Rotational angiography
சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி என்பது எக்ஸ்ரே அடிப்படையிலான ஒரு மருத்துவ இமேஜிங் நுட்பமாகும், இது கலப்பின அறுவை சிகிச்சையின் போது அல்லது ஒரு நிலையான சி-ஆர்மைப் பயன்படுத்தி வடிகுழாய் தலையீட்டின் போது சி. டி போன்ற 3 டி தொகுதிகளைப் பெற அனுமதிக்கிறது. நிலையான சி-ஆர்ம் அதன் மூலம் நோயாளியைச் சுற்றி சுழல்கிறது மற்றும் தொடர்ச்சியான எக்ஸ்ரே படங்களைப் பெறுகிறது, அவை மென்பொருள் வழிமுறைகள் மூலம் 3D படமாக மறுகட்டமைக்கப்படுகின்றன. சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராஃபிக்கான ஒத்த சொற்களில் தட்டையான-பேனல் தொகுதி சி. டி மற்றும் கூம்பு-பீம் சி. டி ஆகியவை அடங்கும். தொழில்நுட்ப பின்னணி ஒரு நிலையான சி-ஆர்முடன் 3டி படத்தைப் பெறுவதற்காக, சி-ஆர்ம் கேள்விக்குரிய உடல் பகுதியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, இதனால் இந்த உடல் பகுதி எக்ஸ்-ரே குழாய்க்கும் டிடெக்டருக்கும் இடையிலான ஐசோசெண்டரில் உள்ளது. சி-ஆர்ம் பின்னர் அந்த ஐசோசென்டரைச் சுற்றி சுழல்கிறது, சுழற்சி 200 டிகிரி முதல் 360 டிகிரி வரை இருக்கும் (உபகரண உற்பத்தியாளரைப் பொறுத்து). இத்தகைய சுழற்சி 5 முதல் 20 வினாடிகளுக்கு இடையில் எடுக்கும், இதன் போது சில நூறு 2டி படங்கள் பெறப்படுகின்றன. ஒரு மென்பொருள் பின்னர் ஒரு கூம்பு கற்றை புனரமைப்பை செய்கிறது. இதன் விளைவாக வரும் வோக்ஸல் தரவு பின்னர் ஒரு பெருக்கல் மறுசீரமைப்பாகக் கருதப்படலாம், அதாவது. மூன்று திட்ட கோணங்களில் இருந்து துண்டுகள் வழியாக ஸ்க்ரோலிங் செய்வதன் மூலம், அல்லது 3D தொகுதியாக, சுழற்றலாம் மற்றும் பெரிதாக்கலாம். மருத்துவ பயன்பாடுகள் 3டி ஆஞ்சியோகிராபி அல்லது சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி தலையீட்டு கதிரியக்கம், தலையீட்டு இருதயவியல் மற்றும் குறைந்தபட்ச-ஊடுருவும் அறுவை சிகிச்சை (எ. கா., கலப்பின இருதய அறுவை சிகிச்சை ") ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சி. டி மற்றும் சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி கிளாசிக்கலாக, சி. டி இமேஜிங் 3 டி தரவை அறுவை சிகிச்சைக்கு முன் அல்லது பிந்தைய முறையில் பெறுவதற்கான தேர்வு முறையாகும். சி. டி மற்றும் சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி இடையே தேர்வு பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. சி. டி ஸ்கேனர் மேசையில் நோயாளியின் நிலைப்பாடு கலப்பின அறுவை சிகிச்சையின் போது ஒரு தலையீட்டு மேஜையில் உள்ள நிலையில் இருந்து வேறுபடுகிறது. அதன்படி, செயல்முறையின் போது அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய சி. டி படத்தைப் பயன்படுத்த, சி. டி படத்திற்கும் லைஃப் ஃப்ளோரோஸ்கோபிக்கும் இடையில் ஒரு மென்பொருள் பதிவு தேவைப்படுகிறது. இது சிறிது நேரம் எடுக்கும் மற்றும் முற்றிலும் துல்லியமாக இல்லை. லைப்சிக்கில் உள்ள இதய மையத்திலிருந்து ஒரு கட்டுரை, சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராஃபியுடன் உள்ளக செயல்பாட்டு 3D இமேஜிங் மிகவும் துல்லியமானது என்றும், நீர்த்த மாறுபட்ட ஊசி மற்றும் விரைவான வென்ட்ரிகுலர் வேகத்துடன் இணைக்கப்பட்டால் குறைந்த மாறுபாடு மற்றும் குறைந்த கதிர்வீச்சு அளவுடன் செய்யப்படலாம் என்றும் கூறுகிறது. இந்த 3டி படத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட அளவீடுகள் மிகவும் நம்பகமானவை என்று அவர்கள் கண்டறிந்தனர். உடற்கூறியல் மாற்றங்கள்ஃ பெருங்குடல் அனூரிஸத்தின் கிராஃப்டிங் போன்ற எண்டோவாஸ்குலர் நடைமுறைகளின் போது, அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பு பெறப்பட்ட சி. டி. படத்திலோ அல்லது சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி மூலம் பெறப்பட்ட இன்ட்ராஆபரேட்டிவ் 3டி படத்திலோ 3டி திட்டமிடல் செய்யப்படலாம். சி. டி. படம் வழக்கமாக செயல்முறைக்கு சில நாட்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் மணிநேரங்களுக்கு முன்பு பெறப்படுகிறது, இது திட்டமிடுவதற்கு நேரத்தை அளிக்கிறது. இருப்பினும், கடினமான கம்பிகள் மற்றும் வடிகுழாய்களை செருகுவதன் மூலம் நாளங்களின் உடற்கூறியல் கணிசமாக சிதைக்கப்படலாம், இதனால் திட்டமிடல் தவறானது. ஒரு ஊடுருவல் 3D படம் இந்த கருவிகளை செருகிய பிறகு மிகவும் துல்லியமான திட்டமிடலை அனுமதிக்கிறது, மேலும் நவீன 3D கருவிகள் மூலம் அதை சில நிமிடங்களில் செய்ய முடியும். சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி மற்றும் சி. டி படங்களுக்கு இடையில் படத்தின் தரம் வேறுபடலாம். ஒரு மல்டிஸ்லைஸ் சி. டி. யுடன் ஒப்பிடும்போது சி-ஆர்ம் படத்தின் நீண்ட கையகப்படுத்தல் நேரங்கள் இயக்க கலைப்பொருட்களை அதிகரிக்கும், குறிப்பாக வழக்கமான நோயாளி மிகவும் வயதானவர் மற்றும் முழு பட கையகப்படுத்தலுக்கும் அவரது மூச்சைப் பிடிக்க முடியாது. இந்த கலைப்பொருட்களைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் நோயாளியின் அளவை அதிகரிக்கின்றன. படத்தின் தரம் கலைப்பொருட்கள் மூலம் மட்டுமல்லாமல், தற்காலிக, இடஞ்சார்ந்த மற்றும் மாறுபட்ட தெளிவுத்திறன் மூலமாகவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு தட்டையான-பேனல் டிடெக்டரின் இயற்பியல் பண்புகள் பல கண்டறிதல் சி. டி அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் பீங்கான் டிடெக்டர்களில் ஒன்றாக தற்காலிக தெளிவுத்திறனைக் குறைக்கின்றன. இதற்கு மாறாக, பிளாட்-பேனல் தொகுதி சி. டி. யின் இடஞ்சார்ந்த தெளிவுத்திறன் (சி-ஆர்மைப் பயன்படுத்தி சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராஃபி) ஒரு மல்டிஸ்லைஸ் சி. டி ஸ்கேனரை விட மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும், உயர் தெளிவுத்திறன் பயன்முறையில் 200 முதல் 300 மைக்ரோமீட்டர் வரை தெளிவுத்திறன் இருக்கும், இது மல்டிஸ்லைஸ் சி. டி. க்கு 600 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும். ஹவுன்ஸ்ஃபீல்ட் அலகுகளில் (HU) அளவிடப்படும் மாறுபாடு தெளிவுத்திறன், பல கண்டறிதல் சி. டி. யை விட ஓரளவு தாழ்ந்ததாகும், பின்னணியில் இருந்து அட்டெனுயேஷனில் உள்ள வேறுபாடு தட்டையான-பேனல் தொகுதி சி. டி (= சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி) உடன் 5 எச். யு. உடன் ஒப்பிடும்போது பல கண்டறிதல் சி. டி. க்கு 3 எச். யூ. பெரும்பாலான சிகிச்சைப் பயன்பாடுகளுக்கு இந்த வேறுபாடு மிகக் குறைவு. கதிர்வீச்சு டோஸ் எக்ஸ்-ரே கதிர்வீச்சு அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு ஆகும், எனவே வெளிப்பாடு தீங்கு விளைவிக்கும். அறுவை சிகிச்சையில் பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மொபைல் சி-ஆர்முடன் ஒப்பிடும்போது, சி. டி ஸ்கேனர்கள் மற்றும் நிலையான சி-ஆர்ம்ஸ் அதிக அளவை வழங்கக்கூடும், மேலும் அறுவை சிகிச்சையின் போது நீண்ட காலத்திற்கு இயக்கப்படலாம். எனவே நோயாளி மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு கதிர்வீச்சு அளவைக் கண்காணிப்பது முக்கியம். சுழற்சி ஆஞ்சியோகிராபி சிதறிய கதிர்வீச்சுக்கு தொழிலாளர்களின் வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கக்கூடும், ஏனெனில் எக்ஸ்-ரே மூலமானது நோயாளியைச் சுற்றி நகர்கிறது. ஈய திரைச்சீலைகள் பெரும்பாலும் கீழ் உடல் பகுதியைப் பாதுகாக்க மேஜை பக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் இவை சுழற்சி வேலையில் குறைவான செயல்திறன் கொண்டவை. ஃப்ளோரோஸ்கோபிக் இமேஜிங்கிற்கு பொதுவான நுட்பங்களான துடிப்பு முறைகள், பொருத்தமான கொலிமேஷன் மற்றும் குறுகிய இமேஜிங் நேரங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நோயாளியின் அளவைக் குறைக்கலாம். குறிப்புகள் மருத்துவ இமேஜிங்