Laser tracker
லேசர் டிராக்கர்கள் என்பது பெரிய பொருட்களுக்கு எதிராக உள்ள ஒளியியல் இலக்குகளின் நிலைகளை தீர்மானிப்பதன் மூலம் துல்லியமாக அளவிடும் கருவிகளாகும். லேசர் டிராக்கர்களின் துல்லியம் பல மீட்டர் தூரத்திற்கு 0.025 மிமீ வரிசையில் உள்ளது. லேசர் டிராக்கர் பயன்பாடுகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள், அசெம்பிளியின் போது விமான இறக்கைகளை சீரமைத்தல் மற்றும் பெரிய இயந்திர கருவிகளை சீரமைத்தல் ஆகும். அளவீடுகளை எடுக்க தொழில்நுட்ப வல்லுநர் முதலில் அளவிடப்பட வேண்டிய பொருளின் தடையற்ற பார்வையுடன் ஒரு ட்ரைபாடில் ஒரு லேசர் டிராக்கரை அமைத்துள்ளார். தொழில்நுட்ப வல்லுநர் லேசர் டிராக்கரின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு இலக்கை அகற்றி, அதை அளவிட வேண்டிய பொருளுக்கு எடுத்துச் செல்கிறார், லேசர் டிராக்கர் இலக்கின் இயக்கத்தைப் பின்பற்ற அனுமதிக்கும் வகையில் சீராக நகர்கிறார். தொழில்நுட்ப வல்லுநர் இலக்கை பொருளுக்கு எதிராக வைக்கிறார் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் எடுக்கப்பட வேண்டிய அளவீடுகளைத் தூண்டுகிறார், சில நேரங்களில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சாதனம் மூலம். புள்ளிகளைத் திட்டமிட அல்லது சரியான நிலையில் இருந்து விலகலைக் கணக்கிட அளவீடுகளை பல்வேறு வகையான மென்பொருள்களில் இறக்குமதி செய்யலாம். இலக்குகள் "ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டிவ்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை லேசர் கற்றை அது வந்த அதே திசையில் பிரதிபலிக்கின்றன (இந்த விஷயத்தில், லேசர் டிராக்கருக்குத் திரும்புகின்றன). பொதுவான பயன்பாட்டில் ஒரு வகை இலக்கு ஒரு கோளமாக பொருத்தப்பட்ட ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர் (எஸ். எம். ஆர்) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பந்து தாங்கி அதில் வெட்டப்பட்ட பிரதிபலிப்பு மேற்பரப்புகளை ஒத்திருக்கிறது. முதல் லேசர் டிராக்கர் 1987 ஆம் ஆண்டில் என்ஐஎஸ்டியில் இருந்தபோது ஏபிஐ (தானியங்கி துல்லியம், இன்க்) இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் காம் லாவ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் 1988 ஆம் ஆண்டில் ஏபிஐ மெட்ராலஜி மூலம் வணிக ரீதியாக கிடைத்தது, அதன் முதல் உற்பத்தி அலகு போயிங்கிற்கு 9 மாத குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கிடைத்தது. டென்னசி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் 1989 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஏபிஐ 6-டி லேசர் டிராக்கரைப் பெற்றது. ஏபிஐ உடனான தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்து 1991 ஆம் ஆண்டில் கெர்னால் கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டன. தற்போது, லேசர் டிராக்கர்களின் மூன்று நன்கு அறியப்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் உள்ளனர்; ஃபாரோ, ஏபிஐ மற்றும் லைகா. அடிக்குறிப்புகள் குறிப்புகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் பாப் பிரிட்ஜஸ். "லேசர் டிராக்கர்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன". குவாலிட்டி டைஜஸ்ட், ஜூன் 25,2009. ஜேம்ஸ் ஆர். கோயல்ஷ், "லேசர் டிராக்கர்கள் உங்கள் வானிலை கருவிகளின் ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் இருக்க வேண்டுமா?" தர இதழ், மார்ச் 2012. "போர்ட்டபிள் லேசர் டிராக்கர் பெரிய அளவுகளை துல்லியமாக அளவிடுகிறது". இயந்திர வடிவமைப்பு, ஆகஸ்ட் 25,2011, தொகுதி. 83 இதழ் 14, பக்கம் 19. ஜோயல் மார்ட்டின். "லேசர் கண்காணிப்பு அடிப்படைகள்". தர இதழ், மே 2007. ஜேவியர் வெரா. "தி வெர்சடைல் லேசர் டிராக்கர்". தரமான செரிமானம். ஜனவரி 27,2011. தேசிய தரநிலைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ". "என்று பதிவிட்டுள்ளார். "என்ஐஎஸ்டி பொது விவகார அலுவலகம்", ஜூன் 04,2010. ஸ்கேனர் லேசர் பட கையகப்படுத்தல் அளவியல் கணக்கெடுப்பு கருவிகள்