Hybrid operating room
ஹைப்ரிட் ஆப்பரேட்டிங் ரூம் என்பது நிலையான சி-ஆர்ம்ஸ், எக்ஸ்-ரே கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராஃபி (சி. டி) ஸ்கேனர்கள் அல்லது காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (எம். ஆர். ஐ) ஸ்கேனர்கள் போன்ற மேம்பட்ட மருத்துவ இமேஜிங் சாதனங்களைக் கொண்ட ஒரு அறுவை சிகிச்சை அரங்கமாகும். இந்த இமேஜிங் சாதனங்கள் குறைந்தபட்ச-ஊடுருவும் அறுவை சிகிச்சையை செயல்படுத்துகின்றன. குறைந்தபட்ச-ஊடுருவும் அறுவை சிகிச்சை நோயாளிக்கு குறைவான அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் மற்றும் நோயாளியின் மீது கீறல்களைக் குறைக்கும் மற்றும் ஒன்று அல்லது பல சிறிய வெட்டுக்கள் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செயல்முறையைச் செய்யும் நோக்கம் கொண்டது. மொபைல் சி-ஆர்ம்ஸ், அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் எண்டோஸ்கோபி வடிவத்தில் நீண்ட காலமாக இயக்க அறைகளின் ஒரு நிலையான பகுதியாக இமேஜிங் இருந்தபோதிலும், இந்த குறைந்தபட்ச-ஊடுருவும் நடைமுறைகளுக்கு இமேஜிங் நுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன, அவை இதய தசையில் உள்ள மெல்லிய நாளங்கள் போன்ற சிறிய உடல் பாகங்களை காட்சிப்படுத்த முடியும் மற்றும் உட்புற 3D இமேஜிங் மூலம் எளிதாக்கப்படலாம். மருத்துவ பயன்பாடுகள் கலப்பின இயக்க அறைகள் தற்போது முக்கியமாக இதயம், வாஸ்குலர் மற்றும் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் பல அறுவை சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம். இருதய அறுவை சிகிச்சை நோயுற்ற இதய வால்வுகளின் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் தாளக் கோளாறுகள் மற்றும் பெருங்குடல் அனூரிஸ்ம்களின் அறுவை சிகிச்சை ஒரு கலப்பின OR இன் இமேஜிங் திறன்களிலிருந்து பயனடையலாம். ஹைப்ரிட் கார்டியாக் அறுவை சிகிச்சை இந்த நோய்களுக்கு ஒரு பரவலான சிகிச்சையாகும். வயிற்று பெருங்குடல் அனூரிஸம்களின் எண்டோவாஸ்குலர் சிகிச்சையை நோக்கிய மாற்றமும் வாஸ்குலர் இயக்க அறை சூழல்களில் ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்புகளின் பரவலைத் தூண்டியது. குறிப்பாக சிக்கலான எண்டோகிராஃப்ட்களுக்கு, ஒரு கலப்பின இயக்க அரங்கம் ஒரு அடிப்படை தேவையாக இருக்க வேண்டும். மேலும், இது அவசர சிகிச்சைக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. சில அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள் சிக்கலான எண்டோகிராஃப்ட்களின் இடத்தை அறுவைசிகிச்சை மூலம் சரிபார்ப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் தங்கள் ஆஞ்சியோகிராபி அமைப்பு மற்றும் செயல்முறையைத் திட்டமிடுவதற்கு அது வழங்கும் பயன்பாடுகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். நோயாளியின் நிலைப்பாடு மற்றும் கடினமான பொருளை செருகுவதன் காரணமாக அறுவைசிகிச்சைக்கு முந்தைய சி. டி மற்றும் இன்ட்ராஓபரேட்டிவ் ஃப்ளோரோஸ்கோபி இடையே உடற்கூறியல் மாறுவதால், அறுவைசிகிச்சை நிபுணர் ஒரு இன்ட்ராஓபரேட்டிவ் சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி செய்தால், பெருமுனையின் தானியங்கி பிரிவை எடுத்து, சிறுநீரக தமனிகள் மற்றும் பிற அடையாளங்களுக்கான குறிப்பான்களை 3D இல் வைத்து, பின்னர் 2D ஃப்ளோரோஸ்கோபியில் வரையறைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்தால் மிகவும் துல்லியமான திட்டமிடல் சாத்தியமாகும். இந்த வழிகாட்டுதல் சி-ஆர்ம் கோணம்/நிலை அல்லது அட்டவணை நிலையில் ஏதேனும் மாற்றத்துடன் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சையில், கலப்பின ஓ. ஆர். க்கான பயன்பாடுகள் எடுத்துக்காட்டாக முதுகெலும்பு இணைவு மற்றும் மூளைக்குள்ளான அனூரிஸம் சுருள் ஆகும். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், அவை விளைவுகளை மேம்படுத்தும் நம்பிக்கையுடன் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதுகெலும்பு இணைவு நடைமுறைகளுக்கு, வழிசெலுத்தல் அமைப்புடன் ஒருங்கிணைப்பது பணிப்பாய்வை மேலும் மேம்படுத்தலாம். ஒரு கூம்பு கற்றை கணக்கிடப்பட்ட டோமோகிராஃபி படத்தின் உள் செயல்பாட்டு கையகப்படுத்தல் முப்பரிமாண சி. டி போன்ற படங்களை மறுகட்டமைக்க பயன்படுத்தப்படலாம். இது மேலே உள்ள பயன்பாடுகளுக்கும், வென்ட்ரிகுலர் வடிகுழாய்கள், பிரேதப் பரிசோதனைகள் அல்லது ஆழமான மூளை தூண்டுதல் மின்முனைகளை வைப்பதற்கான இலக்கை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மூளைக் கட்டி அறுவை சிகிச்சைக்கு வழிகாட்டவும், ஆழமான மூளை தூண்டுதல் மின்முனைகள் மற்றும் இடைநிலை லேசர் வெப்ப சிகிச்சையை வைக்கவும் உட்புற-செயல்பாட்டு எம். ஆர். ஐ பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொராசிக் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் எண்டோபிரான்கியல் நடைமுறைகள் சிறிய நுரையீரல் முடிச்சுகளைக் கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பதற்கான நடைமுறைகளும் சமீபத்தில் கலப்பின அறுவை சிகிச்சை அறைகளில் செய்யப்பட்டுள்ளன. தலையீட்டு பட வழிகாட்டுதல் இதன் மூலம் முடிச்சுகளின் நிலையை துல்லியமாக அறிந்து கொள்வதற்கான நன்மையை வழங்குகிறது, குறிப்பாக சிறிய அல்லது தரை-கண்ணாடி ஒளிபுகா கட்டிகள், மெட்டாஸ்டேஸ்கள் மற்றும்/அல்லது நுரையீரல் செயல்பாடு குறைக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு. இது பிரேதப் பரிசோதனைகளில் துல்லியமான வழிசெலுத்தல் மற்றும் வீடியோ உதவியுடன் மார்பக அறுவை சிகிச்சையில் பிரித்தல் ஆகியவற்றை அனுமதிக்கிறது. மிக முக்கியமாக, வீடியோ உதவியுடன் மார்பக அறுவை சிகிச்சையில் தலையீட்டு இமேஜிங் பயன்படுத்துவது தொட்டுணரக்கூடிய உணர்வின் இழப்புக்கு மாற்றாக இருக்கும். இந்த அணுகுமுறை முடிச்சின் சரியான நிலையை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான நுரையீரல் திசுக்களைக் காப்பாற்றுவதற்கான திறனை வழங்குகிறது, இது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு நோயாளியின் வாழ்க்கைத் தரத்தை அதிகரிக்கிறது. நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையின் செயல்முறை பொதுவாக 3 படிகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ சி. டி. யில் முடிச்சுகளைக் கண்டறிதல் அல்லது புற்றுநோயை மதிப்பிடுவதற்கு முடிச்சுகளின் மார்பு எக்ஸ்ரே பயாப்ஸி தேவைப்பட்டால், அறுவை சிகிச்சை/கதிர்வீச்சு சிகிச்சை/கீமோதெரபி (குணப்படுத்தும் அணுகுமுறை) அல்லது கீமோஎம்போலைசேஷன்/அப்லேஷன் (நோய்த்தடுப்பு அணுகுமுறை) மூலம் முடிச்சுக்கு சிகிச்சையளிப்பது ஒரு கலப்பு இயக்க அறை இந்த பணிப்பாய்வின் 2 மற்றும் 3 படிகளை (அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டால்) ஆதரிக்கிறதுஃ மார்பக சி. டி. யில் அடையாளம் காணப்பட்ட சிறிய நுரையீரல் முடிச்சுகள் புற்றுநோய்க்கு பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் ஒரு ஊசி செயல்முறையில் திசுவின் ஒரு சிறிய பகுதி எடுக்கப்படுகிறது. ஊசி மூச்சுக்குழாய் மரத்தின் வழியாக, அல்லது டிரான்ஸ்-தொராசிக் முறையில், முடிச்சின் நிலையை நோக்கி முன்னேறுகிறது. தற்செயலாக ஆரோக்கியமான நுரையீரல் திசுக்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கு மாறாக, முடிச்சிலிருந்து திசு பிடிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, மொபைல் சி-ஆர்ம்ஸ், அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது ப்ரோன்கோஸ்கோப்ஸ் போன்ற இமேஜிங் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 3 சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான கட்டிகளில் சிறிய முடிச்சுகளில் பயாப்சிகளின் மகசூல் விகிதம் 33 முதல் 50 சதவீதம் வரை இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகசூல் விகிதத்தை அதிகரிக்க, ஆஞ்சியோகிராஃபிக் சி-ஆயுதங்களுடன் மேம்பட்ட தலையீட்டு இமேஜிங் நன்மை பயக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உட்புற செயல்முறை இமேஜிங்கின் நன்மை என்னவென்றால், 2D/3D இமேஜிங் மற்றும் உண்மையான பயாப்ஸி போது நோயாளியும் உதரவிதானமும் ஒரே நிலையில் உள்ளன. எனவே துல்லியம் பொதுவாக அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய தரவைப் பயன்படுத்துவதை விட மிக அதிகமாக இருக்கும். சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி செயல்முறையின் போது 3D இல் மூச்சுக்குழாய் மரத்தை காட்சிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் காற்று ஒரு 'இயற்கையான' மாறுபட்ட முகவராக செயல்படுகிறது, இதனால் முடிச்சுகள் நன்கு தெரியும். இந்த 3டி படத்தில், பிரத்யேக மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி, உயிரணு ஆய்வுக்கான திட்டமிடப்பட்ட ஊசி பாதையுடன் (எண்டோபிரான்கியல் அல்லது டிரான்ஸ்-தொராசிக்) முடிச்சுகளைக் குறிக்கலாம். இந்த படங்களை பின்னர் நேரடி ஃப்ளோரோஸ்கோபியில் இணைக்கலாம். இது நுரையீரல் நிபுணருக்கு முடிச்சுகளை நோக்கிய மேம்பட்ட வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. 1 முதல் 2 செமீ முடிச்சுகளில் 90 சதவீதம் மற்றும் 2 செமீ முடிச்சுகளில் 100% விளைச்சல் விகிதங்கள் இந்த அணுகுமுறையுடன் பதிவாகியுள்ளன. அறுவைசிகிச்சை காணொளி உதவியுடன் செய்யப்படும் மார்பக அறுவைசிகிச்சை என்பது நுரையீரல் முடிச்சுகளை பிரித்தெடுக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச ஊடுருவும் நுட்பமாகும், இது நோயாளிக்கு மார்பக அறுவைசிகிச்சையின் அதிர்ச்சியைக் காப்பாற்றுகிறது. இதன் மூலம், நுரையீரல் மடலை அணுகவும், தேவையான கருவிகளுடன் மார்பகத்தில் ஒரு கேமராவை அறிமுகப்படுத்தவும் சிறிய துறைமுகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறை குணமடைவதை விரைவுபடுத்துகிறது மற்றும் சிக்கல்களைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், இயற்கையான பார்வை மற்றும் தொட்டுணரக்கூடிய உணர்தல் இழப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கு முடிச்சுகளைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம், குறிப்பாக மேலோட்டமான, தரை-கண்ணாடி ஒளிபுகா மற்றும் சிறிய புண்கள் உள்ள சந்தர்ப்பங்களில். ஆய்வுகள் காட்டுவது போல் 1 செ. மீ. க்கும் குறைவான முடிச்சுகளுக்கான மகசூல் விகிதம் 40 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, சில நேரங்களில் காயம் (பகுதிகளின்) காணாமல் போவதைத் தவிர்ப்பதற்காக உண்மையில் தேவையானதை விட அதிக ஆரோக்கியமான திசு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. அறுவைசிகிச்சை அறைகளில் மேம்பட்ட உள்-அறுவைசிகிச்சை இமேஜிங்கைப் பயன்படுத்துவது, திசுக்களைத் தடுக்கும் மற்றும் விரைவான பாணியில் புண்களைத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து பிரித்தெடுக்க உதவுகிறது. வீடியோ உதவியுடன் செய்யப்படும் மார்பக அறுவை சிகிச்சையின் போது பட வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்த முடியும் பொருட்டு, துறைமுகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி செய்யப்பட வேண்டும், இதனால் லோப் குறைவதற்கு முன்பு. இந்த வழியில் காயம் காற்றின் இயற்கையான மாறுபாட்டின் மூலம் தெரியும். இரண்டாவது கட்டத்தில், நுரையீரல் பணவாட்டத்திற்குப் பிறகு ஆஞ்சியோகிராமில் தெரிவுநிலையை உறுதிப்படுத்த கொக்கி கம்பிகள், நூல் ஊசிகள் அல்லது மாறுபட்ட முகவர் (லிபியோடோல், அயோபமிடோல்) புண்களுக்குள் அல்லது அதற்கு அடுத்ததாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. பின்னர், வீடியோ உதவியுடன் செய்யப்படும் மார்பக அறுவைசிகிச்சையின் வழக்கமான பகுதி மார்பக அறுவைசிகிச்சைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தொடங்குகிறது. இமேஜிங் அமைப்பு இப்போது ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு செருகப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் முன்பு குறிக்கப்பட்ட காயம் இரண்டும் நன்கு காணப்படுகின்றன. ஒரு துல்லியமான பிரித்தெடுத்தல் இப்போது சாத்தியமாகும். காயத்தைக் குறிக்க மாறுபட்ட முகவர் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அது பிராந்திய நிணநீர் மண்டலங்களுக்குள் வடிகட்டும், பின்னர் அதே செயல்முறைக்குள் பிரித்தெடுக்கப்படலாம். எலும்பியல் அதிர்ச்சி அறுவை சிகிச்சை இடுப்பு எலும்பு முறிவுகள், கால்கேனியஸ் அல்லது திபியா தலை எலும்பு முறிவுகள் போன்ற சிக்கலான எலும்பு முறிவுகள் போன்றவை. நோயாளிகளுக்கு விரைவாக சிகிச்சையளிக்க திருகுகள் மற்றும் பிற அறுவை சிகிச்சை உள்வைப்புகளை சரியான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச ஊடுருவும் அறுவை சிகிச்சை அணுகுமுறைகள் நோயாளிக்கு குறைவான அதிர்ச்சியையும் விரைவாக குணமடைவதையும் விளைவிக்கின்றன. இருப்பினும், மால்போசிஷனின்கள், திருத்தங்கள் மற்றும் நரம்பு சேதத்தின் அபாயத்தை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது (இடுப்பு எலும்பு முறிவுகளைத் தொடர்ந்து பெர்க்யூட்டனியஸ் இலியோசாக்ரல் ஸ்க்ரூ நிலைப்படுத்தலுக்கான வெவ்வேறு இமேஜிங் முறைகளின் தவறான நிலை மற்றும் திருத்த விகிதங்கள்ஃ ஒரு முறையான மதிப்பாய்வு மற்றும் மெட்டா பகுப்பாய்வு). 0. 1 மிமீ இடஞ்சார்ந்த தெளிவுத்திறனுடன் ஒரு ஆஞ்சியோ அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியம், முழு இடுப்புப்பகுதியையும் ஒரே படத்தில் படமாக்குவதற்கான பெரிய புலம் மற்றும் அதிக கிலோவாட் விகிதம் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கு உயர் துல்லியமான படங்களை அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் சுகாதாரத்தை (தரையில் பொருத்தப்பட்ட அமைப்புகள்) பாதிக்காது அல்லது நோயாளிக்கு அணுகல் (சி. டி). சீரழிந்த முதுகெலும்பு அறுவை சிகிச்சை, அதிர்ச்சிகரமான முதுகெலும்பு எலும்பு முறிவுகள், புற்றுநோயியல் எலும்பு முறிவுகள் அல்லது ஸ்கோலியோசிஸ் அறுவை சிகிச்சை ஆகியவை பிற வகையான அறுவை சிகிச்சைகளாகும், அவை ஒரு கலப்பின OR இல் உகந்ததாக இருக்கும். பெரிய பார்வை புலம் மற்றும் அதிக கிலோவாட் விகிதம் ஆகியவை பருமனான நோயாளிகளை கூட உகந்த முறையில் படம்பிடிக்க அனுமதிக்கின்றன. வழிசெலுத்தல் அமைப்புகள் அல்லது ஒருங்கிணைந்த லேசர் வழிகாட்டுதலின் பயன்பாடு பணிப்பாய்வை ஆதரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் முடியும். லேபராஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை மற்ற குறைந்தபட்ச ஊடுருவும் அறுவை சிகிச்சையைப் போலவே, அறுவை சிகிச்சை சமூகத்தில் உள்ள அனைவரும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்பவில்லை. இன்று இது பல வகையான அறுவை சிகிச்சைகளுக்கான தங்கத் தரநிலையாகும். ஒரு எளிய குடல் அறுவைசிகிச்சை, பெருங்குடல் அறுவைசிகிச்சை, பகுதி சிறுநீரகச் சிதைவுகள் மற்றும் பகுதி கல்லீரல் சிதைவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தொடங்கி, லாபரோஸ்கோபிக் அணுகுமுறை விரிவடைந்து வருகிறது. படத்தின் தரம், அறுவைசிகிச்சை நிலையில் நோயாளியைப் படமெடுப்பதற்கான சாத்தியம் மற்றும் கருவிகளின் வழிகாட்டுதல் ஆகியவை இந்த அணுகுமுறையை எளிதாக்குகின்றன. (சிக்கலான லேப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சையின் போது அறுவை சிகிச்சை வழிசெலுத்தலுக்கான டைனாசிடியின் செயல்திறன்ஃ ஒரு ஆரம்ப அனுபவம். சிறுநீரகத்தின் பகுதி பிரித்தல், ஆரோக்கியமான திசுக்களை விட்டுச் செல்வது, அதாவது நோயாளிக்கு சிறுநீரக செயல்பாடு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.). அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் இயற்கையான 3டி பார்வை மற்றும் தொடுதல் உணர்தல் இழப்பு ஆகும். சிறிய துறைமுகங்கள் மூலம் அவர்/அவள் எண்டோஸ்கோப் வழங்கிய படங்களை நம்பியிருக்க வேண்டும் மற்றும் திசுவை உணர முடியாது. ஒரு கலப்பு இயக்க அறையில் உடற்கூறியல் நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு படம்பிடிக்கப்படலாம். 3டி படங்களை இணைக்கலாம் மற்றும்/அல்லது நேரடி ஃப்ளோரோஸ்கோபி அல்லது எண்டோஸ்கோப்பில் இணைக்கலாம். (லேபராஸ்கோபிக் கல்லீரல் அறுவை சிகிச்சையில் நிகழ்நேர பட வழிகாட்டுதல்ஃ உட்புற சி. டி இமேஜிங் அடிப்படையிலான வழிகாட்டுதல் அமைப்புடன் முதல் மருத்துவ அனுபவம்.) நாளங்கள் அல்லது கட்டி போன்ற முக்கியமான உடற்கூறியல் தவிர்க்கப்படலாம் மற்றும் சிக்கல்களைக் குறைக்கலாம். மேலும் விசாரணைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. (யூராலஜியில் அறுவைசிகிச்சை வழிசெலுத்தல். ஐரோப்பிய கண்ணோட்டம்) அவசரகால கவனிப்பு அதிர்ச்சி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு நிமிடமும் கணக்கிடப்படுகிறது. கார் விபத்துக்கள், வெடிப்புகள், துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயங்கள் அல்லது பெருங்குடல் சிதைவுகள் போன்றவற்றுக்குப் பிறகு கடுமையான இரத்தப்போக்கு உள்ள நோயாளிகள். உயிருக்கு ஆபத்தான இரத்த இழப்பு காரணமாக உடனடி கவனிப்பு தேவை. ஒரு கலப்பின அறுவை சிகிச்சை அறையில் நோயாளியின் திறந்த மற்றும் எண்டோவாஸ்குலர் சிகிச்சை இரண்டும் செய்யப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கடுமையான இரத்தப்போக்கு காரணமாக மூளையில் ஏற்படும் பதற்றத்திலிருந்து விடுபட்டு அனூரிஸத்தை சுருட்டலாம். அவசர நோயாளியை அவர்/அவள் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தவுடனேயே ஒரு அறுவைசிகிச்சை மேஜையில் வைப்பது, சி. டி. யில் ஒரு அதிர்ச்சி ஸ்கேன் செய்தால் அல்லது நோயாளியை மாற்றாமல் கலப்பின அறுவைசிகிச்சை அறையில் நிலையற்ற உடனடி செயல்முறை இருந்தால் மதிப்புமிக்க நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் மேலும் மேலும் காயம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். இமேஜிங் நுட்பங்கள் ஒரு நிலையான சி-ஆர்ம் ஃப்ளோரோஸ்கோபி மற்றும் தரவு கையகப்படுத்தல் ஃப்ளோரோஸ்கோபி கொண்ட இமேஜிங் நுட்பங்கள் நேரடி படங்களில் உடலுக்குள் ஒரு வடிகுழாய் அல்லது பிற சாதனங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்ட தொடர்ச்சியான எக்ஸ்ரே மூலம் செய்யப்படுகின்றன. சிறந்த உடற்கூறியல் கட்டமைப்புகள் மற்றும் சாதனங்களை கூட சித்தரிக்க, புத்திசாலித்தனமான படத் தரம் தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக, இதய தலையீடுகளில், நகரும் இதயத்தைப் படம்பிடிக்க அதிக பிரேம் ரேட் (30f/s, 50 ஹெர்ட்ஸ்) மற்றும் அதிக சக்தி வெளியீடு (குறைந்தது 80 கிலோவாட்) தேவைப்படுகிறது. இதய பயன்பாடுகளுக்குத் தேவையான படத் தரத்தை அதிக சக்திவாய்ந்த நிலையான ஆஞ்சியோகிராபி அமைப்புகளால் மட்டுமே அடைய முடியும், மொபைல் சி-ஆர்ம்ஸ் மூலம் அல்ல. ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்புகள் கையகப்படுத்தும் முறை என்று அழைக்கப்படுவதை வழங்குகின்றன, இது கையகப்படுத்தப்பட்ட படங்களை கணினியில் தானாகவே சேமித்து பின்னர் ஒரு பட காப்பகத்தில் பதிவேற்றப்படும். சாதனங்களை வழிநடத்துவதற்கும், பார்வைத் துறையை மறுசீரமைப்பதற்கும் நிலையான ஃப்ளோரோஸ்கோபி முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் அதே வேளையில், தரவு கையகப்படுத்தல் அறிக்கையிடல் அல்லது நோயறிதல் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக, கான்ட்ராஸ்ட் மீடியா உட்செலுத்தப்படும்போது, தரவு கையகப்படுத்தல் கட்டாயமாகும், ஏனென்றால் சேமிக்கப்பட்ட காட்சிகளை கான்ட்ராஸ்ட் மீடியாவை மீண்டும் உட்செலுத்தாமல் தேவைக்கேற்ப மீண்டும் இயக்க முடியும். நோயறிதல் மற்றும் அறிக்கையிடலுக்கு போதுமான படத் தரத்தை அடைய, ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்பு நிலையான ஃப்ளோரோஸ்கோபியை விட 10 மடங்கு அதிக எக்ஸ்ரே அளவைப் பயன்படுத்துகிறது. எனவே, உண்மையிலேயே தேவைப்படும்போது மட்டுமே தரவு கையகப்படுத்தல் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தரவு கையகப்படுத்தல் டிஎஸ்ஏ மற்றும் சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி போன்ற மேம்பட்ட இமேஜிங் நுட்பங்களுக்கு ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது. சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி என்பது ஒரு நிலையான சி-ஆர்ம் மூலம் சி. டி போன்ற 3டி படங்களை உள் செயல்பாட்டில் பெறுவதற்கான ஒரு நுட்பமாகும். அதைச் செய்ய, சி-ஆர்ம் நோயாளியைச் சுற்றி சுழற்றப்படுகிறது, இது ஒரு 3D தரவு தொகுப்பாக மறுகட்டமைக்கப்படும் தொடர்ச்சியான கணிப்புகளைப் பெறுகிறது. டிஜிட்டல் கழித்தல் ஆஞ்சியோகிராபி டிஜிட்டல் கழித்தல் ஆஞ்சியோகிராபி (டிஎஸ்ஏ) என்பது மனித உடலில் உள்ள இரத்த நாளங்களின் காட்சிப்படுத்தலுக்கான இரு பரிமாண இமேஜிங் நுட்பமாகும் (காட்ஜென், 1995). டிஎஸ்ஏவைப் பொறுத்தவரை, ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனின் அதே வரிசை இல்லாமல் பெறப்படுகிறது, பின்னர் விசாரணையில் உள்ள நாளங்கள் வழியாக கான்ட்ராஸ்ட் ஏஜென்ட் ஊசி மூலம் பெறப்படுகிறது. எலும்புகள் போன்ற பின்னணி கட்டமைப்புகளை முடிந்தவரை முழுவதுமாக அகற்றவும், மாறுபாடு நிரப்பப்பட்ட நாளங்களை இன்னும் தெளிவாகக் காட்டவும் முதல் படம் இரண்டாவது படத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது. முதல் மற்றும் இரண்டாவது படத்தைப் பெறுவதற்கு இடையே ஒரு கால இடைவெளி இருப்பதால், இயக்கத் திருத்த வழிமுறைகள் இயக்கக் கலைப்பொருட்களை அகற்றுவதற்கு அவசியம். சாலை வரைபடம் டிஎஸ்ஏவின் மேம்பட்ட பயன்பாடாகும். கையகப்படுத்தப்பட்ட டிஎஸ்ஏ வரிசையிலிருந்து, அதிகபட்ச பாத்திர ஒளிபுகாமை கொண்ட பட சட்டகம் அடையாளம் காணப்பட்டு சாலை வரைபட முகமூடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முகமூடி நேரடி ஃப்ளோரோஸ்கோபி படங்களிலிருந்து தொடர்ந்து கழிக்கப்பட்டு, வாஸ்குலச்சரின் நிலையான படத்தில் நிகழ்நேர கழிக்கப்பட்ட ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படங்களை உருவாக்குகிறது. வடிகுழாய்கள் மற்றும் கம்பிகளை வைப்பதை ஆதரிக்க அடிப்படை திசுக்களை திசைதிருப்பாமல் சிறிய மற்றும் சிக்கலான வாஸ்குலர் கட்டமைப்புகளின் சிறந்த காட்சிப்படுத்தல் மருத்துவ நன்மை ஆகும். 2டி/3டி பதிவு ஃப்யூஷன் இமேஜிங் மற்றும் 2டி/3டி ஓவர்லே நவீன ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்புகள் இமேஜிங்கிற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் அறுவைசிகிச்சைக்கு முந்தைய அல்லது உள்-அறுவைசிகிச்சையின் மூலம் பெறப்பட்ட 3டி தகவல்களின் அடிப்படையில் தலையீட்டை வழிநடத்துவதன் மூலம் அறுவைசிகிச்சையின் போது அறுவைசிகிச்சை நிபுணருக்கு ஆதரவளிக்கின்றன. இத்தகைய வழிகாட்டுதலுக்கு 3டி தகவல் நோயாளிக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இது சிறப்பு தனியுரிம மென்பொருள் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது. பணிநிலையத்திற்கும் ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்பு 3டி படங்களுக்கும் இடையிலான தகவல் ஓட்டம் நோயாளியைச் சுற்றி சி-ஆர்ம் சுழற்சியின் போது பெறப்பட்ட கணிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. தொகுதி மறுசீரமைப்பு ஒரு தனி பணிநிலையத்தில் செய்யப்படுகிறது. சி-ஆர்ம் மற்றும் பணிமனை தொடர்ந்து ஒரு தொடர்பாடலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ணோட்டத்தில் உடற்கூறியலைப் பார்க்க பயனர் பணிநிலையத்தில் அளவை சுழற்றும்போது, இந்த பார்வையின் அளவுரு ஆஞ்சியோ அமைப்புக்கு அனுப்பப்படலாம், இது பின்னர் சி-ஆர்மை ஃப்ளோரோஸ்கோபிக்கான அதே கண்ணோட்டத்திற்கு இயக்குகிறது. அதே வழியில், சி-ஆர்ம் கோணம் மாற்றப்பட்டால், இந்த கோணத்தை பணிநிலையத்திற்கு அனுப்பலாம், இது ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் பார்வையின் அதே கண்ணோட்டத்தில் அளவை புதுப்பிக்கிறது. இந்த செயல்முறையின் பின்னணியில் நிற்கும் மென்பொருள் வழிமுறை பதிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் சி. டி அல்லது காந்த அதிர்வு டோமோகிராஃபி தரவு போன்ற பிற டிஐசிஓஎம் படங்களுடனும் இதைச் செய்யலாம். 2டி ஃப்ளோரோஸ்கோபியின் மேல் 3டி தகவலின் மேலடுக்கை ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படத்தின் மேல் 3டி படமே வண்ணக் குறியீட்டைக் கொண்டிருக்கலாம். சி-ஆர்மின் கோணங்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், நேரடி 2டி ஃப்ளோரோஸ்கோபி படத்தின் பார்வையுடன் சரியாக பொருந்தக்கூடிய வகையில் 3டி படத்தில் உள்ள காட்சியை பணிமனை நிகழ்நேரத்தில் மீண்டும் கணக்கிடும். கூடுதல் மாறுபட்ட முகவர் ஊசி இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஃப்ளோரோஸ்கோபி படத்தில் உள்ள நாளத்தின் விளிம்புகளின் 3D மேலடுக்குடன் ஒரே நேரத்தில் சாதனத்தின் இயக்கங்களைக் கவனிக்க முடியும். பணிமனையில் இருந்து ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படத்திற்கு தகவல்களைச் சேர்ப்பதற்கான ஒரு மாற்று வழி, 3D படத்தில் ஆர்வமுள்ள உடற்கூறியல் கட்டமைப்புகளின் கையால் அல்லது தானியங்கி பிரிவுக்குப் பிறகு, ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படத்தில் ஒரு விளிம்பாக அவுட்லைனை அடுக்கி வைப்பதாகும். இது ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படத்தில் காண முடியாத கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது. கிடைக்கக்கூடிய சில மென்பொருள்கள் தானாகவே அடையாளங்களை வழங்குகின்றன, மேலும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவோ அல்லது தகுதிவாய்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநராகவோ கைமுறையாக சேர்க்கப்படலாம். வயிற்று பெருங்குடல் அனூரிஸத்திற்கு சிகிச்சையளிக்க ஃபெனெஸ்ட்ரேட்டட் ஸ்டென்ட்கிராஃப்ட் வைப்பது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சிறுநீரக தமனிகளின் ஓஸ்டியாவை 3D படத்தில் வட்டமிடலாம், பின்னர் நேரடி ஃப்ளோரோஸ்கோபியில் மூடப்படலாம். குறி 3D இல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், தற்போதைய பார்வையுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் ஃப்ளோரோஸ்கோபி கோணத்தின் எந்த மாற்றத்துடனும் இது புதுப்பிக்கப்படும். டிரான்ஸ்-பெருங்குடல் வால்வு பொருத்துதலின் போது வழிகாட்டுதல் டிரான்ஸ்-பெருங்குடல் வால்வு பொருத்துதலுக்கு சிக்கல்களைத் தடுக்க பெருங்குடல் வேரில் வால்வை சரியாக நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஒரு நல்ல ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் பார்வை அவசியம், இதன் மூலம் பெருங்குடல் வேர் ஒரு சரியான செங்குத்தான கோணம் உள்வைப்பு உகந்த கருதப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்த உகந்த ஃப்ளோரோஸ்கோபி கோணத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கு ஆதரவளிக்கும் பயன்பாடுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அல்லது சி-ஆர்ம் தானாகவே பெருங்குடல் வேர் செங்குத்தான பார்வைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன. சில அணுகுமுறைகள் அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய சி. டி படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, அவை பெருமுனையை பிரிக்கவும், வால்வு பொருத்துதல்களுக்கான உகந்த பார்வை கோணங்களைக் கணக்கிடவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 3டி அளவை உண்மையான ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்புக்கு மாற்ற சி. டி படங்கள் சி-ஆர்ம் சி. டி அல்லது ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் படங்களுடன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். பதிவுச் செயல்பாட்டின் போது ஏற்படும் பிழைகள் சி-ஆர்மின் உகந்த கோணங்களிலிருந்து மாறுபடக்கூடும், மேலும் அவை கைமுறையாக சரிசெய்யப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய சி. டி. படத்தைப் பெறுவதற்கும் அறுவை சிகிச்சைக்குமிடையேயான உடற்கூறியல் வேறுபாடுகள் கணக்கிடப்படவில்லை. நோயாளிகள் பொதுவாக சி. டி ஸ்கேனரில் கைகளைக் கொண்டு படம்பிடிக்கப்படுகிறார்கள், அதே நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை நோயாளியின் கைகளை ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது, இது கணிசமான பிழைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆஞ்சியோகிராஃபிக் அமைப்பால் இயக்க அறைகளில் பெறப்பட்ட சி-ஆர்ம் சி. டி படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட வழிமுறைகள் நோயாளிக்கு இயல்பாகவே பதிவு செய்யப்பட்டு தற்போதைய உடற்கூறியல் கட்டமைப்புகளைக் காட்டுகின்றன. அத்தகைய அணுகுமுறையுடன், அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் கதிரியக்கத் துறையால் பெறப்பட்ட அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய சி. டி படங்களை நம்பவில்லை, இது அறுவை சிகிச்சை அறையில் பணிப்பாய்வை எளிதாக்குகிறது மற்றும் செயல்பாட்டில் பிழைகளைக் குறைக்கிறது. செயல்பாட்டு அறையில் செயல்பாட்டு இமேஜிங் சி-ஆர்ம் தொழில்நுட்பத்தின் மேம்பாடுகள் இப்போதெல்லாம் பெர்ஃப்யூஷன் இமேஜிங்கை செயல்படுத்துகின்றன, மேலும் OR இல் பேரன்கைமல் இரத்த அளவைக் காட்சிப்படுத்தலாம். அதைச் செய்ய, சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி (3D-DSA) ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஊசி நெறிமுறை மற்றும் ஒரு சிறப்பு புனரமைப்பு வழிமுறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரத்த ஓட்டத்தை காலப்போக்கில் காட்சிப்படுத்தலாம். இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் நோயாளிகளின் சிகிச்சையில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். தண்டவாளங்களில் பொருத்தப்பட்ட சி. டி. ஏ. சி. டி அமைப்பு கொண்ட இமேஜிங் நுட்பங்கள், மூளை, முதுகெலும்பு மற்றும் அதிர்ச்சி அறுவை சிகிச்சை போன்ற சிக்கலான அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளை ஆதரிப்பதற்காக இமேஜிங் மூலம் கூடுதல் தகவல்களுடன் ஒரு அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நகர்த்தப்படலாம். மேரிலாந்தில் உள்ள ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பேவியூ மருத்துவ மையம், அவற்றின் உள்-செயல்பாட்டு சி. டி பயன்பாடு பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், நோய்த்தொற்றுகளைக் குறைப்பதன் மூலமும், சிக்கல்களின் அபாயங்களைக் குறைப்பதன் மூலமும் நோயாளியின் விளைவுகளில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று விவரிக்கிறது. காந்த அதிர்வு டோமோகிராஃபி கொண்ட இமேஜிங் நுட்பங்கள் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றனஃ அறுவை சிகிச்சைக்கு முன் துல்லியமான திட்டமிடலை செயல்படுத்த அறுவை சிகிச்சையின் போது முடிவெடுப்பதற்கும் மூளை மாற்றத்திற்கான கணக்கியல் முடிவுகளை மதிப்பிட அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு ஒரு காந்த அதிர்வு டோமோகிராஃபி அமைப்புக்கு பொதுவாக அறையில் மற்றும் நோயாளியைச் சுற்றி நிறைய இடம் தேவைப்படுகிறது. வழக்கமான காந்த அதிர்வு டோமோகிராஃபி அறையில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது. எனவே படி 2 க்கு, காந்த அதிர்வு ஸ்கேனர்களை ஒன்றோடொன்று பயன்படுத்த இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒன்று நகரும் காந்த அதிர்வு டோமோகிராஃபி ஸ்கேனர், இது இமேஜிங் தேவைப்படும்போது மட்டுமே கொண்டு வர முடியும், மற்றொன்று அறுவை சிகிச்சையின் போது நோயாளியை அருகிலுள்ள அறையில் உள்ள ஸ்கேனருக்கு கொண்டு செல்வது. திட்டமிடல் கருத்தாய்வுகள் இடம்/அமைப்பு ஒரு கலப்பு இயக்க அறையின் பயன்பாடு "கலப்பு" மட்டுமல்ல, மருத்துவமனை அமைப்பிற்குள் அதன் பங்கும் கூட. இது ஒரு இமேஜிங் முறையைக் கொண்டிருப்பதால், கதிரியக்கத் துறை கையாளுதல், தொழில்நுட்பம், பராமரிப்பு மற்றும் இணைப்பு காரணங்களில் நிபுணத்துவத்திற்கான அறையின் முன்னணி பொறுப்பை ஏற்க முடியும். நோயாளியின் பணிப்பாய்வுக் கண்ணோட்டத்தில், அறையை அவர்களின் அறுவை சிகிச்சைத் துறையால் இயக்க முடியும், மேலும் முறையான நோயாளி பராமரிப்பு மற்றும் விரைவான போக்குவரத்தை உறுதி செய்வதற்காக மற்ற அறுவை சிகிச்சை வசதிகளுக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும். அறை அளவு மற்றும் தயாரிப்பு ஒரு கலப்பின இயக்க அறையை நிறுவுவது நிலையான மருத்துவமனை அறை அளவுகளுக்கு ஒரு சவாலாகும், ஏனெனில் இமேஜிங் அமைப்புக்கு சில கூடுதல் இடம் தேவைப்படுவது மட்டுமல்லாமல், சாதாரண OR ஐப் போலவே அறையில் அதிகமான நபர்களும் உள்ளனர். மயக்க மருந்து நிபுணர்கள், அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், செவிலியர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், வாசனை திரவிய நிபுணர்கள், சாதன நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஆதரவு ஊழியர்கள் உட்பட 8 முதல் 20 பேர் கொண்ட குழு. அத்தகைய OR இல் வேலை செய்ய முடியும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இமேஜிங் அமைப்பைப் பொறுத்து, ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை உட்பட 70 சதுர மீட்டர் அறையின் அளவு, ஆனால் ஒரு தொழில்நுட்ப அறை மற்றும் தயாரிப்பு பகுதிகளைத் தவிர்த்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தேவையான அறையின் கூடுதல் தயாரிப்புகள் 2-3 மிமீ ஈயக் கவசம் மற்றும் இமேஜிங் அமைப்பின் கூடுதல் எடையை (தோராயமாக 650-1800 கிலோ) வைத்திருக்க தரை அல்லது கூரையை அமல்படுத்துவது ஆகும். பணிப்பாய்வு திட்டமிடல் ஒரு கலப்பு இயக்க அறைக்கு கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பங்குதாரர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அறையில் ஒரு சுமூகமான பணிப்பாய்வை உறுதிப்படுத்த, அங்கு பணிபுரியும் அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் தேவைகளை தெரிவிக்க வேண்டும், இது அறை வடிவமைப்பை பாதிக்கும் மற்றும் இடம், மருத்துவம் மற்றும் இமேஜிங் உபகரணங்கள் போன்ற பல்வேறு வளங்களை தீர்மானிக்கும். தொழில்நுட்ப சார்புகள் சிக்கலானவை என்பதால், இதற்கு தொழில்முறை திட்ட மேலாண்மை மற்றும் இமேஜிங் அமைப்பின் விற்பனையாளருடன் திட்டமிடல் செயல்பாட்டில் பல மறு செய்கைகள் தேவைப்படலாம். இதன் விளைவாக எப்போதும் இடைநிலைக் குழு மற்றும் மருத்துவமனையின் தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு தனிப்பட்ட தீர்வு இருக்கும். பொதுவாக, ஒரு அறுவைசிகிச்சை அறையில் இரண்டு வெவ்வேறு ஒளி ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகின்றனஃ திறந்த நடைமுறைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அறுவைசிகிச்சை (இயக்க) விளக்குகள் மற்றும் தலையீட்டு நடைமுறைகளுக்கு சுற்றுப்புற விளக்குகள். விளக்குகளை மங்கச் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து குறிப்பாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஃப்ளோரோஸ்கோபி அல்லது எண்டோஸ்கோபியின் போது இது அடிக்கடி தேவைப்படுகிறது. அறுவைசிகிச்சை விளக்குகளுக்கு, அவை அறுவைசிகிச்சை அறை மேசையின் முழு பகுதியையும் மறைப்பது மிகவும் முக்கியம். மேலும், அவை மற்ற உபகரணங்களின் தலை உயரங்கள் மற்றும் மோதல் பாதைகளில் தலையிடக்கூடாது. ஓஆர்-விளக்குகளின் மிகவும் அடிக்கடி ஏற்றப்படும் நிலை இயக்க அறை அட்டவணைக்கு மேலே மையமாக உள்ளது. வேறு ஒரு நிலை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், இயக்க அறை மேசைக்கு வெளியே ஒரு பகுதியிலிருந்து விளக்குகள் சுழற்றப்படுகின்றன. ஒளி தலைக்கு ஒரு மைய அச்சு அவசியம் என்பதால், இது அறுவை சிகிச்சை புலத்தின் போதுமான ஒளியை உறுதி செய்வதற்காக குறைந்தது இரண்டு மைய அச்சுகள் மற்றும் ஏற்றும் புள்ளிகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஆஞ்சியோகிராபி அமைப்பின் இயக்க வரம்பு இயக்க அறை விளக்குகளின் நிலையை தீர்மானிக்கிறது. மைய அச்சுகள் நகரும் பாதை மற்றும் சுழல் வரம்பிற்கு வெளியே இருக்க வேண்டும். சாதனங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய அறையின் உயரத் தேவைகளை வரையறுத்துள்ளதால் இது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த வழக்கில், OR-ஒளிக்கான தலை அகற்றல் உயரம் ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கலாம். இது திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் விளக்குகளை ஒரு முக்கியமான பொருளாக ஆக்குகிறது. இயக்க அறை விளக்குகளின் திட்டமிடல் செயல்பாட்டின் பிற அம்சங்களில் ஒளி மற்றும் பிரதிபலிப்புகளைத் தவிர்ப்பது அடங்கும். நவீன இயக்க அறை இயக்க அறை விளக்குகள் உள்ளமைக்கப்பட்ட கேமரா மற்றும் வீடியோ திறன்கள் போன்ற கூடுதல் அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். காயப் பகுதியின் வெளிச்சத்திற்கு, இரட்டை கை OR-ஒளி அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. சில நேரங்களில் மூன்றாவது ஒளி கூட தேவைப்படலாம், ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அறுவை சிகிச்சை நடவடிக்கைகள் நடைபெறும் சந்தர்ப்பங்களில், எ. கா. கால்களின் நரம்பு அகற்றுதல். சுருக்கமாக, அறுவைசிகிச்சை ஒளி அமைப்பைத் திட்டமிடுவதற்கான முக்கிய தலைப்புகள் பின்வருமாறுஃ இயக்க அறை அட்டவணைக்கு மேலே மைய இருப்பிடம் (கூரை பொருத்தப்பட்ட அமைப்புகளுடன் திட்டமிடுவதில் பரிசீலனை). வழக்கமாக பல அறுவை சிகிச்சை புலங்களின் உகந்த வெளிச்சத்திற்கு மூன்று ஒளி தலைகள் இடைநீக்கம் கட்டுப்பாடற்ற, சுயாதீனமான இயக்கம் மற்றும் ஒளி தலைகளின் நிலையான நிலைப்பாட்டிற்கு இடமளிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கான விருப்பங்களுடன் மாடுலர் அமைப்பு, எ. கா. வீடியோ மானிட்டர் மற்றும்/அல்லது கேமரா. இமேஜிங் அமைப்புகள் கலப்பின ஓ. ஆர். களில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான இமேஜிங் முறை ஒரு சி-ஆர்ம் ஆகும். ஹைப்ரிட் ஓ. ஆர். களில் மொபைல் சி-ஆர்ம்களின் செயல்திறனை நிபுணர்களின் ஒருமித்த கருத்து மதிப்பிடுகிறது, ஏனெனில் குழாயின் வரையறுக்கப்பட்ட சக்தி படத்தின் தரத்தை பாதிக்கிறது, பிளாட்-பேனல் டிடெக்டர் அமைப்புகளை விட இமேஜ்-இன்டென்ஷிபையர் அமைப்புகளுக்கு பார்வை புலம் சிறியது மற்றும் மொபைல் சி-ஆர்ம்களின் குளிரூட்டும் அமைப்பு சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு அதிக வெப்பத்திற்கு வழிவகுக்கும், இது நீண்ட அறுவை சிகிச்சைக்கு அல்லது தொடர்ச்சியாக பல நடைமுறைகளுக்கு மிகவும் குறுகியதாக இருக்கலாம், இது அத்தகைய அறையில் முதலீட்டை மீட்டெடுக்க தேவைப்படும். நிலையான சி-ஆயுதங்களுக்கு இந்த வரம்புகள் இல்லை, ஆனால் அறையில் அதிக இடம் தேவைப்படுகிறது. ஒரு பைபிளேன் அமைப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் இந்த அமைப்புகளை தரை, கூரை அல்லது இரண்டிலும் பொருத்தலாம். குழந்தை இருதய நிபுணர்கள், எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்டுகள் அல்லது நரம்பியல் நிபுணர்கள் அறையின் முக்கிய பயனர்களாக இருந்தால் பிந்தையது தேர்வு செய்யும் முறையாகும். இந்த மருத்துவ பிரிவுகளால் தெளிவாகத் தேவைப்படாவிட்டால் பைபிளேன் அமைப்பைச் செயல்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் உச்சவரம்பில் பொருத்தப்பட்ட கூறுகள் சுகாதாரப் பிரச்சினைகளை எழுப்பக்கூடும்ஃ உண்மையில், சில மருத்துவமனைகள் அறுவை சிகிச்சை களத்திற்கு மேலே நேரடியாக இயக்க பாகங்களை அனுமதிக்காது, ஏனெனில் காயத்தில் தூசி விழுந்து நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தலாம். எந்தவொரு கூரை-ஏற்றப்பட்ட அமைப்பும் அறுவை சிகிச்சை புலத்திற்கு மேலே நகரும் பாகங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் லேமினார் காற்றோட்டத்தை பாதிக்கிறது என்பதால், அத்தகைய அமைப்புகள் மிக உயர்ந்த சுகாதார தரங்களை அமல்படுத்தும் மருத்துவமனைகளுக்கு சரியான வழி அல்ல. (மேலும் பார்க்கவும், இரண்டுமே ஜெர்மன் மட்டுமே) உச்சவரம்பு மற்றும் தரையில் பொருத்தப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு இடையில் தீர்மானிக்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பல காரணிகள் உள்ளன. உச்சவரம்பு-ஏற்றப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு கணிசமான உச்சவரம்பு இடம் தேவைப்படுகிறது, எனவே, அறுவை சிகிச்சை விளக்குகள் அல்லது ஏற்றங்களை நிறுவுவதற்கான விருப்பங்களைக் குறைக்கவும். ஆயினும்கூட, பல மருத்துவமனைகள் உச்சவரம்பு பொருத்தப்பட்ட அமைப்புகளைத் தேர்வு செய்கின்றன, ஏனெனில் அவை முழு உடலையும் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் உள்ளடக்கியது மற்றும்-மிக முக்கியமாக-மேசையை நகர்த்தாமல். பிந்தையது சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சையின் போது ஒரு கடினமான மற்றும் ஆபத்தான பணியாகும், இதில் பல கோடுகள் மற்றும் வடிகுழாய்களும் நகர்த்தப்பட வேண்டும். இருப்பினும், அறுவை சிகிச்சையின் போது ஒரு வாகன நிறுத்துமிடத்திலிருந்து வேலை செய்யும் நிலைக்கு மாறுவது தரையில் பொருத்தப்பட்ட அமைப்பைக் கொண்டு எளிதானது, ஏனெனில் சி-ஆர்ம் பக்கத்திலிருந்து திரும்பி மயக்க மருந்து நிபுணருடன் தலையிடாது. இதற்கு மாறாக, அறுவைசிகிச்சையின் போது, மயக்க மருந்து உபகரணங்களுடன் மோதாமல் உச்சவரம்பு பொருத்தப்பட்ட அமைப்பு தலை முனையில் ஒரு பார்க்கிங் நிலைக்கு நகர முடியாது. OR போன்ற நெரிசலான சூழலில், நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை தவிர, மயக்க மருந்து தலை முனையில் இல்லாத நிலையில், பைபிளேன் அமைப்புகள் சிக்கலை அதிகரித்து மயக்க மருந்தில் தலையிடுகின்றன. எனவே முக்கியமாக இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் அறைகளுக்கு மோனோபிளேன் அமைப்புகள் தெளிவாக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இயக்க அறை அட்டவணை இயக்க அறை அட்டவணையின் தேர்வு அமைப்பின் முதன்மை பயன்பாட்டைப் பொறுத்தது. மிதக்கும் மேஜை மேற்புறங்கள் மற்றும் சாய்வு மற்றும் தொட்டிலுடன் கூடிய தலையீட்டு அட்டவணைகள் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நெகிழ்வான இயக்க அறை அட்டவணைகளுடன் போட்டியிடுகின்றன. சரியான அட்டவணையை அடையாளம் காண்பது தலையீட்டு மற்றும் அறுவை சிகிச்சை தேவைகளுக்கு இடையிலான சமரசமாகும். அறுவை சிகிச்சை மற்றும் தலையீட்டு தேவைகள் பரஸ்பர பிரத்தியேகமாக இருக்கலாம். அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள், குறிப்பாக எலும்பியல், பொது மற்றும் நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள் பொதுவாக நெகிழ்வான நோயாளி நிலைப்பாட்டிற்காக ஒரு பிரிக்கப்பட்ட டேபிள் டாப் கொண்ட ஒரு மேசையை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இமேஜிங் நோக்கங்களுக்காக, முழு உடல் கவரேஜ் அனுமதிக்கும் ஒரு கதிரியக்க டேபிள் டாப் தேவைப்படுகிறது. எனவே, உடைக்க முடியாத கார்பன் ஃபைபர் டேப்லெட்டாப்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆஞ்சியோகிராபியின் போது வேகமான மற்றும் துல்லியமான இயக்கங்களை அனுமதிக்க தலையீட்டாளர்களுக்கு மிதக்கும் டேபிள் டாப் தேவைப்படுகிறது. இருதய மற்றும் வாஸ்குலர் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், பொதுவாக, குறைவான சிக்கலான நிலைப்படுத்தல் தேவைகளைக் கொண்டுள்ளனர், ஆனால் ஆஞ்சியோகிராபியில் அவர்களின் தலையீட்டு அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மேஜை மற்றும் டேபிள் டாப்பின் முழு இயக்க இயக்கங்களைக் கொண்டிருக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம். நோயாளிகளை உடைக்க முடியாத டேப்லெட்டுகளில் வைக்க, பொசிஷனிங் எய்ட்ஸ் கிடைக்கின்றன, அதாவது. ஊதப்பட்ட மெத்தைகள். உண்மையில் மிதக்கும் டேப்லெட்டுகள் வழக்கமான இயக்க அறை அட்டவணைகளுடன் கிடைக்கவில்லை. ஒரு சமரசமாக, செங்குத்து மற்றும் பக்கவாட்டு சாய்வுடன் அறுவை சிகிச்சைக்காக குறிப்பாக செய்யப்பட்ட மிதக்கக்கூடிய ஆஞ்சியோகிராபி அட்டவணைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. வழக்கமான அறுவைசிகிச்சை தேவைகளுக்கு மேலும் இடமளிக்க, ரிட்ராக்டர்கள் அல்லது மூட்டு வைத்திருப்பவர்கள் போன்ற அறுவைசிகிச்சை உபகரணங்களை ஏற்றுவதற்கான பக்க தண்டவாளங்கள் மேசையில் இருக்க வேண்டும். அறையில் மேசையின் நிலை அறுவை சிகிச்சை பணிப்பாய்வையும் பாதிக்கிறது. அறையில் இடம் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பெறுவதற்கும், எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் நோயாளிக்கு அணுகுவதற்கும் அறுவை சிகிச்சை அறையில் ஒரு மூலைவிட்ட நிலை பரிசீலிக்கப்படலாம். மாற்றாக, விற்பனையாளர் ஒரு தொடர்புடைய ஒருங்கிணைப்பை வழங்கினால், ஒரு வழக்கமான அறுவை சிகிச்சை அட்டவணையை ஒரு இமேஜிங் அமைப்புடன் இணைக்கலாம். அறுவைசிகிச்சை அறையை பின்னர் 3டி இமேஜிங்கை ஆதரிக்கும் ரேடியோ டிரான்ஸ்லுசென்ட் ஆனால் உடைக்க முடியாத டேபிள் டாப்புடன் அல்லது நோயாளியின் மேம்பட்ட நிலைப்பாட்டை வழங்கும் உலகளாவிய உடைக்கக்கூடிய டேபிள் டாப்புடன் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் 3டி இமேஜிங்கை கட்டுப்படுத்துகிறது. பிந்தையது நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அல்லது எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சைக்கு குறிப்பாக பொருத்தமானது, மேலும் இந்த ஒருங்கிணைந்த தீர்வுகள் சமீபத்தில் வணிக ரீதியாகவும் கிடைத்தன. கலப்பின மற்றும் திறந்த வழக்கமான நடைமுறைகளுக்கான அறையைப் பகிர்ந்து கொள்ள திட்டமிட்டால், இவை சில நேரங்களில் விரும்பப்படுகின்றன. அவை அதிக பணிப்பாய்வு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன, ஏனெனில் டேப்லெட்டுகள் கப்பல்துறை மற்றும் எளிதில் பரிமாறிக்கொள்ள முடியும், ஆனால் தலையீட்டு இமேஜிங்குடன் சில சமரசங்கள் தேவைப்படுகின்றன. சுருக்கமாக, கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள் அறையின் நிலை, கதிரியக்கம் (கார்பன் ஃபைபர் டேபிள் டாப்), பொருந்தக்கூடிய தன்மை மற்றும் இயக்க அட்டவணையுடன் இமேஜிங் சாதனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகும். மேஜை சுமை, சரிசெய்யக்கூடிய மேஜை உயரம் மற்றும் செங்குத்து மற்றும் பக்கவாட்டு சாய்வு உள்ளிட்ட கிடைமட்ட இயக்கம் (மிதக்கும்) ஆகியவை கூடுதல் அம்சங்களில் அடங்கும். சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்கள் ரிட்ராக்டர்கள், கேமரா ஹோல்டர் ஆகியவற்றை ஏற்றுவதற்கான தண்டவாளங்கள் போன்ற சரியான பாகங்கள் கிடைப்பதும் முக்கியம்). சாய்ந்த மற்றும் தொட்டில் திறன்களைக் கொண்ட இலவச மிதக்கும் ஆஞ்சியோகிராபி அட்டவணைகள் இருதய கலப்பின இயக்க அறைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. கதிர்வீச்சு டோஸ் எக்ஸ்-ரே கதிர்வீச்சு அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு ஆகும், எனவே வெளிப்பாடு தீங்கு விளைவிக்கும். அறுவை சிகிச்சையில் பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மொபைல் சி-ஆர்முடன் ஒப்பிடும்போது, சி. டி ஸ்கேனர்கள் மற்றும் நிலையான சி-ஆர்ம்கள் மிக அதிக ஆற்றல் மட்டத்தில் செயல்படுகின்றன, இது அதிக அளவைத் தூண்டுகிறது. எனவே, நோயாளிக்கும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கும் ஒரு கலப்பு இயக்க அறையில் பயன்படுத்தப்படும் கதிர்வீச்சு அளவைக் கண்காணிப்பது மிகவும் முக்கியம். அறுவைசிகிச்சை அறையில் உள்ளவர்களை சிதறல் கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்க சில எளிய நடவடிக்கைகள் உள்ளன, இதனால் அவர்களின் அளவைக் குறைக்கலாம். விழிப்புணர்வு ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை, இல்லையெனில் கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு கருவிகள் புறக்கணிக்கப்படலாம். இந்த கருவிகளில் உடற்பகுதிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஏப்ரன் வடிவில் பாதுகாப்பு ஆடைகள், கழுத்தைச் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு தைராய்டு கவசம் மற்றும் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள் ஆகியவை அடங்கும். பிந்தையது கூரை-இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட முன்னணி கண்ணாடி பலகையால் மாற்றப்படலாம். கீழ் உடல் பகுதியைப் பாதுகாக்க மேஜை பக்கத்தில் கூடுதல் ஈய திரைச்சீலைகள் நிறுவப்படலாம். கர்ப்பிணி ஊழியர்களுக்கு இன்னும் அதிக கட்டுப்பாட்டு விதிகள் பொருந்தும். ஊழியர்கள் மற்றும் நோயாளி ஆகிய இருவருக்கும் பாதுகாப்புக்கான மிகவும் பயனுள்ள நடவடிக்கை குறைந்த கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்துவதாகும். கதிர்வீச்சு அளவிற்கும் படத் தரத்திற்கும் இடையே எப்போதும் ஒரு பரிமாற்றம் உள்ளது. அதிக எக்ஸ்ரே டோஸ் ஒரு தெளிவான படத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. நவீன மென்பொருள் தொழில்நுட்பம் பிந்தைய செயலாக்கத்தின் போது படத் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும், அதாவது அதே படத் தரம் குறைந்த அளவுடன் அடையப்படுகிறது. இதன் மூலம் படத்தின் தரம் மாறுபாடு, சத்தம், தெளிவுத்திறன் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் மூலம் விவரிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, அலாரா கோட்பாடு (நியாயமான அளவில் அடையக்கூடிய அளவுக்கு குறைவாக) பின்பற்றப்பட வேண்டும். டோஸ் முடிந்தவரை குறைவாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் படத்தின் தரத்தை நோயாளிக்கு ஏற்படக்கூடிய தீங்கை விட பரிசோதனையின் நோயறிதல் நன்மை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அளவிற்கு மட்டுமே குறைக்க முடியும். எக்ஸ்ரே உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் தொடர்ந்து அளவைக் குறைக்க எடுக்கும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள் மற்றும் மருத்துவ பயன்பாட்டைப் பொறுத்து அளவைக் குறைக்க ஊழியர்களுக்கான கையாளுதல் விருப்பங்கள் ஆகிய இரண்டும் உள்ளன. முந்தையவற்றில் பீம் கடினப்படுத்துதல் உள்ளது. பிந்தையவற்றில் பிரேம் ரேட் அமைப்புகள், துடிக்கும் ஃப்ளோரோஸ்கோபி மற்றும் கொலிமேஷன் ஆகியவை அடங்கும். பீம் கடினப்படுத்துதல்ஃ எக்ஸ்-ரே கதிர்வீச்சு கடினமான மற்றும் மென்மையான துகள்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது. நிறைய ஆற்றல் கொண்ட துகள்கள் மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட துகள்கள். தேவையற்ற வெளிப்பாடு பெரும்பாலும் மென்மையான துகள்களால் ஏற்படுகிறது, ஏனெனில் அவை உடலின் வழியாகச் சென்று அதனுடன் தொடர்பு கொள்ள மிகவும் பலவீனமாக உள்ளன. இதற்கு மாறாக, கடினமான துகள்கள் நோயாளியின் வழியாக செல்கின்றன. எக்ஸ்ரே குழாயின் முன் ஒரு வடிகட்டி மென்மையான துகள்களைப் பிடிக்க முடியும், இதனால் கற்றை கடினப்படுத்தப்படுகிறது. இது படத்தின் தரத்தை பாதிக்காமல் அளவைக் குறைக்கிறது. ஃப்ரேம் ரேட்ஃ ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிக் விளைவுகள் இல்லாமல் வேகமான இயக்கத்தைக் காட்சிப்படுத்த அதிக ஃப்ரேம் விகிதங்கள் (வினாடிக்கு பெறப்பட்ட படங்கள்) தேவைப்படுகின்றன. இருப்பினும், பிரேம் விகிதம் அதிகமாக இருந்தால், கதிர்வீச்சு அளவு அதிகமாக இருக்கும். எனவே, கட்டமைப்பு விகிதம் மருத்துவத் தேவைக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் நியாயமான முறையில் முடிந்தவரை குறைவாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, குழந்தை இருதயவியலில், மெதுவாக நகரும் பொருட்களுக்கு 0.5 p/s உடன் ஒப்பிடும்போது வினாடிக்கு 60 துடிப்புகளின் பிரேம் விகிதங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அரை துடிப்பு வீதத்தைக் குறைப்பது அளவை பாதியாகக் குறைக்கிறது. 30 p/s இலிருந்து 7.5 p/s ஆகக் குறைக்கப்படுவதால் ஒரு டோஸ் 75 சதவீதம் சேமிக்கப்படுகிறது. துடிக்கும் ஃப்ளோரோஸ்கோபியைப் பயன்படுத்தும் போது, கதிர்வீச்சு அளவு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளிகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே அதே பட வரிசையை உருவாக்க குறைந்த அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடைப்பட்ட நேரத்தில், கடைசியாக சேமிக்கப்பட்ட படம் காட்டப்படும். அளவைக் குறைப்பதற்கான மற்றொரு கருவி கோலிமேஷன் ஆகும். டிடெக்டரால் வழங்கப்பட்ட பார்வையில் இருந்து, ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுமே தலையீட்டிற்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கலாம். எக்ஸ்-ரே குழாய் ஒரு கொலிமேட்டரால் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லாத பகுதிகளில் பாதுகாக்கப்படலாம், இதனால் கேள்விக்குரிய உடல் பாகங்களுக்கான டிடெக்டருக்கு மட்டுமே டோஸ் அனுப்பப்படுகிறது. நவீன சி-ஆர்ம்ஸ் நிலையான ஃப்ளோரோஸ்கோபி இல்லாமல் பெறப்பட்ட படங்களை வழிநடத்த உதவுகிறது. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் பிரேசிலில் உள்ள ஒரு கலப்பின இயக்க அறையின் வீடியோ நரம்பியல் மருத்துவ உபகரணங்கள் அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகள் மற்றும் நுட்பங்களில் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை கலப்பின இயக்க அறைகள் பற்றிய குறிப்பு