குகின்றன, மேலும் சுற்றியுள்ள ஊடகங்களின் மின்கடத்தா மாறிலியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இயக்க அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் கண்டறியப்படுகின்றன. மின்தேக்கி சென்சார்கள் இலவச காற்றில் அணுகல் குழாய் உள்ளே 100 மெகா ஹெர்ட்ஸ் அதிகமாக ஊசலாடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்சாரின் வெளியீடு என்பது மண்ணின் ஈரப்பதம் காரணமாக மண்ணின் கொள்ளளவின் அதிர்வெண் பதில் ஆகும். பயன்பாடுகள் அத்தகைய சாதனத்திற்கான ஒரு பயன்பாடு மண்ணின் நீர் உள்ளடக்கத்தை அளவிடுவதாகும், அங்கு மண்ணின் மொத்த அளவில் நீரின் அளவு மண்ணின் மின்கடத்தா அனுமதியை பெரிதும் பாதிக்கிறது, ஏனெனில் தண்ணீரின் மின்கடத்தா (80) மண்ணின் மற்ற கூறுகளை விட அதிகமாக உள்ளது (கனிம மண்ஃ 4, கரிமப் பொருள்ஃ 4, காற்றுஃ 1). மண்ணில் நீரின் அளவு மாறும்போது, மின்கடத்தா அனுமதி மாற்றத்தின் காரணமாக கொள்ளளவு மாற்றத்தை ஒரு ஆய்வு அளவிடும், இது நீர் உள்ளடக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் நேரடியாக தொடர்புபடுத்தப்படலாம். திறன் உணரிகள் இப்போது உலகெங்கிலும் உள்ள விவசாயத்தில் நீர்ப்பாசன திட்டமிடுதலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கலப்பு பொருட்களின் குணப்படுத்தும் கண்காணிப்புஃ சென்சார் மேற்பரப்பில் குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் தெர்மோசெட் ரெசின்கள் மற்றும் கலப்பு பொருட்களின் மேட்ரிக்ஸின் மின் பதிலை அளவிட மின்கடத்தா அல்லது கொள்ளளவு சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த சென்சார்களின் பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள முக்கிய மாதிரி மின்சார புலம் மாதிரி ஆகும். புலத்திற்குள் உள்ள பொருளின் மின் பண்புகளுக்கும் அளவீட்டிற்கும் இடையிலான தொடர்பு (அதாவது. மின்தேக்கி) மின்கடத்தா சென்சாரில் இருந்து அளவீடுகளை விளக்குவதில் அடிப்படையானது. டர்போ மெஷினரி சோதனையில் டிப் கிளியரன்ஸ் அளவீடு. கெப்பாசிட்டன்ஸ் சென்சார்கள் ஹாப்பர்கள் அல்லது சைலோக்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளில் சில திடமான பொருட்களின் அளவை அளவிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். மேலும் பார்க்கவும் அதிர்வெண் கள சென்சார் குறிப்புகள் டேன் ஜே. எச்., டோப் ஜி. சி., இணை ஆசிரியர்கள் 2002. மண் பகுப்பாய்வு முறைகள் பகுதி 4-இயற்பியல் முறைகள். அமெரிக்காவின் மண் அறிவியல் சங்கம், இன்க். மேடிசன், விஸ்கான்சின். சார்னோம்ஸ்கி என். எம்., மூர் ஜி. டபிள்யூ., பைப்கர் டி. ஜி., லிகாட்டா ஜே. 2005 ஆம் ஆண்டு. "பசிபிக் வடமேற்கின் இரண்டு வன மண்ணில் மண் நீரின் அளவை அளவிடுவதற்கான மூன்று மாற்று கருவிகளின் துல்லியம் மற்றும் துல்லியம்". கனடியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் 35,8, பக். 1867 ஆம் ஆண்டு. நீர்நிலையியல் இயற்பியல் வேதியியல் உள்ளூரில் புவியியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளில் மண் இயற்பியல் அளவீட்டு கருவிகள் கலப்பு பொருட்கள் பகுப்பாய்வு வேதியியல்