Direct-current plasma
டைரக்ட்-கரண்ட் பிளாஸ்மா (டி. சி. பி) என்பது அணு உமிழ்வு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை பிளாஸ்மா மூலமாகும், இது மூன்று மின்முனைகளைப் பயன்படுத்தி பிளாஸ்மா ஸ்ட்ரீமை உருவாக்குகிறது. மிகவும் பொதுவான மூன்று-மின்முனை டி. சி. பி கருவி இரண்டு கிராஃபைட் அனோட் தொகுதிகள் மற்றும் தலைகீழ்-ஒய் ஏற்பாட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு டங்ஸ்டன் கேத்தோடு தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு ஆர்கான் வாயு ஆதாரம் அனோட் தொகுதிகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது மற்றும் ஆர்கான் வாயு அனோட் தொகுதிகள் வழியாக பாய்கிறது. அனோடுகளுடன் கேத்தோடை சுருக்கமாக தொடர்புகொள்வதன் மூலம் பிளாஸ்மா ஸ்ட்ரீம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. வளைவு மையத்தில் வெப்பநிலை 8000 K ஐத் தாண்டுகிறது. இந்த மூன்று மின்முனை அமைப்பு படம் 1 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்பாடுகள் டி. சி. பி. யின் பயன்பாடுகள் தூண்டல் இணைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மாவுடன் (ஐ. சி. பி) ஒப்பிடத்தக்கவை. சில பயன்பாடுகளில் அடங்கும், ஆனால் அவை மட்டும் அல்லஃ திசுக்களில் போரானை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் கார்பன் நானோ ஃபைபர்களின் பசுக்களின் தொகுப்பில் சுவடு உலோகங்களின் உயிரணுக்களின் பகுப்பாய்வு படம் 2 கார்பன் நானோ ஃபைபர்களை வளர்க்க டி. சி. பி பயன்படுத்தப்படுவதைக் காட்டுகிறது. தூண்டல் இணைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மா (ஐ. சி. பி) டி. சி. பி உடன் ஒப்பிடுவது ஐ. சி. பி உடன் ஒப்பிடுகையில் பல முக்கிய குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது. குறைந்த உணர்திறன் தவிர, டி. சி. பி ஆல் உருவாக்கப்படும் நிறமாலை பொதுவாக குறைவான நிறமாலை கோடுகளை வழங்குகிறது. பிளாஸ்மாவின் வெப்பமான பகுதியில் செலவழித்த ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய நேரத்தின் காரணமாக டி. சி. பி மாதிரிகள் பெரும்பாலும் முழுமையடையாமல் ஆவியாகும். மேலும், டி. சி. பி. க்கு ஐ. சி. பி. யை விட வழக்கமான பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் கிராஃபைட் மின்முனைகள் சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு தேய்ந்து, பரிமாறப்பட வேண்டும். டி. சி. பி. க்குத் தேவையான ஆர்கானின் அளவு ஐ. சி. பி. க்குத் தேவையானதை விட மிகக் குறைவு. மேலும், ஐ. சி. பி கையாளக்கூடியதை விட கரைசலில் அதிக சதவீதம் திண்மத்தைக் கொண்ட மாதிரிகளை டி. சி. பி பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். குறிப்புகள் பகுப்பாய்வு வேதியியல்