Zahn cup
ஜான் கோப்பை என்பது வண்ணப்பூச்சுத் துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாகுத்தன்மை அளவீட்டு சாதனமாகும். இது பொதுவாக ஒரு துருப்பிடிக்காத எஃகு கோப்பையாகும், இது கோப்பையின் அடிப்பகுதியில் மையத்தில் துளையிடப்பட்ட ஒரு சிறிய துளை. பக்கங்களில் ஒரு நீண்ட கைப்பிடியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜான் கப் #x என்று பெயரிடப்பட்ட ஐந்து கோப்பை விவரக்குறிப்புகள் உள்ளன, இதில் எக்ஸ் என்பது ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான எண் (கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்). பாகுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும்போது பெரிய எண்ணிக்கையிலான கப் அளவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் பாகுத்தன்மை குறைவாக இருக்கும்போது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான கப் அளவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை ASTM D 4212, ASTM D1084 மற்றும் ASTM D816 ஆகியவற்றின் படி தயாரிக்கப்படுகின்றன ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க, கப் நனைக்கப்பட்டு முற்றிலும் பொருளால் நிரப்பப்படுகிறது. கோப்பையை பொருளிலிருந்து வெளியே எடுத்த பிறகு, பயனர் அதிலிருந்து வெளியேறும் திரவம் உடைக்கும் வரை நேரத்தை அளவிடுகிறார், இது தொடர்புடைய "வெளியேற்ற நேரம்" ஆகும். வண்ணப்பூச்சு நிலையான விவரக்குறிப்புகளில், ஒன்று இந்த முறையில் பாகுத்தன்மையைக் குறிக்கிறதுஃ எஃப்லக்ஸ் நேரம், ஜான் கப் எண். ஒவ்வொரு கப் விவரக்குறிப்பு எண்ணுக்கும் ஒரு சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எஃப்லக்ஸ் நேரத்தை இயக்கவியல் பாகுத்தன்மைக்கு மாற்றலாம், இங்கு t என்பது எஃப்லக்ஸ் நேரம் மற்றும் ν என்பது சென்டிஸ்டோக்குகளில் உள்ள இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை. ஜான் கோப்பை #1: ν = 1.1 (t−29) ஜான் கோப்பை #2: ν = 3.5 (t−14) ஜான் கோப்பை #3: ν = 11.7 (t− 7.5) ஜான் கோப்பை #4: ν = 14.8 (t−5) ஜான் கோப்பை #5: ν = 23t மேற்கண்ட சமன்பாடுகள் ஜான் கோப்பைகளின் ப்ரூக்ஃபீல்ட் தொடருக்கானவை என்பதைக் கவனியுங்கள். கார்ட்கோ கையொப்பம் ஜான் கோப்பைகள் மற்றும் கார்ட்கோ ஈ. இசட் ஜான் கோப்பைகள் வெவ்வேறு மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. அஸ்காட் ஜான் கோப்பைகள் நொடிகளில் திரவத்தின் ஓட்டத்தை அளவிடுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பையின் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஜான்-விநாடிகளில் முடிவுகள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். ஜான்-விநாடிகளை சென்டிஸ்டோக்குகளாக மாற்ற, ASTM D4212, D816, மற்றும் D1084 சென்டிஸ்டோக்ஸ் × குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு = சென்டிபோய்ஸைப் பார்க்கவும்