Quinhydrone electrode
குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனை ஒரு அமிலப் பொருளைக் கொண்ட கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவை (pH) அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். கோட்பாடுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு குயினோன்கள் ρ-குயினோன் மற்றும் ρ-ஹைட்ரோகுயினோன் இடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் ஒரு குயின்ஹைட்ரோன் இனத்தை உருவாக்குகின்றன. ஆண்டிமனி போன்ற மந்த உலோக மின்முனையுடன் தொடர்பு கொண்ட ρ-குயினோன்கள் மற்றும் ρ-ஹைட்ரோகுயினோனின் சமமுனை கலவை, குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய சாதனங்கள் கரைசல்களின் pH ஐ அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனைகள் விரைவான மறுமொழி நேரங்களையும் அதிக துல்லியத்தையும் வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இது 1 முதல் 9 வரையிலான pH ஐ மட்டுமே அளவிட முடியும், மேலும் கரைசலில் வலுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற அல்லது குறைப்பு முகவர் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிளாட்டினம் கம்பி மின்முனை குயின்ஹைட்ரோனின் நிறைவுற்ற நீர் கரைசலில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது, இதில் பின்வரும் சமநிலை + 2H + + 2e− உள்ளது. பிளாட்டினம் மின்முனைக்கும் குறிப்பு மின்முனைக்கும் இடையிலான சாத்தியமான வேறுபாடு கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்தது. (நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு) வரம்புகள் குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி மின்முனைக்கு ஒரு மாற்றீட்டை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது pH 8 க்கு மேல் (298 K இல்) நம்பகமானது அல்ல, மேலும் வலுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற அல்லது குறைப்பு முகவரைக் கொண்ட கரைசல்களுடன் பயன்படுத்த முடியாது. குறிப்புகள் மின்காந்த பகுப்பாய்வு வேதியியல் சாதனங்கள் மின்காந்தங்கள்