Digital sensor
டிஜிட்டல் சென்சார் என்பது ஒரு மின்னணு அல்லது மின் வேதியியல் சென்சார் ஆகும், இதில் தரவு டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது. சென்சார்கள் பெரும்பாலும் பகுப்பாய்வு அளவீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எ. கா. திரவங்களின் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளின் அளவீடு. அளவிடப்பட்ட அளவுருக்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் pH மதிப்பு, கடத்துத்திறன், ஆக்ஸிஜன், ரெடாக்ஸ் ஆற்றல்கள் ஆகும். இத்தகைய அளவீடுகள் தொழில்மயமாக்கப்பட்ட உலகில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் செயல்முறை கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கிய உள்ளீட்டை வழங்குகின்றன. கடந்த காலத்தில் அனலாக் சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் நுண்செயலிகளின் யுகத்தில் டிஜிட்டல் சென்சார்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இரண்டு வகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சென்சார்களின் வளர்ச்சிக்கான காரணங்கள் விவாதிக்கப்படுகின்றனஃ பொதுவான அம்சங்கள் டிஜிட்டல் சென்சார்கள் அனலாக் சென்சார்களின் நவீன வாரிசுகளாகும். டிஜிட்டல் சென்சார்கள் அனலாக் சென்சார்களை படிப்படியாக மாற்றுகின்றன, ஏனெனில் அவை அனலாக் சென்சார் அமைப்புகளின் பாரம்பரிய குறைபாடுகளை சமாளிக்கின்றன (அத்தியாயம் 3-எந்த புத்தகம்?) எலக்ட்ரானிக் மற்றும் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சென்சார்கள் பொதுவாக அளவீட்டு சங்கிலியின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு அளவீட்டு சங்கிலியில் சென்சார், ஒரு கேபிள் மற்றும் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆகியவை அடங்கும். பாரம்பரிய அனலாக் அமைப்புகளில், சென்சார் அளவீட்டு அளவுருவை மாற்றுகிறது (எ. கா. pH மதிப்பு) ஒரு அனலாக் மின் சமிக்ஞைக்குள். இந்த அனலாக் மின் சமிக்ஞை ஒரு கேபிள் வழியாக ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்ஸ்மிட்டர் மின் சமிக்ஞையை படிக்கக்கூடிய வடிவமாக மாற்றுகிறது (காட்சி, தற்போதைய வெளியீடுகள், பஸ் தரவு பரிமாற்றம் போன்றவை). சென்சார் மற்றும் கேபிள் பெரும்பாலும் நிரந்தரமாக இணைக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் மின் இணைப்பிகள் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன. இணைப்பிகள் கொண்ட இந்த பாரம்பரிய வடிவமைப்பு மற்றும் கேபிள் மூலம் சிறிய நீரோட்டங்களை அனுப்புவது நான்கு முக்கிய குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ 1) இணைப்பியின் ஈரப்பதம் மற்றும் அரிப்பு சமிக்ஞையை பொய்யாக்குகிறது. 2) அளவீட்டு சமிக்ஞை மின்காந்த சத்தத்தால் மாற்றப்படுவதைத் தடுக்க கேபிள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் மிக உயர்ந்த தரத்தில் இருக்க வேண்டும். 3) சென்சாரை நிறுவும் வரை அளவீடு செய்யவோ சரிசெய்யவோ முடியாது, ஏனெனில் கேபிளின் செல்வாக்கை (நீளம், எதிர்ப்பு, மின்மறுப்பு) புறக்கணிக்க முடியாது. 4) கேபிள் நீளம் குறைவாக உள்ளது. அனலாக் சென்சார்களின் பாரம்பரிய குறைபாடுகளை சமாளிக்க டிஜிட்டல் சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நீர் மற்றும் தொழில்துறை செயல்முறைகளில் டிஜிட்டல் சென்சார்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை pH, ரெடாக்ஸ் ஆற்றல், கடத்துத்திறன், கரைந்த ஆக்ஸிஜன், அம்மோனியம், நைட்ரேட், SAC, கொந்தளிப்பு போன்ற அளவுருக்களை அளவிடுகின்றன. ஒரு டிஜிட்டல் சென்சார் அமைப்பு சென்சார், ஒரு கேபிள் மற்றும் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரைக் கொண்டுள்ளது. அனலாக் சென்சார் அமைப்புகளுடனான வேறுபாடுகள் பின்வருமாறுஃ அ) சென்சார் ஒரு மின்னணு சிப் கொண்டுள்ளது. அளவீட்டு சமிக்ஞை நேரடியாக சென்சாரின் உள்ளே டிஜிட்டல் சமிக்ஞையாக மாற்றப்படுகிறது. கேபிள் மூலம் தரவு பரிமாற்றமும் டிஜிட்டல் ஆகும். இந்த டிஜிட்டல் தரவு பரிமாற்றம் கேபிள் நீளம், கேபிள் எதிர்ப்பு அல்லது மின்மறுப்பு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, மேலும் மின்காந்த சத்தத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நிலையான கேபிள்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஆ) சென்சார் மற்றும் கேபிள் இடையேயான இணைப்பு தொடர்பு இல்லாததாகவும், தூண்டல் இணைப்பு மூலம் செய்யப்படலாம். ஈரப்பதம் மற்றும் தொடர்புடைய அரிப்பு இனி ஒரு பிரச்சினை அல்ல. மாற்று ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்கள் நீண்ட அல்லது மின்காந்த ரீதியாக விரோதமான இணைப்புகளுக்கான ஒரு விருப்பமாகவும் இருக்கலாம் இ) சென்சாரை அமைப்பைத் தவிர அளவீடு செய்யலாம். மேலும் காண்க படம் சென்சார் குறிப்புகள் (ஜெர்மன் மொழி, ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தலைப்புகள்) எச். கால்ஸ்டர்ஃ pH-மெசுங் (pH அளவீடு), 1990, VCH வெர்லாக்ஸ்ஜெசெல்சாஃப்ட் mbH, C. H. ஹாமன், டபிள்யூ. வைல்ஸ்டிச்ஃ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி I (எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி I), 1975, வெர்லாக் கெமி, ஷ்ரோடர்/லாடென்ஷ்லேகர்/பிப்ராக்ஃ டாஸ்சென்பூச் டெர் கெமி (வேதியியலின் பாக்கெட் புக்), 2001, வெர்லாக் ஹாரி டாய்ச், யு. டீட்ஸ், சி. எச். ஷெங்க்ஃ ஹால்பிளைட்டர்-ஷால்டங்ஸ்டெனிக் (செமிகண்டக்டர் சர்க்யூட் டெக்னாலஜி), 2010, ஸ்பிரிங்கர் வெர்லாக், சென்சார்கள் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி