Breathing circuit
சுவாசச் சுற்று என்பது ஒரு சுவாசக் கருவியின் (அல்லது சுவாச அமைப்பு) பகுதிகளாகும், இது வழங்கப்பட்ட சுவாச வாயுவின் ஓட்டத்தை பயனருக்கும் சில நேரங்களில் பயனரிடமிருந்தும் வழிநடத்துகிறது. சுவாச வாயு மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறதா என்பதைப் பொறுத்து சுவாசச் சுற்று திறந்த, மூடிய அல்லது அரை மூடியதாக இருக்கலாம். ஒரு மூடிய அல்லது அரை மூடிய சுற்று, வெளியேற்றப்பட்ட வாயுவிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றி, உள்ளிழுக்கப்படுவதற்கு முன்பு ஆக்ஸிஜனைச் சேர்க்கும் கூறுகளை உள்ளடக்கும், இதனால் கலவை நிலையானதாகவும், வாழ்க்கையை ஆதரிப்பதற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கும். சொற்களஞ்சியம் பயன்பாட்டுத் துறைகளுக்கு இடையில் சற்று மாறுபடலாம். டைவிங் மற்றும் தொழில்துறை ரீபிரைதரில், மூடிய அல்லது அரை மூடிய சுவாசச் சுற்று வளையம் அல்லது சுவாச சுழற்சி என்றும் அழைக்கப்படலாம். மருத்துவ உபகரணங்களில் மூடிய அல்லது அரை மூடிய சுற்று வட்ட அமைப்பு என்று அழைக்கப்படலாம். மருத்துவ சுவாச அமைப்பு அல்லது மருத்துவ சுவாசச் சுற்று என்பது ஆக்ஸிஜனை வழங்குவதற்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றுவதற்கும், நோயாளிக்கு உள்ளிழுக்கும் மயக்க மருந்துகளை வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மருத்துவ சாதனமாகும். முதலில் மயக்கவியல் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது, சுவாச அமைப்பின் பல வகைகள் மருத்துவ பயன்பாட்டில் உள்ளன, ஆனால் பெரும்பாலானவை புதிய வாயு ஓட்டத்தின் ஆதாரம், வாயுவை இயக்க சுவாசக் குழாய்களின் நீளம், அமைப்புக்குள் அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு சரிசெய்யக்கூடிய அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தும் வால்வு மற்றும் நேரடி கழிவுகள், மற்றும் உதவி காற்றோட்டத்தை அனுமதிக்க ஒரு நீர்த்தேக்கம் பை. சுவாச அமைப்பில் பல வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் சற்றே மாறுபட்ட செயல்பாட்டு வழிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை பாரம்பரியமாக அமைப்பு சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்திலிருந்து புதிய காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் விதம் மற்றும் நோயாளி முன்பு சுவாசித்த வாயுக்களை மீண்டும் சுவாசிக்கிறாரா என்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், சுவாச அமைப்புகளை வகைப்படுத்த சர்வதேச தரநிலை எதுவும் இல்லை, மேலும் "அரை-திறந்த" மற்றும் "அரை-மூடப்பட்ட" என்ற சொற்கள் குறிப்பாக அமெரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் பயன்பாட்டிற்கு இடையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். கண்டிப்பாகச் சொல்வதானால், மூச்சுத்திணறல் வாயு ஒரு முழு சுற்றுவட்டத்தை நிறைவு செய்யும் மூடிய அமைப்புகளின் விஷயத்தில் மட்டுமே "சுற்று" என்ற சொல் துல்லியமானது. திறந்த அமைப்புகள் கட்டுப்பாடற்ற சுற்றுப்புறக் காற்றை புதிய எரிவாயுவின் ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துகின்றன, நோயாளியின் காற்றுப்பாதைக்கும் வளிமண்டலத்திற்கும் இடையில் எந்த எல்லையும் இல்லை. முற்றிலும் திறந்த அமைப்புகள்-எடுத்துக்காட்டாக, திறந்த-சொட்டு நுட்பத்தால் ஈதரில் ஊறவைக்கப்பட்டு நோயாளியின் முகத்திற்கு அருகில் வைத்திருக்கும் துணி-பழமையானவை மற்றும் மருத்துவ பயன்பாட்டில் இல்லை. அவற்றுக்கு நீர்த்தேக்கம் இல்லை மற்றும் மறு சுவாசம் நடைபெறாது. ஷிம்மெல்பஷ் முகமூடி போன்ற அரை-திறந்த அமைப்புகள் சுற்றுப்புறக் காற்றை புதிய எரிவாயு ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துகின்றன, ஆனால் வளிமண்டலத்துடன் ஒரு பகுதி எல்லையை உருவாக்குவதன் மூலம் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஒருவித கருவி அல்லது நீர்த்தேக்கத்தை இணைக்கின்றன. மறு சுவாசம் ஏற்படாது. அரை மூடிய அமைப்புகள் சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்துடன் ஒரு முழு எல்லையைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் புதிய எரிவாயு ஓட்டத்திற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மூலத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. சுற்றுப்புறக் காற்றை உட்கொள்வது தடுக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதிகப்படியான புதிய வாயு சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்தில் செலுத்தப்படுகிறது. சுவாசிக்கப்படும் வாயுவின் பகுதி மறு சுவாசம் ஏற்படலாம். அவை பொதுவாக மேப்பல்ஸன் வகைப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (கீழே காண்க). மூடிய அமைப்புகள் முற்றிலும் மூடிய எல்லையைக் கொண்டுள்ளன, அதன் குறுக்கே எந்த வாயுவும் நுழையவில்லை அல்லது வெளியேற்றப்படவில்லை, அதாவது முழுமையான மறு சுவாசம் நடைபெறுகிறது. பொதுவான உதாரணம் வட்டம் அமைப்பு ஆகும். பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாளரும் உடலியலாளருமான வில்லியம் மேப்பிள்சன் 1954 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வகைப்பாட்டை உருவாக்கினார், இது அரை மூடிய சுவாச அமைப்புகளை ஏ முதல் ஈ என்று பெயரிடப்பட்ட ஐந்து குழுக்களாகப் பிரித்தது, ஆறாவது குழு எஃப் பின்னர் சேர்க்கப்பட்டது. அவை புதிய வாயு, வெளியேற்றப்பட்ட வாயு அல்லது அமைப்பு மற்றும் காற்றோட்ட முறையைப் பொறுத்து இரண்டின் கலவையையும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்த்தேக்கத்தை உள்ளடக்கியது. அவை அவற்றின் செயல்திறனில் வேறுபடுகின்றன, சிலருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு பாதுகாப்பாக அகற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய சில சூழ்நிலைகளில் வீணான அதிக புதிய வாயு ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன, ஹைபர்கேப்னியாவுக்கு வழிவகுக்கும் மறுபிறப்பைத் தவிர்க்கிறது. மேப்பிள்சன் ஏ என வகைப்படுத்தப்பட்டவை உதவியின்றி தொடர்ச்சியான தன்னிச்சையான காற்றோட்டத்திற்கு மிகவும் திறமையானவை, அதே நேரத்தில் டி, இ மற்றும் எஃப் அமைப்புகள் உதவி காற்றோட்டத்திற்கு மிகவும் திறமையானவை. மேகில் அமைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படும் மேப்பிள்சன் ஏ அமைப்புகள், தன்னிச்சையான காற்றோட்டத்திற்கு திறமையானவை, ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றோட்டத்திற்கு திறமையற்றவை, ஏனெனில் நோயாளி நுரையீரலை விட்டு வெளியேறிய காற்றை மீண்டும் சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்க அதிக வாயு ஓட்டங்கள் தேவைப்படும். ஒரு பற்றாக்குறை அமைப்பு என்பது மேப்பிள்சன் ஏ அமைப்பின் கோஆக்சியல் மாற்றமாகும். மேப்பிள்சன் பி மற்றும் மேப்பிள்சன் சி அமைப்புகள் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியானவை, பி சர்க்யூட் சி சர்க்யூட்டை விட நீண்ட குழாய் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அவை தன்னிச்சையான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றோட்டம் ஆகிய இரண்டிற்கும் திறமையற்றவை, ஏனெனில் அவை மறு சுவாசத்தைத் தடுக்க அதிக வாயு ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பி சர்க்யூட் மருத்துவ பயன்பாட்டில் இல்லை, ஆனால் சி சர்க்யூட் பொதுவாக நோயாளி பரிமாற்றத்தின் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அது கச்சிதமாக இருப்பதால் புத்துயிர் பெறுகிறது. ரால்ப் வாட்டர்ஸால் உருவாக்கப்பட்ட வாட்டர் பை, வெளியேற்றப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றுவதற்காக இணைக்கப்பட்ட சோடா சுண்ணாம்பு உறிஞ்சுதல் கேனிஸ்டருடன் ஒரு சி அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது வெளியேற்றப்பட்ட வாயுக்களை பாதுகாப்பாக மீண்டும் சுவாசிக்க முடியும். மேப்பிள்சன் டி அமைப்புகள் தன்னிச்சையான காற்றோட்டத்திற்கு திறமையற்றவை, ஏனெனில் மறு சுவாசத்தைத் தடுக்க அதிக வாயு ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன, ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றோட்டத்திற்கு திறமையானவை. ஒரு பெயின் அமைப்பு என்பது மேப்பிள்சன் டி அமைப்பின் கோஆக்சியல் மாற்றமாகும். அய்ரேயின் டி-பீஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் மேப்பிள்சன் ஈ அமைப்புகள் குழந்தைகளுக்கான மயக்க மருந்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீர்த்தேக்கம் குழாய்களின் நீளத்தைக் கொண்டுள்ளது; இது குறுகியதாக இருந்தால், அமைப்பு ஒரு திறந்த அமைப்பு போல செயல்படுகிறது. அவர்களுக்கு வால்வுகள் அல்லது நீர்த்தேக்க பை இல்லை, அதாவது அவை தன்னிச்சையான சுவாசத்திற்கு குறைந்த எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளன. அதிக எரிவாயு ஓட்டம் தேவைப்படுவதால் அவை திறமையற்றவை. மேப்பிள்சன் எஃப் அமைப்புகள் குழந்தைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை மாற்றியமைக்கப்பட்ட மேப்பிள்சன் ஈ அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, இதில் குழாய்களில் ஒரு நீர்த்தேக்க பை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது-இது கார்டன் ஜாக்சன் ரீஸுக்குப் பிறகு "ஜாக்சன்-ரீஸ் மாற்றம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது தன்னிச்சையான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றோட்டம் இரண்டையும் அனுமதிக்கிறது, அதே போல் தொடர்ச்சியான நேர்மறை காற்றுப்பாதை அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. ஹம்ப்ரி ஏடிஇ என்பது ஒரு பன்முக சுவாச அமைப்பாகும், இது புதிய எரிவாயு, நீர்த்தேக்கம் மற்றும் வால்வுகளின் வரிசையை மாற்ற ஒரு நெம்புகோலை புரட்டுவதன் மூலம் தேவைகளைப் பொறுத்து ஏ, டி அல்லது இ வகையாக மாற்றப்படலாம். எனவே குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இருவருக்கும் திறமையான தன்னிச்சையான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றோட்டத்தை அனுமதிக்க இது உகந்ததாக இருக்கும். வட்ட அமைப்புகள் என்பது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்க்ரப்பர் மற்றும் தொடர்ச்சியான ஒரு வழி வால்வுகளை உள்ளடக்கிய சுவாச அமைப்புகள் ஆகும், அதாவது நோயாளியால் காலாவதியான வாயுக்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு குவிப்பு ஆபத்து இல்லாமல் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், அவை புதிய வாயு மற்றும் உள்ளிழுக்கும் மயக்க மருந்துகளை மிகவும் திறமையாக பயன்படுத்த முடியும், மேலும் கழிவு வாயு சுற்றுச்சூழலுக்கு வெளியேற்றப்படாவிட்டால் அவை சிறிய மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. அவை முற்றிலும் மூடிய அமைப்புகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், அங்கு புதிய வாயு ஓட்டம் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் மயக்க உறிஞ்சுதலுடன் பொருந்துகிறது, வெளியேற்றப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சப்படுகிறது, மேலும் காலாவதியான வாயு இல்லை. அவை அரை மூடிய அமைப்புகளாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம், அதிக வாயு ஓட்டத்துடன், சில வாயு வெளியேற்ற வால்வு வழியாக வெளியேறுகிறது. வாயு ஓட்டம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, மயக்கவியல் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கிறது. முற்றிலும் மூடிய அமைப்புகள் மயக்கவியல் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு மிகவும் மெதுவாக பதிலளிக்கின்றன. விரும்பிய வாயுக்களின் செறிவுடன் அமைப்பின் முழு அளவையும் பிரதானமாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு அதிக ஆரம்ப வாயு ஓட்டம் தேவைப்படுகிறது, மேலும் நோயாளிகள் எழுந்திருக்க அனுமதிக்கும் வகையில் இதேபோன்ற அதிக ஓட்டம் தேவைப்படுகிறது. ஜான் ஸ்னோ 1850 ஆம் ஆண்டில் ஒரு மூடிய சுற்று சாதனத்தை விவரித்தார். பல வட்ட அமைப்புகள் ஆர். ஜே. மினிட் மற்றும் ஜான் கில்லிஸ் குறிப்புகள் மயக்க உபகரணங்கள் இயந்திர காற்றோட்டம் மூலம் 1945 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட மயக்கவியல் பாடப்புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.