Goniophotometer
கோனியோஃபோட்டோமீட்டர் என்பது ஒரு பொருளிலிருந்து வெவ்வேறு கோணங்களில் வெளிப்படும் ஒளியை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனமாகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் எல். ஈ. டி-ஒளி மூலங்களின் அறிமுகத்துடன் கோனியோஃபோட்டோமீட்டர்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது, அவை பெரும்பாலும் இயக்கப்படும் ஒளி மூலங்களாகும், அங்கு ஒளியின் இடஞ்சார்ந்த விநியோகம் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. ஒரு ஒளி மூலமானது அதன் ஒளி விநியோகத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால், அது லம்பேர்ட்டியன் மூலமாகும். கடுமையான விதிமுறைகள் காரணமாக, ஒளியின் இடஞ்சார்ந்த விநியோகம் வாகன விளக்குகள் மற்றும் அதன் வடிவமைப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பயன்பாடுகள் ஒரு கோனியோஃபோட்டோமீட்டரை பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்ஃ ஒளி மூலத்தின் ஒளிரும் பாய்ச்சலை அளவிடுதல் கோனியோஃபோட்டோமீட்டரின் அளவை விட மிகச் சிறிய மூலத்திலிருந்து ஒளிரும் தீவிர விநியோகத்தை அளவிடுதல் வண்ண சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்ட கூடுதல் பண்புகளை அளவிட முடியும் தொடர்புடைய வண்ண வெப்பநிலையின் விநியோகம் வண்ண சீரான தன்மை வகைகள் இங்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கோனியோஃபோட்டோமீட்டர் வகைகள் ஏ, பி மற்றும் சி ஆகியவை ஒளிரும் சர்வதேச ஆணையத்தின் "சிஐஇ 70" வெளியீட்டிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. வகை A நிலையான கிடைமட்ட அச்சு, செங்குத்து அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒளி மூலத்தின் முக்கிய வெளியீட்டு திசையில் செங்குத்தாக உள்ளது வகை B நிலையான செங்குத்து அச்சு, கிடைமட்ட அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒளி மூலத்தின் முக்கிய வெளியீட்டு திசையில் செங்குத்தாக உள்ளது வகை A மற்றும் B இரண்டும் இரட்டை நெடுவரிசை கட்டமைப்பாகும். கிரில் விளக்கை சரிசெய்ய இந்த வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது. விளக்கின் சமச்சீர் அச்சு மற்றும் சுழலும் ஆதரவாளரின் கிடைமட்டமானது B-β ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பில் கோஆக்சியல் ஆகும், மேலும் இவை இரண்டும் A-α ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பில் செங்குத்து குறுக்கு ஆகும். வகை சி அளவீட்டுக் கோட்டிற்கு செங்குத்தாக நிலையான செங்குத்து அச்சு, ஒளி மூலத்தின் முக்கிய வெளியீட்டு திசைக்கு இணையாக ஒரு கிடைமட்ட அச்சுடன் வகை சி ஒற்றை நெடுவரிசை கட்டமைப்புகள் ஆகும். இரட்டை நெடுவரிசை கட்டமைப்பிலிருந்து உதவி நெடுவரிசை கீழே எடுக்கப்படும்போது ஒற்றை நெடுவரிசை அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வகை ஒரு நிலையான குழாய் விளக்கு, ஸ்பாட் விளக்கு அல்லது பிற சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விளக்கின் அச்சு கதிர்வீச்சு மற்றும் சுழலும் ஆதரவாளரின் கிடைமட்டமானது கோஆக்சியல் ஆகும். கேமரா அடிப்படையிலான கோனியோஃபோட்டோமீட்டர்கள் ஒளிரும் தீவிரம் விநியோகங்களை இமேஜிங் கோனியோஃபோட்டோமீட்டர்களைப் பயன்படுத்தி அளவிட முடியும். ஒரு ஒளி மூலத்தின் முழு கோண விநியோகத்தை அளவிடுவதற்காக, ஃபிஷ்ஐ கேமரா முறையைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த முறை ஒரு ஒருங்கிணைந்த கோளத்தின் துறைமுகத்தில் நிறுவப்பட்ட ஃபிஷ்ஐ-லென்ஸ் கேமராவைப் பயன்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒளி உமிழ்வின் அனைத்து கோணங்களுக்கும் ஒளிரும் தீவிரத் தரவை கேமரா ஒரே நேரத்தில் பதிவு செய்கிறது, இது ஒளி மூலத்தின் சறுக்கல் மற்றும் தற்காலிக பண்பேற்றம் போன்ற தற்காலிக விளைவுகளால் ஏற்படும் அளவீட்டு நிச்சயமற்ற தன்மையைக் குறைக்கிறது. கேமரா அளவீட்டின் உடனடி தன்மை சோதனையின் கீழ் உள்ள சாதனத்தின் ஒளிரும் தீவிர விநியோகத்தைப் பெறத் தேவையான நேரத்தையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது, மேலும் அளவீட்டிற்கான கோணத் தெளிவுத்திறனால் இது பாதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும் காண்க கோளத்தை ஒருங்கிணைத்தல் கோனியோமீட்டர் கோனியோஃபோட்டோமெட்ரி EULUMDAT குறிப்புகள் ஃபோட்டோமெட்ரி லைட்டிங்