Digital delay generator
டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் (டிஜிட்டல்-டு-டைம் கன்வெர்ட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது மின்னணு சோதனை உபகரணங்களின் ஒரு பகுதியாகும், இது தூண்டுதல், ஒத்திசைத்தல், தாமதம் மற்றும் கேட்டிங் நிகழ்வுகளுக்கு துல்லியமான தாமதங்களை வழங்குகிறது. இந்த ஜெனரேட்டர்கள் பல சோதனைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் செயல்முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு ஒரு நிகழ்வு அல்லது பல நிகழ்வுகளின் மின்னணு நேரம் ஒரு நிலையான நேர குறிப்புக்கு தேவைப்படுகிறது. டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் நிகழ்வுகளின் வரிசையைத் தொடங்கலாம் அல்லது ஒரு நிகழ்வால் தூண்டப்படலாம். சாதாரண மின்னணு நேரத்திலிருந்து இதை வேறுபடுத்துவது என்னவென்றால், அதன் வெளியீடுகளின் ஒத்திசைவு மற்றும் தொடக்க நிகழ்வு ஆகும். நேரத்திலிருந்து டிஜிட்டல் மாற்றியானது தலைகீழ் செயல்பாட்டைச் செய்கிறது. உபகரணங்கள் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் செயல்பாட்டில் உள்ள துடிப்பு ஜெனரேட்டரைப் போன்றது, ஆனால் நேரத் தீர்மானம் மிகவும் நேர்த்தியானது, தாமதம் மற்றும் அகலம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. சில உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் அலகுகளை "டிஜிட்டல் தாமதம் மற்றும் துடிப்பு ஜெனரேட்டர்கள்" என்று அழைக்கிறார்கள், தாமதம் மற்றும் அகலக் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடுதலாக தங்கள் ஒவ்வொரு வெளியீட்டிற்கும் சுயாதீனமான வீச்சு துருவமுனைப்பு மற்றும் நிலைக் கட்டுப்பாட்டைச் சேர்த்துள்ளனர். இப்போது ஒவ்வொரு சேனலும் அதன் தாமதம், அகலம் மற்றும் வீச்சுக் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது, தூண்டுதல் ஒரு வெளிப்புற மூலத்துடன் அல்லது உள் பிரதிநிதி விகித ஜெனரேட்டருடன் ஒத்திசைக்கப்பட்டுள்ளது-ஒரு பொது நோக்க துடிப்பு ஜெனரேட்டர் போன்றது. சில தாமத ஜெனரேட்டர்கள் சாதனங்களைத் தூண்டுவதற்கு துல்லியமான தாமதங்களை (விளிம்புகள்) வழங்குகின்றன. மற்றவை ஒரு கேட்டிங் செயல்பாட்டை அனுமதிக்க துல்லியமான தாமதங்கள் மற்றும் அகலங்களையும் வழங்குகின்றன. சில தாமத ஜெனரேட்டர்கள் ஒற்றை நேர சேனலை வழங்குகின்றன, மற்றவை பல நேர சேனல்களை வழங்குகின்றன. டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் வெளியீடுகள் பொதுவாக தர்க்க நிலை, ஆனால் சில மின்காந்த குறுக்கீடு சூழல்களை சமாளிக்க அதிக மின்னழுத்தங்களை வழங்குகின்றன. மிகவும் கடுமையான சூழல்களுக்கு, ஃபைபர் ஆப்டிக் இணைப்பிகளுடன் கூடிய ஒளியியல் வெளியீடுகள் மற்றும்/அல்லது உள்ளீடுகளும் சில உற்பத்தியாளர்களால் விருப்பங்களாக வழங்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, ஒரு தாமதமான ஜெனரேட்டர் 50 ஓஎம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சூழலில் இயங்குகிறது, பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் நேர தெளிவின்மைகளைக் குறைக்க அதன் சிறப்பியல்பு மின்மறுப்பில் கோடு முடிவடைகிறது. வரலாற்று ரீதியாக, டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்கள் தாமதம் மட்டுமே கொண்ட ஒற்றை சேனல் சாதனங்களாக இருந்தன (கீழே உள்ள டிஓடி குறிப்பைப் பார்க்கவும்). இப்போது, ஒவ்வொரு சேனலிலிருந்தும் தாமதம் மற்றும் கேட் கொண்ட பல சேனல் அலகுகள் வழக்கமாக உள்ளன. சில மற்ற சேனல்களைக் குறிப்பிடுவதற்கும், பல சேனல்களின் நேரத்தை ஒன்றுடன் இணைப்பதற்கும் மிகவும் சிக்கலான, பல தூண்டுதல் பயன்பாடுகளுக்கு அனுமதிக்கின்றன. பல லேசர்கள் மற்றும் கண்டறிதல்களைத் தூண்டலாம் மற்றும் இணைக்கலாம். (OH இன் பிளானர் லேசர்-தூண்டப்பட்ட ஃப்ளோரசன்ஸ் மூலம் மீத்தேன்/காற்று கலவையின் லேசர் பற்றவைப்பு பற்றிய சோதனை ஆய்வு பற்றிய இரண்டாவது குறிப்பைப் பார்க்கவும்.) மற்றொரு உதாரணம், பயனர் தேர்ந்தெடுத்த ஃபிளாஷ் விளக்கு துடிப்புகளுடன் லேசரை செலுத்தும் ஒரு சேனல் உள்ளது. அந்த லேசரை கியூ-மாற்றுவதில் மற்றொரு சேனல் பயன்படுத்தப்படலாம். லேசர் தீப்பிடித்த பிறகு ஒரு தனித்துவமான நேரத்திற்கு தரவு கையகப்படுத்தல் அல்லது இமேஜிங் அமைப்பைத் தூண்டுவதற்கும் நுழைவதற்கும் மூன்றாவது சேனல் பயன்படுத்தப்படலாம். (கீழே உள்ள குறிப்பைப் பார்க்கவும்) பல்ஸ் தேர்வு அல்லது மோட்-லாக்கிங் மூலம் உருவாக்கப்படும் லேசர் துடிப்புகளின் நீரோட்டத்திலிருந்து ஒற்றை லேசர் துடிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது சில தாமதமான ஜெனரேட்டர்களின் மற்றொரு மதிப்புமிக்க அம்சமாகும். டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டருக்கு வெளிப்புற கடிகாரமாக பயன்முறை-பூட்டப்பட்ட வீதத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒரு ஒற்றை துடிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் மற்ற நிகழ்வுகளை அந்த ஒற்றை துடிப்புடன் ஒத்திசைப்பதற்கும் ஒருவர் தாமதம் மற்றும் அகலத்தை சரிசெய்யலாம். பயன்பாடுகள் ஒரு தாமத ஜெனரேட்டர் அதிவேக இமேஜிங் பயன்பாடுகளில் அதிவேக ஃபோட்டோ டிடெக்டர்களை தாமதப்படுத்தலாம் மற்றும் கேட் செய்யலாம். (கீழே உள்ள அதிவேக புகைப்படம் பற்றிய குறிப்பைப் பார்க்கவும்) டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்கள் பொதுவாக பெரிய அமைப்புகள் மற்றும் சோதனைகளுக்கான நேரத்தின் இதயம். பயனர்கள் பொதுவாக முழு அமைப்பு அல்லது பரிசோதனைக்கு ஒரு ஒற்றை கட்டுப்பாட்டை வழங்க ஒரு GUI வரைகலை பயனர் இடைமுகத்தை உருவாக்குகிறார்கள். டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் உற்பத்தியாளர்கள் தொலைநிலை நிரலாக்கத் திட்டங்களைச் சேர்த்துள்ளனர், இது அத்தகைய GUIகளை உருவாக்க உதவுகிறது. ஜிபிஐபி, ஆர்எஸ்-232, யூஎஸ்பி மற்றும் ஈதர்நெட் போன்ற தொழில்துறை தரநிலைகள் பல்வேறு உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து கிடைக்கின்றன. சோதனை திரவ இயக்கவியல் திரவ ஓட்டத்தை ஆராய டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துகிறது. பிஐவி புலம், துகள் பட வேகம், பல துணைக்குழுக்களை உள்ளடக்கியது, இது டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்களை அதன் நேரத்தின் முக்கிய அங்கமாகப் பயன்படுத்தும், அங்கு பல லேசர்கள் தூண்டப்படலாம். பல சேனல்கள் பல்வேறு லேசர்களைத் தூண்டலாம். ஒரே சாதனத்தை பல முறை தூண்ட அல்லது கேட் செய்ய ஒரு சேனலில் பல சேனல்களின் நேரத்தை மல்டிபிளெக்ஸ் செய்யலாம். ஒரு ஒற்றை சேனல் ஒரு லேசரைத் தூண்டலாம் அல்லது பல, மல்டிபிளெக்ஸ் துடிப்புகளுடன் ஒரு கேமராவை கேட் செய்யலாம். மற்றொரு பயனுள்ள அமைப்பு என்னவென்றால், ஒரு சேனல் டிரைவ் ஃபிளாஷ் விளக்குகளை முன்னமைக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான முறை வைத்திருப்பது, அதைத் தொடர்ந்து ஒரு ஒற்றை க்யூ-சுவிட்ச், அதைத் தொடர்ந்து தரவு கையகப்படுத்தல் அல்லது இமேஜிங் அமைப்பிற்கான தாமதம் மற்றும் கேட். எதிர்மறை தாமதம் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்களுடன் கிடைக்கிறது, அவை வேறு சில சேனல்களை ஒரு குறிப்பாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். குறிப்புக்கு முன்னதாக ஒரு நிகழ்வு நிகழ வேண்டிய பயன்பாடுகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். குறிப்புக்கு முன் ஒரு ஷட்டரைத் திறக்க அனுமதிப்பது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. வெகுஜன நிறமாலை அளவீட்டில் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மல்டி-ட்ரிக்கர் டிஜிட்டல் டிலே ஜெனரேட்டர்கள் ஒரு புதிய வளர்ச்சி கேட்டிங் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல், இரட்டை அல்லது மல்டி-ட்ரிக்கர் திறன்களைக் கொண்ட டிஜிட்டல் டிலே ஜெனரேட்டர்கள் ஆகும். மின்னணு சமிக்ஞையுடன் வெளியீடுகள் மற்றும்/அல்லது தூண்டுதல்களை இயக்க பயனரை கேட் அனுமதிக்கிறது. சில அலகுகள் ஒற்றை அல்லது தனி இணைப்பிகளைப் பயன்படுத்தி கேட் அல்லது தூண்டுதல் திறன்களைக் கொண்டுள்ளன. இரட்டை அல்லது மல்டி-ட்ரிக்கர் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்கள் பல உள்ளீட்டு தூண்டுதல்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த தூண்டுதல்கள் ஏதேனும் அல்லது அனைத்து சேனல்களையும் தூண்டுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தப்படலாம். மல்டி-ட்ரிக்கர் பதிப்புகள் இன்டர்லாக்குகள், லாட்ச்கள், டைனமிக் தாமத சரிசெய்தல் மற்றும் தூண்டுதல் சத்தம் அடக்குதல் ஆகியவற்றை இணைப்பதற்கான நிரல்படுத்தக்கூடிய லாஜிக் கன்ட்ரோலர்-வகை செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. அண்ட், ஆர், சோர் மற்றும் நெகட்டட் வடிவங்களில் உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகளை தர்க்கரீதியாக இணைப்பதன் மூலம் தூண்டுதல்கள் உருவாகின்றன. LIDAR பயன்பாடுகள் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. லேசரைத் தூண்டுவதற்கு ஒரு சேனல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது சேனல் தரவு கையகப்படுத்தும் முறைக்கு தாமதமான வாயிலை வழங்குகிறது. தேவையற்ற தரவுகளின் பெரும்பகுதியை புறக்கணிக்கும் அதே வேளையில் ஆர்வமுள்ள பகுதிகளை செயலாக்கவும் சேமிக்கவும் கேட்டிங் அனுமதிக்கிறது. இரட்டை-ட்ரிக்கர் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்கள் ஒரு தொகுப்பில் இரண்டு சுயாதீனமாக தூண்டப்பட்ட டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்களை வழங்குகின்றன. பெஞ்ச்டாப் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டர்கள் இப்போது பல சேனல்களாக இருப்பதால், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளீட்டு தூண்டுதல்களைக் கொண்டிருக்கவும், ஒவ்வொரு தூண்டுதலுக்கும் பதிலளிக்கும் சேனல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் முடியும். இரட்டை-ட்ரிக்கர் திறனை வழங்குவதற்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்து, ஒரு கருவியை தனி தூண்டுதல் மற்றும் கேட் உள்ளீடுகளுடன் மாற்றுகிறது, இதனால் கேட் இரண்டாவது தூண்டுதலாக செயல்பட அனுமதிக்கிறது. டிடிஜிகளின் வடிவமைப்பில் ஒரு முக்கிய சிக்கல் என்னவென்றால், படிக-ஊசலாட்ட துல்லியத்தைக் கொண்ட தூண்டப்பட்ட தாமதங்களை உருவாக்குவதாகும், ஆனால் அவை குறிப்பு ஊசலாட்டத்தின் விளிம்புகளுக்கு அளவிடப்படுவதில்லை. டிஜிட்டல் தாமத உருவாக்கத்தில் பல நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மிகவும் நேரடியான திட்டம் ஒரு டிஜிட்டல் கவுண்டர் மற்றும் ஒரு இலவச-இயங்கும் படிக ஊசலாட்டத்தை 1-கடிகார தெளிவின்மையுடன் நேர இடைவெளிகளில் பயன்படுத்துகிறது, இதன் விளைவாக ஒரு ஒத்திசைவற்ற தூண்டுதலுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு கடிகார கால உச்சத்திலிருந்து உச்சத்திற்கு வெளியீட்டு விளிம்பு கிளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இந்த நுட்பம் குவாண்டம் இசையமைப்பாளர்கள் மற்றும் பெர்க்லி நியூக்ளியோனிக்ஸ் கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட படிக, எல். சி அல்லது தாமத-வரி ஊசலாட்டங்கள் தூண்டுதல் நேரத்தில் தொடங்கப்படலாம் மற்றும் கரடுமுரடான தாமதங்களைச் செய்ய கணக்கிடப்படலாம், அதைத் தொடர்ந்து கடிகார காலங்களுக்கு இடையில் இடைக்கணிப்பு செய்ய அனலாக் ஃபைன் அல்லது "வெர்னியர்" தாமதம். அசல் தூண்டுதல் சீரமைப்பைப் பாதுகாக்கும் ஒரு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தொடங்கக்கூடிய ஊசலாட்டத்தை மிகவும் துல்லியமான தொடர்ச்சியான இயங்கும் படிக ஊசலாட்டத்துடன் பூட்ட ஒரு கட்டம்-பூட்டப்பட்ட வளையத்தைப் பயன்படுத்துவது ஒரு மேம்பாடாகும். கிளாசிக் ஹெவ்லெட் பேக்கார்ட் 5359ஏ டைம் சின்தசைசர் ஒரு ஹெட்டோரோடைன் கட்ட பூட்டு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு படிக ஊசலாட்டத்துடன் ஒத்திசைக்கப்பட்ட தூண்டப்பட்ட ஈசிஎல் தாமத-வரி ஊசலாட்டத்தைப் பயன்படுத்தியது; இந்த நுட்பம் பின்னர் பல பெர்க்லி நியூக்ளியோனிக்ஸ் மற்றும் லெக்ராய் தாமத ஜெனரேட்டர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஹைலேண்ட் டெக்னாலஜி ஒரு தூண்டப்பட்ட எல். சி ஆஸிலேட்டர் மற்றும் டி. எஸ். பி கட்ட பூட்டு திட்டத்தை பயன்படுத்துகிறது. ஒரு வெளிப்புற தூண்டுதலுடன் ஒப்பிடுகையில் பத்து பிஎஸ் ஆர்எம்எஸ்-க்கும் குறைவான பதற்றத்தை அடைய முடியும். மின்தேக்கியை சார்ஜ் செய்ய மின்னோட்ட மூலத்தைப் பயன்படுத்தி சில பத்து நானோ விநாடிகள் தாமத வரம்பில் பரவியிருக்கும் அனலாக்-ரேம்ப் தாமத ஜெனரேட்டரை வடிவமைக்க முடியும். ஒரு படிக ஊசலாட்டத்தின் நேரப்படி, சில ஒருங்கிணைந்த எண்ணிக்கையிலான கடிகாரங்களுக்கு வளைவு மின்னோட்டத்தை ஒருவர் இடைநிறுத்தலாம். வளைவின் உறைபனி ஊசலாட்டத்தை தூண்டுதலுடன் ஒத்திசைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் தாமதங்களின் வரம்பை நீட்டிக்கிறது. இந்த நுட்பம் அமெரிக்க காப்புரிமை 4,968,907 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சிக்னல் மீட்பு கருவியில் பயன்படுத்தப்பட்டது. குறைந்த தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் கசிவு மின்னோட்டம் மில்லி விநாடி வரம்பில் தாமதங்களுக்கு கடுமையான பிழை பங்களிப்பாளராக மாறுகிறது. ஒரு ஃபிளிப்ஃப்ளாப் அடிப்படையிலான இரட்டை தரவரிசை ஒத்திசைவைப் பயன்படுத்தி ஒரு வெளிப்புற தூண்டுதலை எதிர் அடிப்படையிலான தாமத ஜெனரேட்டருடன் ஒத்திசைக்கலாம், மேலே உள்ளதைப் போல (1). பின்னர் உள்ளீட்டு தூண்டுதலுக்கும் உள்ளூர் கடிகாரத்திற்கும் இடையிலான வளைவை அளவிடவும், வெர்னியர் தாமதத்தை ஷாட்-பை-ஷாட் அடிப்படையில் சரிசெய்யவும் முடியும், இதனால் பெரும்பாலான தூண்டுதல்-க்கு-கடிகார கிளர்ச்சியை ஈடுசெய்ய முடியும். கவனமாக அளவுத்திருத்தம் செய்வதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான பிகோசெகண்டுகளில் ஆர். எம். எஸ்-ஐ அடைய முடியும். ஸ்டான்போர்ட் ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. புரோகிராமபிள் லாஜிக் கன்ட்ரோலர் டைம்-டு-டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் குறிப்புகள் டிஜிட்டல் தாமத ஜெனரேட்டரை அடிப்படையாகக் கொண்ட இலக்கு வேக சிமுலேட்டரைப் பார்க்கவும்-அமெரிக்க போக்குவரத்துத் துறை டிஓடி எச்எஸ் 809 811 பிரிவு 4.10. "OH இன் பிளானர் லேசர்-தூண்டப்பட்ட ஃப்ளோரசன்ஸ் மூலம் மீத்தேன்/காற்று கலவையின் லேசர் பற்றவைப்பு பற்றிய சோதனை ஆய்வு" "PIV ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு கொந்தளிப்பான எல்லை அடுக்கில் உள்ளூர் வற்புறுத்தலை அளவிடுதல்" "அதிவேக புகைப்பட பயன்பாடுகளுக்கான ஒளி ஆதாரங்களாக மீண்டும் மீண்டும் துடிக்கும் ரூபி லேசர்கள்" "ஒற்றை ஃபோட்டான் டிடெக்டர் தொகுதி" "லிடார் ரிமோட் சென்சிங்" "பல வெளியீடுகளுடன் நிரல்படுத்தக்கூடிய வரிசை ஜெனரேட்டர்" "சின்க்ரோட்ரான் நேரம்-பல சேனல்கள்" வெளிப்புற இணைப்புகள் http://www.berkeleynucleonics.com/resources/575_Multiplexing (1) ".