Jackson cross cylinder
ஜாக்சன் கிராஸ் சிலிண்டர் (ஜே. சி. சி) என்பது கண் மருத்துவர்கள், எலும்பியல் நிபுணர்கள் மற்றும் ஒளியியல் நிபுணர்களால் அவர்களின் வழக்கமான கண் பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும், குறிப்பாக ஆஸ்டிக்மடிசம் உள்ள நோயாளிகளுக்கு சரியான லென்ஸ் சக்தியை தீர்மானிப்பதில். இது கண்ணின் அருகிலுள்ள சோதனைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் ஜாக்சன் கிராஸ் சிலிண்டர் என்பது ஒற்றை குறைந்த சக்தி லென்ஸ் ஆகும், இது ஒரு பிளஸ் சிலிண்டர் மற்றும் மைனஸ் சிலிண்டரின் கலவையாகும், இது ஒருவருக்கொருவர் செங்குத்தாக அச்சுடன் சம சக்தியைக் கொண்டுள்ளது, இரண்டு அச்சுகளுக்கு இடையில் 45 டிகிரியில் கைப்பிடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஜே. சி. சி என்பது ஒரு கோள சுழற்சி லென்ஸ் ஆகும், இதில் சிலிண்டரின் சக்தி கோளத்தின் சக்தியை விட இரு மடங்கு மற்றும் எதிர் அடையாளம் எ. கா. + 0.5DS/-1.0DC அல்லது + 0.25DS/-0.5DC. ஜே. சி. சி +/- 1 உட்பட பல்வேறு அதிகாரங்களில் கிடைக்கிறது, பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுவது +/- 0.25 மற்றும் +/- 0.50 ஆகும். கழித்தல் மற்றும் கூட்டல் சக்திகளின் அச்சுகளைக் குறிக்க புள்ளிகள் அல்லது கோடுகள் உள்ளன. அறிகுறிகள் ஜாக்சன் குறுக்கு சிலிண்டர் என்பது ஆஸ்டிக்மடிசம் உள்ள நோயாளிகளுக்கு சரியான லென்ஸ் சக்தி மற்றும் அதன் அச்சை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கண்ணின் அருகிலுள்ள சோதனைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயல்முறை ஒரு கோள லென்ஸ் மூலம் சிறந்த திருத்தப்பட்ட பார்வை ஒரு ஜாக்சன் குறுக்கு சிலிண்டரைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். ஆஸ்டிக்மடிசம் ஏற்பட்டால், குழப்பத்தின் வட்டம் விழித்திரையில் இருக்கும்போது ஒரு கோள லென்ஸுடன் சிறந்த பார்வை பெறப்படுகிறது. பார்வைக் குறைபாட்டைக் கண்டறிவது ஒரு கோள லென்ஸ் மூலம் சிறந்த திருத்தப்பட்ட பார்வையை முதலில் அடையாளம் காண வேண்டும். ஜே. சி. சி லென்ஸ் பின்னர் கோள லென்ஸின் மீது முதலில் மைனஸ்-சிலிண்டர் அச்சுடன் 180 டிகிரியிலும், பின்னர் அச்சுடன் 90 டிகிரியிலும் வைக்கப்படுகிறது. பார்வையில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்றால், ஜே. சி. சி லென்ஸ் அச்சு 45 டிகிரி மற்றும் 135 டிகிரி மூலம் சோதனையை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி மீண்டும் பார்வையில் எந்த வித்தியாசத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றால், ஆஸ்டிக்மடிசம் இல்லை மற்றும் இரு நிலைகளிலும் உருளை லென்ஸ் முன்னேற்றம் இருந்தால் ஆஸ்டிக்மடிசத்தை சரிசெய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். சோதனைச் சட்டகத்தில் திருத்தும் லென்ஸின் அச்சுக்கு இணையாக கைப்பிடியுடன் திருத்தும் லென்ஸுடன் ஜே. சி. சி. யை வைப்பதன் மூலம் உருளை லென்ஸின் அச்சுக்கு அஷ்டிக்மேட்டிசம் திருத்தத்தில் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. குறுக்கு சிலிண்டரில் உள்ள மைனஸ் மற்றும் பிளஸ் லென்ஸ் ஒன்றோடொன்று மாறும் வகையில் ஹேண்டில் சுழற்றப்படுகிறது. இரண்டு நிலைகளிலும் பார்வையில் வேறுபாடு இல்லை என்றால், திருத்தும் லென்ஸின் அச்சு சரியானது மற்றும் பார்வையில் வேறுபாடு இருந்தால், தெளிவான பார்வையைப் பெற அச்சை சுழற்ற வேண்டும். அச்சுகளை சிறந்த பக்கத்தில் 5 டிகிரி சுழற்ற வேண்டும். சோதனைச் சட்டகத்தில் திருத்தும் லென்ஸின் அச்சுக்கு இணையாக ஜே. சி. சி சக்தியின் அச்சுடன் திருத்தும் லென்ஸுடன் ஜே. சி. சி வைப்பதன் மூலம் உருளை லென்ஸின் சக்தியின் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. கைப்பிடி சுழற்றப்படுகிறது, இதனால் குறுக்கு சிலிண்டரில் உள்ள மைனஸ் மற்றும் பிளஸ் லென்ஸ் ஒன்றோடொன்று மாறுகிறது மற்றும் இரு நிலைகளிலும் பார்வையில் வேறுபாடு இல்லை என்றால், திருத்தும் லென்ஸின் சக்தி சரியானது மற்றும் பார்வையில் வேறுபாடு இருந்தால், சக்தியை சரிசெய்ய வேண்டும். தங்குமிடத்திற்கு அருகில் 40 சென்டிமீட்டரில் உள்ள யூனியோகுலர் மற்றும் பைனோகுலர் குறுக்கு சிலிண்டர் கண்டுபிடிப்புகள் தங்குமிடத்திற்கு அருகிலுள்ள புள்ளி மற்றும் பிரஸ்பியோபியாவை சரிசெய்ய தேவையான அருகிலுள்ள சேர்க்கை பற்றிய தகவல்களைத் தருகின்றன. 1837 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கிலேய கணிதவியலாளரும் வானியலாளருமான ஜார்ஜ் பிடல் எய்ரி உருளை லென்ஸைக் கண்டுபிடித்து, தெளிவற்ற தன்மையை சரிசெய்ய அதைப் பயன்படுத்தினார். 1849 ஆம் ஆண்டில், ஐரிஷ் ஆங்கில இயற்பியலாளரும் கணிதவியலாளருமான ஜார்ஜ் ஸ்டோக்ஸ், ஆஸ்டிக்மடிசத்தை கண்டறிய ஸ்டோக்ஸ் லென்ஸைக் கண்டுபிடித்தார். இந்த லென்ஸ் இரண்டு உருளை லென்ஸ்களைக் கொண்டிருந்தது, ஒரு பிளானோ-கன்வெக்ஸ் மற்றும் ஒரு பிளானோ-கான்கேவ், அவை எதிர் திசைகளில் சுழற்றப்படுகின்றன. 1887 ஆம் ஆண்டில் எட்வர்ட் ஜாக்சன் ஆஸ்டிக்மடிசத்தைக் கண்டறிவதில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஸ்டோக்ஸ் லென்ஸின் பயன்பாட்டை விவரித்தார், மேலும் 1907 ஆம் ஆண்டில் அவர் ஒரு குறுக்கு சிலிண்டரைப் பயன்படுத்தி ஆஸ்டிக்மடிசத்தில் ஒரு திருத்தும் சிலிண்டரின் அச்சை தீர்மானிப்பதை விவரித்தார். அவர் பயன்படுத்திய கைப்பிடியுடன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட குறுக்கு சிலிண்டர் லென்ஸ், பின்னர் ஜாக்சன் குறுக்கு சிலிண்டர் என்று அழைக்கப்பட்டது. குறிப்புகள் கண் உபகரணங்கள் நோயறிதல் கண் மருத்துவ ஆப்டோமெட்ரி