Penile implant
ஆண்குறி உள்வைப்பு என்பது விறைப்பு செயலிழப்பு, பெய்ரோனி நோய், இஸ்கெமிக் பிரியாபிசம், சிதைவு மற்றும் ஆண்குறியின் எந்தவொரு அதிர்ச்சிகரமான காயத்திற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும், பாலினத்தை உறுதிப்படுத்தும் அறுவை சிகிச்சை உட்பட ஃபால்லோபிளாஸ்டி அல்லது மெட்டாய்டியோபிளாஸ்டி செய்வதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பொருத்தப்பட்ட சாதனமாகும். ஆண்கள் அழகியல் நோக்கங்களுக்காக ஆண்குறி உள்வைப்புகளையும் தேர்வு செய்கிறார்கள். ஆண்களின் திருப்தி மற்றும் பாலியல் செயல்பாடு பிறப்புறுப்பு அளவு குறித்த அசௌகரியத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது ஆண்குறி மாற்றத்திற்கு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அறுவைசிகிச்சை அல்லாத தீர்வுகளை நாட வழிவகுக்கிறது. உள்வைப்புகளில் பல தனித்துவமான வகைகள் இருந்தாலும், பெரும்பாலானவை இரண்டு பிரிவுகளில் ஒன்றாகப் பிரிக்கப்படுகின்றனஃ மென்மையாக்கக்கூடிய மற்றும் ஊதப்பட்ட மாற்று அறுவை சிகிச்சை. ஒரு ஆண்குறியின் முதல் நவீன செயற்கை புனரமைப்பு 1936 ஆம் ஆண்டில் ஆண்குறியின் அதிர்ச்சிகரமான உறுப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட வீரர்கள் மீது முதல் அறுவை சிகிச்சை முயற்சிகளை மேற்கொண்ட ஜெர்மன் மருத்துவரான என். ஏ. போர்கஸுக்குக் காரணம். அவர் விலா எலும்பு குருத்தெலும்புகளை செயற்கை பொருளாகப் பயன்படுத்தினார் மற்றும் சிறுநீர் கழித்தல் மற்றும் உடலுறவு நோக்கங்களுக்காக பிறப்புறுப்புகளை மறுகட்டமைத்தார். வில்லார்ட் ஈ. குட்வின் மற்றும் வில்லியம் வாலஸ் ஸ்காட் ஆகியோர் 1952 ஆம் ஆண்டில் அக்ரிலிக் புரோஸ்டேசிஸைப் பயன்படுத்தி செயற்கை ஆண்குறி உள்வைப்புகளை அமைத்ததை முதன்முதலில் விவரித்தனர். சிலிகான் அடிப்படையிலான ஆண்குறி உள்வைப்புகள் ஹார்வி லாஷ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டன, மேலும் முதல் வழக்குத் தொடர் 1964 இல் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது ஆண்குறி உள்வைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் உயர் தர சிலிகானின் வளர்ச்சி நாசாவுக்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது. சமகால ஊதப்பட்ட மற்றும் மென்மையாக்கக்கூடிய ஆண்குறி உள்வைப்புகளின் முன்மாதிரிகள் 1973 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்கன் யூராலஜிகல் அசோசியேஷனின் வருடாந்திர கூட்டத்தின் போது பேய்லர் பல்கலைக்கழகம் (ஜெரால்ட் டிம், வில்லியம் ஈ. பிராட்லி மற்றும் எஃப். பிராண்ட்லி ஸ்காட்) மற்றும் மியாமி பல்கலைக்கழகம் (மைக்கேல் பி. ஸ்மால் மற்றும் ஹெர்னான் எம். கேரியன்) ஆகிய இரண்டு குழுக்களின் மருத்துவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டன. ஸ்மால் மற்றும் கேரியன் 1975 ஆம் ஆண்டில் ஸ்மால்-கேரியன் புரோஸ்டேசிஸ் (மெண்டர், அமெரிக்கா) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் அரை-கடினமான ஆண்குறி உள்வைப்புகளை பிரபலப்படுத்துவதில் முன்னோடியாக இருந்தனர். ஆரம்ப சாதனம் சிலிகானால் ஆன இரண்டு ஊதப்பட்ட உருளை உடல்களால் ஆனது என்று பிராண்ட்லி ஸ்காட் விவரித்தார், கதிரியக்க திரவம் மற்றும் இரண்டு உந்தி அலகுகளைக் கொண்ட ஒரு நீர்த்தேக்கம். முதல் தலைமுறை தயாரிப்புகள் அமெரிக்கன் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் (ஏஎம்எஸ்; தற்போது பாஸ்டன் சயின்டிபிக்) மூலம் சந்தைப்படுத்தப்பட்டன, அதனுடன் பிராண்ட்லி ஸ்காட் தொடர்புடையவர். முதல் தலைமுறை உள்வைப்புகளிலிருந்து ஏஎம்எஸ் மூலம் பல சாதன புதுப்பிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 1983 ஆம் ஆண்டில், மெண்டர் (தற்போது கொலோபிளாஸ்ட்) சந்தையில் சேர்ந்தார். 2017 ஆம் ஆண்டில், உலகில் ஆண்குறி உள்வைப்புகளின் பத்துக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் இருந்தனர், இருப்பினும் இப்போது ஒரு சிலரே சந்தையில் உள்ளனர். சந்தையில் சமீபத்திய சேர்த்தல்கள் செஃபைர் அறுவை சிகிச்சை உள்வைப்புகள் மற்றும் ரிகிகான் புதுமையான யூராலஜிக்கல் தீர்வுகள் ஆகும். செஃபைர் அறுவைசிகிச்சை உள்வைப்புகள், உயிரியல் ஆண்களுக்கான ஆண்குறி உள்வைப்புகளுடன், டிரான்ஸ் ஆண்களுக்கான பாலின மறுசீரமைப்புக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஊதப்பட்ட மற்றும் மென்மையாக்கக்கூடிய ஆண்குறி உள்வைப்புகளின் முதல் வரிசையை அறிமுகப்படுத்தியது. சமீப ஆண்டுகளில், அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனமான ரிகிகான் இன்னோவேடிவ் யூராலஜிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ், ஆண்குறி உள்வைப்பு துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில், அவர்கள் 'ரிக்கி 10' என்ற மென்மையாக்கக்கூடிய உள்வைப்பை வெளியிட்டனர், இது சந்தையின் விருப்பங்களை விரிவுபடுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து, 2019 ஆம் ஆண்டில், அவர்கள் இன்ஃப்ளா 10 ஏஎக்ஸ், இன்ஃப்ளா 10 எக்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ளா 10 மாடல்கள் மற்றும் 'ரிகி 10 ஹைட்ரோஃபிலிக்' ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 'இன்ஃப்ளா 10' தொடர் இரண்டையும் அறிமுகப்படுத்தினர். முறையே இந்த ஊதப்பட்ட மற்றும் ஹைட்ரோஃபிலிக் பூசப்பட்ட மென்மையாக்கக்கூடிய மாதிரிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஆண்குறி உள்வைப்பு தொழில்நுட்பங்களின் வரம்பிற்கு முக்கியமான சேர்த்தல்களாகும். இந்த முன்னேற்றங்கள் ஆண்குறி உள்வைப்புகளின் வளர்ச்சியில் பன்முகத்தன்மை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களித்துள்ளன, நோயாளிகளுக்கு மிகவும் மாறுபட்ட மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்ட சிகிச்சை தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. 2001 முதல் 2010 வரை 5 சதவீதம் மெடிகேர் பொது பயன்பாட்டு கோப்புகளின் பகுப்பாய்வின்படி, விறைப்பு செயலிழப்பு நோயால் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகளில் சுமார் 3 சதவீதம் பேர் ஆண்குறி பொருத்துதலைத் தேர்வு செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 25,000 ஊதப்பட்ட ஆண்குறி புரோஸ்டேசஸ் அமெரிக்காவில் பொருத்தப்படுகின்றன. இந்த பட்டியல் 2020 ஆம் ஆண்டில் சந்தையில் கிடைக்கும் ஆண்குறி உள்வைப்புகளைக் காட்டுகிறது. மெலிதான ஆண்குறி புரோஸ்டேசிஸ் என்பது ஆண்குறியின் கார்போராவில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு ஜோடி கம்பிகள் ஆகும். தண்டுகள் கடினமானவை, ஆனால் அவை செங்குத்தான நிலையில் கைமுறையாக சரிசெய்யப்படலாம் என்ற பொருளில் 'மென்மையாக்கக்கூடியவை'. இரண்டு வகையான மென்மையாக்கக்கூடிய உள்வைப்புகள் உள்ளனஃ ஒன்று சிலிகானால் ஆனது மற்றும் உள்ளே ஒரு கம்பி இல்லை, இது மென்மையான உள்வைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மற்றொன்று சிலிகான் பூசப்பட்ட வெள்ளி அல்லது எஃகு சுழல் கம்பி மையத்துடன். சில மாடல்களில் நீளம் சரிசெய்யும் நோக்கில் வெட்டக்கூடிய வால்கள் உள்ளன. தற்போது, பல்வேறு வகையான மென்மையாக்கக்கூடிய ஆண்குறி உள்வைப்புகள் உலகளவில் கிடைக்கின்றன. ஊதப்பட்ட ஆண்குறி உள்வைப்பு (ஐ. பி. பி), மிக சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்டது, ஊதப்பட்ட சிலிண்டர்கள் மற்றும் ஒரு பம்ப் அமைப்பின் தொகுப்பாகும். கட்டமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில், இரண்டு வகையான ஊதப்பட்ட ஆண்குறி உள்வைப்புகள் உள்ளனஃ இரண்டு துண்டு மற்றும் மூன்று துண்டு ஐ. பி. பி. க்கள். இரண்டு வகையான ஊதப்பட்ட சாதனங்களும் மலட்டுத்தன்மையற்ற உப்பு கரைசலால் நிரப்பப்படுகின்றன, இது செயல்பாட்டில் இருக்கும்போது சிலிண்டர்களுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. சிலிண்டர்கள் ஆண்குறியின் குகை உடலில் பொருத்தப்படுகின்றன. பம்ப் அமைப்பு சிலிண்டர்களுடன் இணைக்கப்பட்டு விந்தணுவில் வைக்கப்படுகிறது. மூன்று துண்டு உள்வைப்புகள் பம்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தனி பெரிய நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. நீர்த்தேக்கம் பொதுவாக ரெட்ரோபூபிக் இடத்தில் (ரெட்ஸியஸின் இடம்) வைக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் குறுக்கு தசை மற்றும் மலக்குடல் தசைக்கு இடையில் உள்ள பிற இடங்களும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று துண்டு உள்வைப்புகள் இயற்கையான விறைப்புத்தன்மையை ஒத்த ஆண்குறியின் மிகவும் விரும்பத்தக்க விறைப்புத்தன்மை மற்றும் சுற்றளவை வழங்குகின்றன. கூடுதலாக, ஒரு பெரிய நீர்த்தேக்கம் இருப்பதால், மூன்று துண்டு உள்வைப்புகள் ஆண்குறியின் முழு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன, இதனால் இரண்டு துண்டு ஊதப்பட்ட மற்றும் மென்மையாக்கக்கூடிய உள்வைப்புகளை விட அதிக வசதியைக் கொண்டுவருகின்றன. உப்பு கரைசல் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஆண்குறியின் தண்டில் பொருத்தப்பட்ட சிலிண்டர்களின் இருதரப்பு அறைகளுக்குள் கைமுறையாக செலுத்தப்படுகிறது, இது செயல்படாத அல்லது குறைந்தபட்சமாக செயல்படும் விறைப்பு திசுவுக்கு பதிலாக மாற்றப்படுகிறது. இது விறைப்புத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. இருப்பினும், ஆண்குறியின் கண் பார்வை பாதிக்கப்படாமல் உள்ளது. தொண்ணூறு முதல் தொண்ணூற்று ஐந்து சதவீதம் ஊதப்பட்ட புரோஸ்டேசிஸ் உடலுறவுக்கு பொருத்தமான விறைப்புத்தன்மையை உருவாக்குகின்றன. அமெரிக்காவில், குறைந்த தொற்று விகிதம், அதிக சாதன உயிர்வாழும் விகிதம் மற்றும் 80-90% திருப்தி விகிதம் காரணமாக, ஊதப்பட்ட புரோஸ்டேசிஸ் பெரும்பாலும் மென்மையாக்கக்கூடிய ஒன்றை மாற்றியுள்ளது. ஸ்காட் மற்றும் சக ஊழியர்களால் 1975 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட முதல் ஐபிபி முன்மாதிரி மூன்று துண்டு புரோஸ்டேசிஸ் (இரண்டு சிலிண்டர்கள், இரண்டு பம்புகள் மற்றும் ஒரு திரவ நீர்த்தேக்கம்) ஆகும். அப்போதிருந்து, உள்வைப்பு உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருட்களில் மாற்றம், நோய்த்தொற்றுகளின் விகிதங்களைக் குறைக்க ஹைட்ரோஃபிலிக் மற்றும் ஆண்டிபயாடிக் எல்யூட்டிங் பூச்சுகளைப் பயன்படுத்துதல், ஒரு தொடுதல் வெளியீட்டை அறிமுகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட சாதனத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஆயுள் ஆகியவற்றிற்கான பல மாற்றங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகளுக்கு ஐபிபி உட்பட்டுள்ளது. ஆண்குறி புரோஸ்டேசஸை பொருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்களும் சாதனத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியுடன் மேம்பட்டுள்ளன. நுரையீரலில் ஊதப்பட்ட ஆண்குறி உள்வைப்புகள் முதல் தலையீடுகளில் ஒன்றாகும், அங்கு "நோ-டச்" அறுவை சிகிச்சை நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய நோய்த்தொற்றுகளின் விகிதங்களை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. மருத்துவ பயன்பாடு விறைப்பு செயலிழப்பு விறைப்பு செயலிழப்புக்கான அறுவைசிகிச்சை அல்லாத மேலாண்மை விருப்பங்களின் சமீபத்திய விரைவான மற்றும் விரிவான வளர்ச்சி இருந்தபோதிலும், குறிப்பாக புதுமையான இலக்கு மருந்துகள் மற்றும் மரபணு சிகிச்சை, ஆண்குறி உள்வைப்புகள் வாய்வழி மருந்துகள் மற்றும் உட்செலுத்தக்கூடிய சிகிச்சைக்கு விறைப்பு செயலிழப்பு சிகிச்சையின் முக்கிய மற்றும் தங்க தரமான தேர்வாக உள்ளன. கூடுதலாக, மருத்துவ சிகிச்சை இல்லாமல் ஒரு நிரந்தர தீர்வுடன் தொடர விரும்பும் விறைப்பு செயலிழப்பு உள்ளவர்களுக்கு ஆண்குறி உள்வைப்புகள் ஒரு பொருத்தமான விருப்பமாக இருக்கலாம். வாஸ்குலர், கேவர்னோசல், நியூரோஜெனிக், உளவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய (எ. கா. புரோஸ்டேடெக்டமி). அமெரிக்கன் யூராலஜிக்கல் அசோசியேஷன், விறைப்புத்தன்மை குறைபாடு உள்ள அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஆண்குறி உள்வைப்புகளைப் பற்றி சிகிச்சையின் தேர்வாக தெரிவிக்கவும், சாத்தியமான விளைவுகளை அவர்களுடன் விவாதிக்கவும் பரிந்துரைக்கிறது. ஆண்குறி சிதைவு ஆண்குறி உள்வைப்புகள் ஆண்குறி சிதைவுக்கு வழிவகுத்த பல்வேறு நிலைமைகளில் ஆண்குறியின் இயற்கையான வடிவத்தை மீட்டெடுக்க உதவும். இவை அதிர்ச்சிகரமான காயங்கள், ஆண்குறி அறுவை சிகிச்சைகள், சிதைவு மற்றும் ஆண்குறியின் ஃபைப்ரோசிங் நோய்கள், பெய்ரோனி நோய் போன்றவை. பெய்ரோனி நோயில், ஆண்குறி வளைவின் மாற்றம் சாதாரண உடலுறவை பாதிக்கிறது, அதே போல் ஆண்குறியின் குகை உடல்களில் இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுவதால் விறைப்பு செயலிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, பெய்ரோனி நோயில் ஆண்குறி புரோஸ்டேசிஸை பொருத்துவது நோயின் நோயியல் இயற்பியலில் ஈடுபட்டுள்ள பல வழிமுறைகளை நிவர்த்தி செய்கிறது. பெண்-ஆண் பாலின மறுசீரமைப்பு ஆண்குறி புரோஸ்டீஸ்களின் வெவ்வேறு மாதிரிகள் ஃபால்லோபிளாஸ்டி நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு பொருத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், 1978 ஆம் ஆண்டில் பக்கெட் மற்றும் மோன்டி ஆகியோரால் விவரிக்கப்பட்ட முதல் வழக்கு, திருநங்கைகளுக்கான பெண்-ஆண் பாலின மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சைக்காக குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ஆண்குறி உள்வைப்புகள் 2015 ஆம் ஆண்டில் செஃபைர் அறுவை சிகிச்சை உள்வைப்புகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. மென்மையாக்கக்கூடிய மற்றும் ஊதப்பட்ட மாதிரிகள் இரண்டும் கிடைக்கின்றன. இந்த உள்வைப்புகள் புரோஸ்டேசிஸின் முனையில் ஒரு பணிப்பாய்வு கண்ணோட்டத்துடன் மிகவும் யதார்த்தமான வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஊதப்பட்ட மாதிரியில் ஒரு விந்தணுவைப் போன்ற இணைக்கப்பட்ட பம்ப் உள்ளது. புரோஸ்டேசிஸ் பொது எலும்பில் ஒரு உறுதியான பொருத்துதலுடன் பொருத்தப்படுகிறது. மற்றொரு, மெல்லிய மென்மையாக்கக்கூடிய உள்வைப்பு மெட்டாய்டியோபிளாஸ்டிக்கு நோக்கம் கொண்டது. விளைவுகள் திருப்தி ஆண்குறி உள்வைப்புகளுடன் ஒட்டுமொத்த திருப்தி விகிதம் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. விளைவுகளை மதிப்பிடுவதற்காக சுய மற்றும் பங்குதாரர்-அறிக்கையிடப்பட்ட திருப்தி விகிதங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. ஊதப்பட்ட ஆண்குறி புரோஸ்டேசிஸ் பொருத்துவது PDE5 தடுப்பான்கள் அல்லது இன்ட்ராகாவெர்னோசல் ஊசிகளுடன் மருந்து சிகிச்சையை விட அதிக நோயாளி மற்றும் கூட்டாளர் திருப்தியைக் கொண்டுவருகிறது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மென்மையாக்கக்கூடிய உள்வைப்புகளை விட ஊதப்பட்ட நிலையில் திருப்தி விகிதங்கள் அதிகமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, ஆனால் இரண்டு-துண்டு மற்றும் மூன்று-துண்டு சாதனங்களுக்கு இடையே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஆண்குறியின் நீளம் மற்றும் சுற்றளவு குறைவது, தோல்வியுற்ற எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் சாதன பயன்பாட்டில் உள்ள சிரமங்கள் ஆகியவை அதிருப்திக்கு மிகவும் அடிக்கடி ஏற்படும் காரணங்களாகும். எனவே, நோயாளிகளுக்கும் அவர்களின் கூட்டாளிகளுக்கும் விரிவான அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய ஆலோசனை மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவது முக்கியம். பெய்ரோனி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளில் வளைவு திருத்தம் 33 சதவீதம் முதல் 90 சதவீதம் வரை ஊதப்பட்ட பிஐ செயல்முறை கொண்ட நோயாளிகள் தங்கள் ஆண்குறி குறைபாட்டை வெற்றிகரமாக சரிசெய்துள்ளனர். ஆண்குறி உள்வைப்பு இடத்திற்குப் பிறகு எஞ்சிய வளைவுக்கு பொதுவாக உள் அறுவை சிகிச்சை தலையீடு தேவைப்படுகிறது. சிக்கல்கள் ஆண்குறி உள்வைப்பு இடத்துடன் தொடர்புடைய மிகவும் பொதுவான சிக்கல் 1-3% இன் அறிக்கையிடப்பட்ட விகிதங்களுடன் நோய்த்தொற்றுகளாகத் தோன்றுகிறது. அறுவைசிகிச்சை தளம் மற்றும் சாதன நோய்த்தொற்றுகள் இரண்டும் பதிவாகியுள்ளன. தொற்று ஆண்குறி உள்வைப்பை உள்ளடக்கும் போது, உள்வைப்பு அகற்றுதல் தேவைப்படுகிறது மற்றும் ஆண்டிசெப்டிக் கரைசல்கள் மூலம் துவாரங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்யப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், மேலும் திசு ஃபைப்ரோஸிஸ் மற்றும் ஆண்குறி சுருங்குவதைத் தவிர்க்க ஒரு புதிய உள்வைப்பு தேவைப்படுகிறது. மீண்டும் மீண்டும் அறுவை சிகிச்சைகள் அல்லது சாதன மாற்றீடுகளின் விகிதம் 6 சதவீதம் முதல் 13 சதவீதம் வரை இருக்கும். கார்பஸ் கேவர்னோசம் மற்றும் யூரேத்ராவின் துளையிடுதல் (0.1-3%), பொதுவாக முந்தைய ஃபைப்ரோஸிஸ், புரோஸ்டேசிஸ் அரிப்பு அல்லது வெளியேற்றம், கண்புரை வடிவத்தில் மாற்றம், ஹீமடோமா, ஆண்குறி நீளம் குறுகுதல் மற்றும் சாதன செயலிழப்பு உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்களின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் மற்றும் உள்வைப்புகளின் மாற்றங்கள் காரணமாக, காலப்போக்கில் சிக்கல் விகிதங்கள் வியத்தகு முறையில் குறைந்துள்ளன. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய ஆண்குறி சுருக்கத்தை சமாளிக்கவும், ஆண்குறியின் நீளம் மற்றும் நோயாளியின் திருப்தியை அதிகரிக்கவும், ஆண்குறி உள்வைப்புகளுடன் இணைந்து வென்ட்ரல் மற்றும் டார்சல் ஃபல்லோபிளாஸ்டி நடைமுறைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றியமைக்கப்பட்ட க்ளானுலோபெக்ஸி சூப்பர்சோனிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சிதைவு மற்றும் சுரப்பியின் ஹைபர்மோபிலிட்டி ஆகியவற்றைத் தடுக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது, அவை ஆண்குறி உள்வைப்புகளின் சாத்தியமான சிக்கல்கள். கடுமையான ஆண்குறி சுருக்கத்தின் சந்தர்ப்பங்களில் ஆண்குறி வெட்டப்பட்டு ஆண்குறி உள்வைப்புகளுடன் நீட்டிக்கப்படும் ஸ்லைடிங் நுட்பங்கள் செய்யப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த நுட்பங்கள் அதிக அளவிலான சிக்கல்களைக் கொண்டிருந்தன, தற்போது அவை தவிர்க்கப்படுகின்றன. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஆண் பிறப்புறுப்பு அறுவை சிகிச்சை ஆண்கள் ஆரோக்கியம் ஆண்ட்ரோலஜி பாலியல் ஆரோக்கியம் மனித ஆண்குறி ஆண்குறி விறைப்பு பாலினத்தை உறுதிப்படுத்தும் அறுவை சிகிச்சை (பெண்ணிலிருந்து ஆணுக்கு) மருத்துவ சாதனங்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்வைப்பு (மருந்து) புரோஸ்டேடிக்ஸ்