Personal RF safety monitor
மின்காந்த புல மானிட்டர்கள் மின்காந்த நிறமாலையின் சில வரம்புகளில் மின்காந்த கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டை அளவிடுகின்றன. இந்தக் கட்டுரை தொலைத்தொடர்புத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ரேடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டை அளவிடும் மானிட்டர்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. மின்சாரக் கம்பிகளிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டை அளவிடும் மிகக் குறைந்த அதிர்வெண் மானிட்டர்கள் போன்ற பிற மானிட்டர்களும் உள்ளன. ஒரு "மானிட்டர்" மற்றும் ஒரு "டோசிமீட்டருக்கு" இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு டோசிமீட்டரால் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் உறிஞ்சப்பட்ட அளவை அளவிட முடியும், இது ஆர். எஃப் மானிட்டர்களுக்கு இல்லை. மானிட்டர்கள் "ஆர்எஃப் மானிட்டர்களால்" பிரிக்கப்படுகின்றன, அவை வெறுமனே புலங்களை அளவிடுகின்றன மற்றும் மனித உடலில் பொருத்தப்படும்போது செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்ட "ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர்கள்". அறிமுகப்படுத்தல் செல்லுலார் ஃபோன் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்த புல மானிட்டர்கள், "தனிப்பட்ட ஆர்எஃப் பாதுகாப்பு மானிட்டர்கள்", தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மானிட்டர்கள் (பிபிஎம்) அல்லது ஆர்எஃப் எக்ஸ்போசிமீட்டர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. ரேடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் ஒரு நபர் அணியும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஒரு பகுதியாக அவை உருவாகின்றன. ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்எஃப் பாதுகாப்பு மானிட்டர் பொதுவாக உடலின் உடற்பகுதியிலோ அல்லது கையிலோ அணியப்படுகிறது, மேலும் இது பல தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகளால் தேவைப்படுகிறது. விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஆர்எஃப் பாதுகாப்பு மானிட்டர்களில் பெரும்பாலானவை ஆர்எஃப் வெளிப்பாட்டை இரண்டு மிகவும் பொதுவான சர்வதேச ஆர்எஃப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களின் சதவீதமாக அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனஃ அயனியாக்கம் செய்யாத கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு குறித்த சர்வதேச ஆணையம் (ஐசிஎன்ஐஆர்பி) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் யு. எஸ். ஃபெடரல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கமிஷன் (எஃப். சி. சி). ஐசிஎன்ஐஆர்பி வழிகாட்டுதல்களும் உலக சுகாதார அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மானிட்டர்கள் முதலில் ஆர்எஃப் பொறியாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டன, அங்கு அவர்கள் அதிக அளவு ஆர்எஃப் ஆற்றலுக்கு ஆளாகலாம் அல்லது ஆர்எஃப் மூலத்திற்கு அருகில் வேலை செய்யலாம், எடுத்துக்காட்டாக ஒரு தொலைத்தொடர்பு கோபுரத்தின் மேற்புறத்தில் வேலை செய்வது அல்லது ஒரு கட்டிடத்தின் கூரையில் வேலை செய்வது பரிமாற்ற ஆண்டெனாக்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான சர்வதேச ஆர்எஃப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மானிட்டர்களின் பயிற்சி மற்றும் பயன்பாடு அடங்கும், மேலும் ஐஇஇஇ C95.7 ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர் என்றால் என்ன என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆர். எஃப் பாதுகாப்பு மானிட்டர் பொது மக்களுக்காக ஒரு பதிப்பு அல்லது பயன்முறையில் வருகிறது. இந்த மீட்டர்கள் பின்னர் பொதுமக்கள் அதிக அளவு ஆர்எஃப் ஆற்றலுக்கு ஆளாகக்கூடிய பகுதிகளை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது பொது மக்கள் அணுகக்கூடிய பகுதிகளில் ஆர்எஃப் அளவைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு ஆர்எஃப் மானிட்டரின் விவரக்குறிப்புகள் எங்கு பொருந்தும் என்பதை வேலைச் சூழலை தீர்மானிக்கிறது. அலைவரிசை தொலைபேசி மற்றும் தரவு நெட்வொர்க்குகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட குறுகிய அலைவரிசை, செல்லுலார் ஆர்எஃப் மானிட்டரை விட பரந்த அலைவரிசை ஆர்எஃப் மானிட்டர்கள் பரந்த அளவிலான அடிப்படை நிலைய தளங்களில் பயன்படுத்தப்படலாம். IEEE Std C95.3 கூறுகிறது, "1-100 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் இடையே உள்ள பகுதியில், உடலில் இருந்து சிதறல் விளைவைக் குறைக்க இழப்பு பொருளின் பின்னணியுடன் கூடிய சென்சார்களாக எதிர்ப்பு தெர்மோ எலக்ட்ரிக் இருமுனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சென்சார்களாக டையோட் டிடெக்டர்களுடன் மின்சார ரீதியாக குறுகிய இருமுனைகள் இந்த வரம்பின் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கும் ". சிதறலின் விளைவுகளைக் குறைக்க "இழப்பு பொருளை" இணைக்காத மானிட்டர்களின் முடிவுகள் உடலில் கேள்விக்குரியவை. பதிலின் வகை எந்தவொரு ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டரின் ஒரு அடிப்படை அம்சமாகும், மேலும் இரண்டு அடிப்படை அளவுருக்களில் வெளிப்படுத்தப்படலாம்ஃ வழிநடத்துதல்ஃ அவற்றில் சில ஐசோட்ரோபிக் பதிலைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது அவை எந்த விண்வெளி திசையிலிருந்தும் ஆர்எஃப் புலங்களை அளவிட முடியும். மற்றவை, ரேடியல் ஃபீல்ட் மானிட்டர்கள் போன்றவை, ஒரு பகுதி இடத்தை உள்ளடக்கியது, மேலும் சரியான வாசிப்பை வழங்குவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் அணிய வேண்டும். அதிர்வெண் பதில்ஃ தட்டையான பதில்ஃ உள்ளடக்கப்பட்ட அனைத்து அதிர்வெண் வரம்பிற்கும் தட்டையான பதிலைக் கொண்ட அலகுகள், அதாவது. பதில் அதிர்வெண்ணுடன் மாறாது. வடிவ பதில்ஃ அதிர்வெண் சார்ந்த ஆர்எஃப் வெளிப்பாடு வரம்புகளுக்கு ஏற்ப கண்டறியப்பட்ட ஆர்எஃப் புலங்களை தானாக எடைபோடும் அதிர்வெண் சார்ந்த சென்சார்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தின் அதிர்வெண்-சார்ந்த வரம்பு மதிப்புகளின் சதவீதமாக (%) முடிவுகளை வழங்குவது பொதுவானது (சில நேரங்களில் குறிப்பு நிலைகள் அல்லது எம்பிஇ, அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது). ஒரு அலாரம் நிலையின் போது வெளிப்பாட்டை ஒரு% முடிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு கவனமாக விளக்குவது முக்கியம்; வடிவ பதிலளிக்கும் ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர்கள் தரத்தின்% ஆக, அதிர்வெண்ணிலிருந்து சுயாதீனமாக ஒரு முடிவை வழங்கும், அதே நேரத்தில் தட்டையான மறுமொழி மானிட்டர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பின்% ஆக ஒரு முடிவை வழங்கும் (அதிர்வெண் சார்ந்தது அல்ல), எனவே இந்த% குறிப்பிடும் குறிப்பிட்ட மதிப்பு எது என்பதை அறிவது முக்கியம். சில ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர்கள் வெவ்வேறு பதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒவ்வொரு தரத்திற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, எனவே அவை மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும், ஆனால் அந்த தரத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம். மற்றவை ஒற்றை பதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, எனவே குறைவான துல்லியமாக இருக்கும், ஆனால் வெவ்வேறு தரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். வழக்கமாக, பெரும்பாலான ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட மானிட்டர்களின் அலாரம் உடனடி மதிப்புகளால் தூண்டப்படுகிறது, இருப்பினும், நிலையான வரம்புகள் நேர சராசரி மதிப்புகளாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. சில ஆர்எஃப் மானிட்டர்கள் சராசரி மதிப்புகளின் அடிப்படையில் அலாரங்களைத் தூண்டும் வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளன, இது உண்மையான வெளிப்பாடு சூழ்நிலையின் சிறந்த அறிகுறியாகும் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உடனடி மதிப்பு 200% இல் இருக்கலாம், சராசரி 100% க்குக் கீழே இருக்கும்). அவை பொதுவாக சிறிய, எடுத்துச் செல்லக்கூடிய அலகுகள் என்பதால், அவை பொதுவாக ஒரு தோராயமான புலம் நிலை குறியீட்டிற்காக (50 சதவீதம், 100%, போன்றவை) ஒரு சில எல். ஈ. டி-களை மட்டுமே கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், அவற்றில் சிலவற்றில் ஒரு தரவுத்தொகுப்பு உள்ளது, இது அளவீடுகளைப் பதிவிறக்கவும், சரியான மதிப்புகளைச் சரிபார்க்கவும், வெளிப்பாடுகளின் வரலாற்றைப் பதிவு செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. தரவு பதிவுகளில் நிலைத் தகவல்களைச் சேர்க்க வேவ்கண்ட்ரோலின் வேவ்மான் ஒரு ஜி. பி. எஸ் மற்றும் அல்டிமீட்டரைக் கொண்டுள்ளது. பயன்பாட்டைப் பொறுத்து பொருத்தமானதாக இருக்கும் பிற விவரக்குறிப்புகள் பேட்டரி பண்புகள் (வாழ்நாள், மாற்ற அல்லது ரீசார்ஜ் செய்வதற்கான வழிகள்), பரிமாணங்கள், எடை மற்றும் இயக்க வெப்பநிலை. பின்வரும் அட்டவணை சில ஆர்எஃப் மானிட்டர்களின் வெவ்வேறு அடிப்படை விவரக்குறிப்புகளைக் காட்டுகிறதுஃ இயக்க வழிமுறைகள் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட ஆர்எஃப் பாதுகாப்பு மானிட்டருக்கும் அதன் சொந்த இயக்க வழிமுறைகள் உள்ளன. பெரும்பாலான மானிட்டர்கள் வெவ்வேறு இயக்க முறைகளைக் கொண்டுள்ளன. உதாரணமாக, நார்தா ராட்மேன் ஒரு பயன்முறையைக் கொண்டுள்ளது, அதில் அது ஆபரேட்டரால் அணியக்கூடிய உடலாக இருக்கலாம், ஆனால் இது ஒரு ப்ரோப் பயன்முறையையும் கொண்டுள்ளது, அங்கு ஆபரேட்டர் துல்லியமான விலக்கு மண்டலங்களைக் கண்டறிய சில பகுதிகளை ஸ்கேன் செய்ய முடியும். மறுபுறம் ஃபீல்ட்சென்ஸ் ஒரு மானிட்டர் மற்றும் அளவீட்டு முறையைக் கொண்டுள்ளது. அளவீட்டு முறை ராட்மேனின் ஆய்வு முறையைப் போன்றது, ஆனால் மானிட்டர் முறை ஒரு செயலற்ற ஆண்டெனாவில் ஃபீல்ட்சென்ஸை ஏற்றுவதன் மூலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர் ஃபீல்ட்சென்ஸெ ஆர்எஃப் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை ஆண்டெனா நேரலையில் இருப்பதாகவும், செயலிழப்பு உறுதி செய்யப்படும் வரை ஆண்டெனாக்களில் எந்த வேலையும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்க அலாரத்தை எழுப்பும் வரை ஆண்டெனாவில் வேலை செய்வது பாதுகாப்பானது. வேவ்கண்ட்ரோலின் வேவ்மன் மற்றும் நார்தாவின் ராட்மேன் 2 [29] ஆகியவை உடலால் அணியப்படலாம், மேலும் உடலுக்கு வெளியே ஒரு ப்ரோப் அல்லது மானிட்டராக பயன்படுத்தப்படலாம். ஃபீல்ட்சென்ஸ், இஎம்இ கார்டு, வேவ்மன் மற்றும் ராட்மேன் 2 போன்ற பெரும்பாலான ஆர்எஃப் மானிட்டர்கள் காலப்போக்கில் ஒரு தொழிலாளியின் ஆர்எஃப் வெளிப்பாட்டை பதிவு செய்யக்கூடிய தரவு பதிவு செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. ராட்மேன் 2எக்ஸ்டியின் ஆர்எஃப் கண்டறிதல் முறை அதன் தொனி தேடல் அம்சத்துடன் அலை வழிகாட்டிகளில் கசிவுகளைக் கண்டறிந்து ஆண்டெனா முடக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க முடியும். [30] தனிப்பட்ட ஆர்எப் கண்காணிப்பாளர்களின் பட்டியல் ஈஎம்ஈ காவலர் பிளஸ் ஈஎம்ஈ காவலர் எக்ஸ்எஸ் ஈஎம்ஈ காவலர் எக்ஸ்எஸ் 40 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஈஎம்ஈ ஸ்பை பரிணாமம் நார்தா ராட்மேன் எக்ஸ்டி நார்தா ராட்மேன் 2எல்டி நார்தா ராட்மேன் 2எக்ஸ்டி நார்டேலர்ட் எஸ்3 ஃபீல்ட்சென்ஸெ 60 ஃபீல்ட்சென்ஸெ 2பிளிக் ஃபீல்ட்சென்ஸெ சேஃப்ஒன் புரோ எஸ்ஐ-1100எக்ஸ்டி அலைமோன் ஆர்எஃப்-8 அலைமோன் ஆர்எஃப்-60 கேலரி குறிப்புகள் டோசிமீட்டர்கள் ரேடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் ரேடியோ அலைகள் ரேடியோ அலைகள் மின்காந்த கதிர்வீச்சு