Acoustic angiography
மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கிளை, ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி என்பது வாஸ்குலச்சரைக் காட்சிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் குறைந்தபட்ச ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அயனியாக்கம் செய்யாத மருத்துவ இமேஜிங் நுட்பமாகும். ஒலியியல் ஆஞ்சியோகிராபி முதன்முதலில் வட கரோலினா மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் டேட்டன் ஆய்வகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் காந்த அதிர்வு ஆஞ்சியோகிராபி மற்றும் கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி ஆஞ்சியோகிராபி போன்ற ஆஞ்சியோகிராபியின் மிகவும் பொதுவான முறைகளுக்கு பாதுகாப்பான, சிறிய மற்றும் மலிவான மாற்றீட்டை வழங்குகிறது. அல்ட்ராசவுண்ட் பாரம்பரியமாக எம்ஆர்ஐ அல்லது சி. டி. யின் உயர் தெளிவுத்திறனை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், உயர் அதிர்வெண் அல்ட்ராசவுண்ட் (எச். எஃப். யூ) சில ஊடுருவல் ஆழத்தை தியாகம் செய்வதன் மூலம் ஒப்பீட்டளவில் உயர் தெளிவுத்திறனை அடைகிறது. எச். எஃப். யூ பொதுவாக 20 முதல் 100 மெகா ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் 3-12 மிமீ ஆழத்தில் 16-80 மைக்ரோ மீட்டர் தெளிவுத்திறனை அடைகிறது. தோல் அடுக்குகளில் கட்டி வளர்ச்சி போன்ற விஷயங்களைக் கண்காணிக்க எச். எஃப். யூ போதுமான தெளிவுத்திறனை வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும், இரத்த நாளங்களின் இமேஜிங்கிற்குத் தேவையான ஆழம் மற்றும் மாறுபாடு இல்லை. ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி ஒப்பீட்டளவில் ஆழமான ஊடுருவல் நிலைகளில் இரத்த நாளங்களின் உயர் தெளிவுத்திறன் காட்சிப்படுத்தலை அடைய இரட்டை-உறுப்பு அல்ட்ராசவுண்ட் டிரான்ஸ்யூசரைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்ட்டை இணைப்பதன் மூலம் எச். எஃப். யுவின் பலவீனங்களைக் கடக்கிறது. குறைந்த அதிர்வு அதிர்வெண் கொண்ட சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட நுண் குமிழிகளை முதலில் நாளங்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி செய்யப்படுகிறது. அடுத்து, மைக்ரோ குமிழிகளின் அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் மாதிரியில் அல்ட்ராசவுண்ட் அலைகளை அனுப்ப நல்ல ஆழமான ஊடுருவல் கொண்ட குறைந்த அதிர்வெண் டிரான்ஸ்யூசர் உறுப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சப்ஹார்மோனிக், அடிப்படை மற்றும் சூப்பர்-ஹார்மோனிக் அதிர்வெண்களைக் கொண்ட நுண் குமிழிகளிலிருந்து ஒரு பதிலை உருவாக்கும், அதே போல் அடிப்படை மற்றும் இரண்டாவது-ஹார்மோனிக் அதிர்வெண்களைக் கொண்ட சுற்றியுள்ள திசுக்களிலிருந்து ஒரு பதிலை உருவாக்கும். இறுதியாக, சூப்பர்-ஹார்மோனிக் அதிர்வெண்களை அளவிடுவதற்கு உயர் தெளிவுத்திறனுடன் கூடிய உயர் அதிர்வெண் டிரான்ஸ்யூசர் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மைக்ரோ குமிழி சமிக்ஞையிலிருந்து எந்தவொரு பின்னணி சமிக்ஞையையும் திறம்பட நீக்குகிறது, மேலும் நாளங்களை காட்சிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது பின்னணி ஆஞ்சியோகிராபி அல்லது இரத்த நாளங்களின் பரிசோதனை, ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ நடைமுறையின் பல பகுதிகளில் அவசியம். குறிப்பாக, புதிய இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியான ஆஞ்சியோஜெனெசிஸை கண்காணிக்க ஆஞ்சியோகிராபி தேவைப்படுகிறது. ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் என்பது ஒரு அத்தியாவசிய செயல்முறையாகும், இது பெரும்பாலும் கருக்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் உறுப்பு வளர்ச்சி, பெரியவர்களில் நஞ்சுக்கொடியின் வளர்ச்சி மற்றும் காயம் குணப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது. இருப்பினும், நீரிழிவு நோய், எண்டோமெட்ரியோசிஸ், தன்னுடல் தாக்க நோய் மற்றும் ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட டஜன் கணக்கான கோளாறுகளில் அதிகப்படியான ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் காணப்படுகிறது. இந்த கோளாறுகளில் பலவற்றின் ஆராய்ச்சி, நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் ஆஞ்சியோகிராபி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை ஆஞ்சியோஜெனெசிஸை கண்காணிப்பதற்கான ஆஞ்சியோகிராபியின் மிக முக்கியமான பயன்பாடு கட்டி வளர்ச்சியில் உள்ளது. கட்டிகள் வளர்ச்சியின் ஆஞ்சியோஜெனிக் அல்லாத கட்டத்தில் மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட இருக்கலாம் மற்றும் ஆஞ்சியோஜெனிக் பினோட்டைப் வெளிப்படுத்தப்பட்டவுடன் மட்டுமே விரைவான வளர்ச்சியைத் தொடங்குகின்றன. இதனால், சில புற்றுநோய் சிகிச்சைகளுக்கு ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் ஒரு இலக்காக மாறியுள்ளது. சில சிகிச்சைகள் கட்டி பகுதிகளில் இரத்த நாளங்களின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, இது கீமோதெரபியின் ஒரே மாதிரியான மற்றும் பயனுள்ள விநியோகத்தை அனுமதிக்கிறது. மற்ற முறைகள் ஆஞ்சியோஜெனெசிஸின் தொடக்கத்தை அல்லது முன்னேற்றத்தை முற்றிலுமாகத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், இந்த சிகிச்சைகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆராய்ச்சியின் போது காலப்போக்கில் இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி, மந்தநிலை அல்லது வடிவத்தை அளவிடுவதற்கு ஆஞ்சியோகிராபி அவசியம் தற்போது, ஆஞ்சியோகிராபிக்கு பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான நுட்பங்கள் எக்ஸ்-ரே சி. டி மற்றும் எம். ஆர். ஐ ஆகும். இருப்பினும், விழித்திரை பரிசோதனைகளின் போது ஆஞ்சியோகிராபி செய்ய ஆப்டிகல் கோஹெரென்ஸ் டோமோகிராஃபியைப் பயன்படுத்துவது போன்ற சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் ஆஞ்சியோகிராபி செய்ய பல முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எம்ஆர்ஐ ஆஞ்சியோகிராஃபி தற்போதைய ஆஞ்சியோகிராஃபிக் முறைகளின் மிக உயர்ந்த தெளிவுத்திறனை வழங்குகிறது, மேலும் இரத்த ஓட்டம் போன்ற நாளங்களின் அம்சங்களைக் காட்சிப்படுத்த துடிப்பு வரிசையை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் மாறுபட்ட முகவர்களைப் பயன்படுத்தாமல் பெரும்பாலும் நிகழ்த்தப்படலாம். மறுபுறம், எக்ஸ்-ரே சி. டி ஆஞ்சியோகிராபி ஒரு மாறுபட்ட முகவரின் பயன்பாடு தேவைப்படுகிறது, ஆனால் இன்னும் ஒப்பீட்டளவில் உயர் தெளிவுத்திறனை பராமரிக்கிறது. இந்த இரண்டு நுட்பங்களாலும் தயாரிக்கப்பட்ட உயர்தர படங்கள் இருந்தபோதிலும், குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடுகள் உள்ளன. இரண்டுமே ஒப்பீட்டளவில் மெதுவானவை மற்றும் விலையுயர்ந்த உபகரணங்கள் தேவைப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ரே சி. டி நோயாளிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகிறது. எனவே, ஆஞ்சியோகிராபிக்கு மலிவான, எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய மற்றும் பாதுகாப்பான கேண்டிடேட் இன்னும் தேவைப்படுகிறது. அகௌஸ்டிக் ஆஞ்சியோகிராபி இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும். மைக்ரோ குமிழிகளை ஒரு மாறுபட்ட முகவராகப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், சமிக்ஞையை அடையாளம் காண இரட்டை-உறுப்பு டிரான்ஸ்யூசரைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி ஆழம், நாள மாறுபாடு மற்றும் பிற அல்ட்ராசவுண்ட் நுட்பங்களுடன் சாத்தியமில்லாத தெளிவுத்திறனை அடைகிறது. அல்ட்ராசவுண்ட் மாறுபட்ட முகவர்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் மாறுபட்ட முகவர்கள் பட மாறுபாட்டை மேம்படுத்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்களில் பயன்படுத்தப்படும் துகள்கள் ஆகும். டாக்டர் ரேமண்ட் கிராமியாக் மற்றும் பிரவீன் ஷா ஆகியோர் 1968 ஆம் ஆண்டில் அல்ட்ராசவுண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் முகவரின் முதல் பயன்பாட்டைப் புகாரளித்தனர், அவர்கள் இதயத்தின் பெருங்குடல் வேர்க்குள் உப்பை ஊசி போட்டு அதிகரித்த மாறுபாட்டைக் கவனித்தனர். இதற்கு மாறாக அதிகரித்திருப்பது "விரைவான ஊசி விகிதத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிறிய குமிழிகள் அல்லது மாறுபட்ட ஊடகத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்" என்பதன் விளைவாகும் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். பெரும்பாலான அல்ட்ராசவுண்ட் மாறுபட்ட முகவர்கள் நுண் குமிழிகளின் வடிவத்தை எடுத்தாலும், பெர்ஃப்ளூரோகார்பன் நானோ துகள்கள் அல்லது எக்கோஜெனிக் லிபோசோம்கள் போன்ற பிற வகைகள் உள்ளன. நுண் குமிழி மாறுபட்ட முகவர்கள் பொதுவாக மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளனர்ஃ உள் வாயுஃ நுண் குமிழிக்குள் உள்ள வாயு பொதுவாக காற்று அல்லது ஒரு பெர்ஃப்ளூரோகார்பன் ஆகும். கொழுப்பு ஷெல்ஃ இந்த ஷெல் அதற்குள் உள்ள வாயுவை இணைக்க உதவுகிறது மற்றும் எப்போதும் அவற்றின் ஹைட்ரோபோபிக் பண்பு லிகாண்டுகள் காரணமாக கொழுப்புகளால் ஆனதுஃ தீவிரமாக இலக்கு வைக்கப்பட்ட மைக்ரோ குமிழிகள் விஷயத்தில், லிகாண்டுகள் கொழுப்பு ஷெல்லின் வெளிப்புற மேற்பரப்பில் இணைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஈந்தணைவிகள் உடலில் உள்ள சவ்வு ஏற்பிகளுக்கு குறிப்பிட்டவை, மேலும் சில உடலியல் செயல்முறைகள் (வீக்கம் போன்றவை) அல்லது உறுப்புகளை குறிவைக்க பயன்படுத்தப்படலாம். செயலற்ற இலக்கு மைக்ரோ குமிழிகள் விஷயத்தில், எந்த ஈந்தணைவிகளும் வெளிப்புற ஷெல்லுடன் இணைக்கப்படுவதில்லை, அதற்கு பதிலாக மைக்ரோ குமிழிகள் எண்டோதெலியத்துடன் ஒட்டிக்கொள்வதற்காக மேற்பரப்பு சார்ஜ் போன்ற காரணிகளை நம்பியுள்ளன. மைக்ரோ குமிழிகள் இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக அல்ட்ராசவுண்டில் மாறுபட்ட முகவர்களாக செயல்படுகின்றனஃ உடல் திசுக்களுக்கும் மைக்ரோ குமிழிகளுக்கும் இடையிலான ஒலி மின்மறுப்பில் பெரிய வேறுபாடு மற்றும் பொதுவாக 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ் கீழ் அதிர்வு அதிர்வெண் கொண்ட அவற்றின் தரம். ஒலி மின்மறுப்புகளில் பெரிய பொருந்தாத தன்மை காரணமாக, நுண் குமிழிகள் உடலில் உள்ள அல்ட்ராசவுண்ட் அலைகளின் சரியான பிரதிபலிப்பாளர்களாக உள்ளன. இது அவற்றை ஒலி அலைகளின் புள்ளி ஆதாரங்களாக இருக்க அனுமதிக்கிறது. மேலும், அவற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்ணில், மைக்ரோ குமிழிகள் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய அளவிலான பிராட்பேண்ட் அதிர்வெண் பதிலைக் கொண்டுள்ளன, இது அல்ட்ராசவுண்ட் டிரான்ஸ்யூசரால் எடுக்கப்படுகிறது. நுண் குமிழி சமிக்ஞை அடையாளம் பாரம்பரிய மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டில், நுண் குமிழிகளால் பிரதிபலித்த சமிக்ஞை மற்றும் சுற்றியுள்ள உடல் திசுக்களால் பிரதிபலித்த சமிக்ஞையை பிரிக்க பல முறைகள் உள்ளன. இந்த முறைகளில் பெரும்பாலானவை மைக்ரோ குமிழிகளின் சப்ஹார்மோனிக் மற்றும் சூப்பர் ஹார்மோனிக் பதிலைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதே போல் அல்ட்ராசவுண்ட் அலைகளுக்கு மைக்ரோ குமிழிகள் நேரியல் அல்லாத பதிலைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது அல்ட்ராசவுண்ட் அலைகளுக்கு உடல் திசுக்களின் நேரியல் பதிலுக்கு மாறாக உள்ளது. மிகவும் பொதுவான சில வடிகட்டுதல் முறைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சுபார்மோனிக் வடிகட்டுதல்ஃ இது அனைத்து சமிக்ஞைகளையும் வடிகட்டுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, ஆனால் சப்ஹார்மோனிக் சமிக்ஞைகள். திசு பொதுவாக ஒரு சப்ஹார்மோனிக் பதிலைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதால், மைக்ரோ குமிழி சமிக்ஞை மட்டுமே உள்ளது. இருப்பினும், குறைந்த அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளுக்கான இந்த வடிகட்டிகள் என்பதால், அல்ட்ராசவுண்டில் இடஞ்சார்ந்த தீர்மானம் ஒலி அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்தது என்பதால் தீர்மானம் சற்று சீரழிந்துள்ளது. சூப்பர் ஹார்மோனிக் வடிகட்டுதல்ஃ சப்ஹார்மோனிக் வடிகட்டலைப் போலவே, இது சூப்பர் ஹார்மோனிக் அதிர்வெண்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் வடிகட்டுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, அவை பெரும்பாலும் மைக்ரோ குமிழிகளால் வெளியிடப்படுகின்றன, சுற்றியுள்ள திசுக்களால் அல்ல. சப்ஹார்மோனிக் வடிகட்டலைப் போலல்லாமல், அதிக அதிர்வெண் பதில் மட்டுமே பெறப்படுவதால் தீர்மானம் உண்மையில் மேம்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், பெரும்பாலான மருத்துவ டிரான்ஸ்யூசர்கள் இதை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான பரந்த அலைவரிசையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. கட்ட தலைகீழ்ஃ இந்த வடிகட்டுதல் முறை அல்ட்ராசவுண்ட் அலைகளுக்கு மைக்ரோ குமிழிகளின் இயல்பான நேரியல் அல்லாத பதிலைப் பயன்படுத்துகிறது. இங்கே, நேரியல் அல்லாத பதில் என்பது நுண் குமிழியால் பிரதிபலிக்கும் ஒலி அலைகளின் கட்டம் மற்றும் அளவு தூண்டுதல் ஒலி அலைகளின் கட்டம் மற்றும் அளவுடன் ஒரு நேரியல் உறவைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதாகும். இந்த முறையில், எதிர் கட்டத்துடன் இரண்டு துடிப்புகள் டிரான்ஸ்யூசரால் வெளியேற்றப்படுகின்றன. திசுக்களின் நேரியல் பதில் பெரும்பாலும் எதிர் கட்ட அலைகளின் அழிவுகரமான குறுக்கீட்டை ஏற்படுத்தும், அதே நேரத்தில் நுண் குமிழிகளின் நேரியல் அல்லாத பதில் சில சமிக்ஞைகளை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கும். இரட்டை-உறுப்பு டிரான்ஸ்யூசரை உருவாக்குவதன் மூலம், இந்த வடிகட்டுதல் முறைகள் இனி முக்கியமானவை அல்ல. இது ஒலி ஆஞ்சியோகிராபியை மிகவும் பொதுவான மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. குறைந்த அதிர்வெண்ணை மையமாகக் கொண்ட ஒரு உறுப்பு நுண் குமிழிகளை அவற்றின் அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் தூண்டுவதற்கு உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் அதிக அதிர்வெண்ணை மையமாகக் கொண்ட ஒரு உறுப்பு நுண் குமிழ்களின் சூப்பர் ஹார்மோனிக் பதிலைப் பெறுகிறது. குறைந்த அதிர்வெண் உள்ளீட்டால் திசு உற்சாகமாக இருப்பதால், அதிக அதிர்வெண் பதிலை உருவாக்காததால், இரட்டை-உறுப்பு டிரான்ஸ்யூசரால் பெறப்படும் ஒரே பதில் நுண் குமிழிகளிலிருந்து தோன்றுவதாகும். எனவே, பெறப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து திசு சமிக்ஞையை அகற்ற சமிக்ஞை செயலாக்கம் தேவையில்லை. வெளிப்புற உறுப்பு மட்டுமே கடத்தப்படும் போது உள் உறுப்பு மட்டுமே பெறப்படுவதால், இந்த செயல்முறையின் செயல்திறன் மற்றும் உணர்திறனை மேம்படுத்த சிறப்பு பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். ஈயம் சிர்கோனேட் டைட்டனேட் (PZT) அதிக பரிமாற்ற மாறிலி (d = 300 x 10-12 மீ/வி) கொண்டிருப்பதால் பரிமாற்ற உறுப்புக்கான ஒரு பொருள் தேர்வாக நன்றாக வேலை செய்கிறது, அதே நேரத்தில் பாலிவினைலிடீன் புளோரைடு (பிவிடிஎஃப்) பெறும் உறுப்புக்கான ஒரு பொருளாக நன்றாக வேலை செய்கிறது, ஏனெனில் இது அதிக பெறுதல் மாறிலி (g = 14 x 10-2 விஎம்/என்) கொண்டுள்ளது. பொதுவாக, பி. வி. டி. எஃப் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டிரான்ஸ்யூசருக்கு ஒரு நல்ல தேர்வு அல்ல, ஏனெனில் இது ஒப்பீட்டளவில் மோசமான பரிமாற்ற மாறிலியைக் கொண்டுள்ளது, இருப்பினும், ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி பரிமாற்ற மற்றும் பெறும் கூறுகளை பிரிப்பதால், இது இனி ஒரு பிரச்சினை அல்ல. பட உருவாக்கம் தரவு கையகப்படுத்தல் ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி ஒரு இரட்டை-உறுப்பு மீயொலி கடத்தியை ஒரு கவனம் செலுத்திய அல்ட்ராசவுண்ட் ஆய்வின் வடிவத்தில் பயன்படுத்துவதால், அல்ட்ராசவுண்ட் கற்பனையின் பிற வடிவங்களில் செய்யப்படுவதைப் போல கடத்திகளின் வரிசையை உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை. இவ்வாறு ஒலியியல் ஆஞ்சியோகிராஃபி படங்கள் பல ஏ-மோட் படங்களை இணைப்பதன் மூலம் உருவாகின்றன, அங்கு ஒவ்வொரு ஏ-மோட் ஒரு பரிமாணப் படமாகும், இது டிரான்ஸ்யூசரில் உருவாகும் ஒரு திசையனுடன் ஒலி எல்லைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது. இரண்டு அல்லது முப்பரிமாண படங்களை உருவாக்க, டிரான்ஸ்யூசரின் நிலை மற்றும் கோணம் மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் ஒரு-முறை படம் இயந்திர ரீதியாக கையாளப்பட வேண்டும். இந்த ஏ-மோட் படங்களைப் பெற பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பொதுவான உள்ளமைவுகளில் வோப்லர் உள்ளமைவு மற்றும் இயந்திர ஸ்வீப் உள்ளமைவு ஆகியவை அடங்கும். வோப்லர் கட்டமைப்பில், ஒரு தளத்தில் ஒரு மைய அச்சில் ப்ரோப் முன்னும் பின்னுமாக சுழற்றப்படுகிறது, இதனால் ஏ-ஸ்கேன்கள் கதிரியக்கமாக அமைந்துள்ளன, மேலும் பார்வை புலம் அல்லது படம்பிடிக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு கூம்பு ஆகும். இது ஏ-ஸ்கேன்களை மிக விரைவாக பெற அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அண்டை ஏ-ஸ்கேன்களில் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரம் ஆழத்துடன் அதிகரிக்கும் என்பதால் ஒரே மாதிரியான தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளது. லீனியர் ஸ்வீப் உள்ளமைவில், அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோப் இயந்திர ரீதியாக ஒரு வெளிப்புற பொறிமுறை அல்லது கையால், ஒரு ஸ்கேன் திசையில் ஆர்த்தோகனல் திசையில் நகர்த்தப்படுகிறது. அண்டை ஏ-ஸ்கேன்களில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் சம தூரத்தில் இருப்பதால், இந்த உள்ளமைவு ஒப்பீட்டளவில் நிலையான தெளிவுத்திறனை ஆழத்தின் செயல்பாடாக அனுமதிக்கிறது. மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தரவு சேகரிக்கப்பட்டவுடன், கணிப்புகள் மற்றும் அளவீட்டு புனரமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பட வகைகளை உருவாக்க அதை செயலாக்கலாம். அல்ட்ராசவுண்டில் உள்ள ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் படங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் ரேடியோகிராஃபிக்கு ஒத்த கருத்தை கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், கொடுக்கப்பட்ட பாதையில் எக்ஸ்-ரே ஃபோட்டான்களின் உறிஞ்சுதலின் அளவைக் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, அல்ட்ராசவுண்டில் உள்ள ப்ரொஜெக்ஷன் படங்கள் பொதுவாக ஒலி மின்மறுப்பின் பொருந்தாத தன்மையையும் திசுவில் கொடுக்கப்பட்ட எல்லையில் உள்ள இருப்பிடத்தையும் காட்டுகின்றன. அதிகபட்ச வீச்சுத் திட்டம் அதிகபட்ச வீச்சுத் திட்டம் அல்லது அதிகபட்ச தீவிரத் திட்டம் என்பது முப்பரிமாணத் தரவை இரு பரிமாணப் படத்தில் முன்வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு படச் செயலாக்க நுட்பமாகும். இது ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும், ஏனெனில் இது சிக்கலான தரவை ஆழத்தின் உணர்வை உள்ளடக்கிய எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய படங்களாக உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. அல்ட்ராசவுண்ட் இமேஜிங் மற்றும் ஃபோட்டோஅகௌஸ்டிக் இமேஜிங்கின் பல வடிவங்களில், கொடுக்கப்பட்ட ஏ-ஸ்கேனுடன் சமிக்ஞையின் அதிகபட்ச வீச்சு அந்த ஏ-ஸ்கேனுடன் தொடர்புடைய பிக்சலுக்கான மதிப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒலி அலை தூரத்தை சார்ந்த ஒலிக் குறைபாட்டை அனுபவிப்பதால், கொடுக்கப்பட்ட ஏ-ஸ்கேனில் கொடுக்கப்பட்ட சமிக்ஞையின் வீச்சு அந்த சமிக்ஞையை உருவாக்கிய பொருளுக்கான தூரத்தையும் குறியாக்குகிறது. இந்த எளிய பட மறுசீரமைப்பு நுட்பம் ஒலி சமிக்ஞைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட எளிதில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் விளக்கக்கூடிய திட்டப் படங்களை அனுமதிக்கிறது. அளவீட்டு விளக்கங்கள் அளவீட்டு விளக்கங்கள் அளவீட்டு தரவை திட்டப் படங்களாக மாற்றுகின்றன. பெரும்பாலான முறைகள் குறைந்த பரிமாணங்களில் பெறப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தி வோக்ஸல்கள், அளவீட்டு பிக்சல்களை உருவாக்குகின்றன, அவை இணைந்தால் 3D படங்களை உருவாக்க முடியும். தொகுதி மறுசீரமைப்பு நுட்பங்கள் பல பல 1டி அல்லது 2டி படங்களை 3டி தொகுதிகளாக மாற்ற பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவான தொகுதி புனரமைப்பு நுட்பங்களில் பிக்சல்-அருகிலுள்ள-அண்டை நாடுகள், வோக்ஸல்-அருகிலுள்ள-அண்டை நாடுகள், தூர-எடையுள்ள வோக்ஸல்கள் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட வோக்ஸலின் மதிப்பை புள்ளிவிவர ரீதியாக ஊகிக்க பயன்படுத்தப்படும் செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான முறைகள் ஆகியவை அடங்கும். ஒலியியல் ஆஞ்சியோகிராபி தற்போது வளர்ச்சியில் இருப்பதால், மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டின் இந்த குறிப்பிட்ட கிளை தற்போது மருத்துவ அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஒலி ஆஞ்சியோகிராஃபியைப் பயன்படுத்தி முந்தைய பணிகளில் பெரும்பாலானவை ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக விலங்கு மாதிரிகளில் ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் ஆய்வு செய்துள்ளன. அமெரிக்காவில் எக்கோ கார்டியோகிராபி என்ற ஒரு மருத்துவ பயன்பாட்டில் மாறுபட்ட-மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்ட் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே எஃப். டி. ஏ ஒப்புதல் அளித்திருந்தாலும், பரந்த நுட்பம் ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் பல்வேறு மருத்துவ பயன்பாடுகளில் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் அறிய, மாறுபட்ட மேம்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டின் தற்போதைய பயன்பாடுகளைப் பார்க்கவும். தற்போது ஆராயப்பட்ட மருத்துவ பயன்பாடுகள் மனித மார்பக திசுக்களின் புற வாஸ்குலச்சரில் ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் ஆய்வு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அமைப்புகளில் ஆராயப்பட்ட ஒலி ஆஞ்சியோகிராஃபியின் ஒரே பயன்பாடு. மார்பக திசுக்களில் உள்ள புண்கள் புற்றுநோயாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைக் கண்டறியும் போது மார்பக திசுக்களின் பயாப்ஸி தேவையைக் குறைக்க ஒலி ஆஞ்சியோகிராபி பயன்படுத்த முடியுமா என்று இந்த ஆய்வு ஆராய்ந்தது. ஒலி ஆஞ்சியோகிராபியைப் பயன்படுத்தி, ஆசிரியர்கள் மார்பகத்தில் உள்ள புண்களைச் சுற்றியுள்ள வாஸ்குலச்சருடன் தொடர்புடைய 3D தொகுதிகளை சேகரித்து மறுகட்டமைத்தனர். இந்த மறுசீரமைக்கப்பட்ட தொகுதிகள் பின்னர் வாஸ்குலர் அடர்த்தி மற்றும் ஆமைத்தன்மைக்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. இந்த தகவல் நோயறிதலுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த இரண்டு காரணிகளும் ஒரு புண்களைச் சுற்றியுள்ள வாஸ்குலச்சரில் அதிகரிக்கும் போது, புண் புற்றுநோயாக இருப்பதற்கான அதிக ஆபத்து உள்ளது. குறிப்புகள் ஒலியியல் மருத்துவ அல்ட்ராசோனோகிராஃபி