Deposit gauge
டெபாசிட் கேஜ் என்பது வளிமண்டலத் துகள்களைப் பிடிக்கவும் அளவிடவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெரிய, புனல் போன்ற அறிவியல் கருவியாகும், குறிப்பாக காற்று மாசுபாட்டில் கொண்டு செல்லப்பட்டு மீண்டும் தரையில் "டெபாசிட்" செய்யப்படுகிறது. வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான வைப்பு அளவீடுகள் மழை அளவீடுகளைப் போலவே உள்ளன. அவை மேலே ஒரு பெரிய வட்டமான புனலைக் கொண்டுள்ளன, அவை கல்லால் ஆனவை, எனவே அவை அமில மழையால் அழிக்கப்படுவதில்லை மற்றும் ஒரு எளிய மர அல்லது உலோக ஸ்டாண்டில் பொருத்தப்படுகின்றன, அவை கீழே ஒரு சேகரிப்பு பாட்டிலில் கீழே விழுகின்றன. பொதுவாக ஊடுருவும் பறவைகளைத் தடுக்க அதன் சுற்றளவைச் சுற்றி ஒரு கம்பி-கண்ணி திரை உள்ளது. பெரும்பாலானவை ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பில் செய்யப்படுகின்றன, இது ஒரு நிலையான வைப்பு கேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது 1916 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் 1951 இல் ஒரு பிரிட்டிஷ் தரத்தில் முறைப்படுத்தப்பட்டது, அதாவது வெவ்வேறு இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட மாசுபாட்டை முறையாக ஆய்வு செய்து ஒப்பிடலாம். ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு பாட்டில் அகற்றப்பட்டு, தண்ணீர் (மழை, மூடுபனி மற்றும் பனி போன்றவை), கரையாத பொருள் (சோட் போன்றவை) மற்றும் கரையக்கூடிய பொருள் ஆகியவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக உள்ளடக்கங்கள் அகற்றப்படுகின்றன. ஆரம்பகால வரலாறு இந்த வகையின் முதல் அளவீடுகள் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் டபிள்யூ. ஜே. செயின்ட் பர்த்தலோமியோ மருத்துவமனை மற்றும் நிலக்கரி புகை குறைப்பு சங்கத்தின் ரஸ்ஸல். 1910 மற்றும் 1916 க்கு இடையில், வளிமண்டல மாசு விசாரணைக் குழுவால் வடிவமைப்பு சுத்திகரிக்கப்பட்டு தரப்படுத்தப்பட்டது, காற்று மாசுபாட்டைப் படிக்கும் நிபுணர், தன்னார்வ விஞ்ஞானிகள் குழு, இதில் வானிலை அலுவலகத்தின் முதல் இயக்குநரான சர் நேப்பியர் ஷா தலைவராக இருந்தார். வைப்பு அளவீட்டு அளவீடுகளைக் கொண்ட முதல் அறிவியல் கட்டுரை "லண்டனின் சூட்ஃபால்ஃ அதன் அளவு, தரம் மற்றும் விளைவுகள்" என்ற தலைப்பில் ஜனவரி 1912 இல் தி லான்செட்டில் வெளியிடப்பட்டது. வைப்பு அளவீட்டின் அறிமுகத்திற்கு நன்றி, பிரிட்டனில் காற்றின் தரம் 1914 முதல் முறையாக கண்காணிக்கப்பட்டது, மேலும் இது மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளின் செயல்திறனை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. 1927 வாக்கில், சில வைப்பு அளவீடுகள் ஏற்கனவே "டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பொருட்களில்" 50 சதவீதம் குறைப்பைக் காட்டின, இருப்பினும் காற்று மாசுபாடு ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது. அடுத்த சில தசாப்தங்களில், பல பிரிட்டிஷ் நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் வைப்பு அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, இது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாசுபாட்டை தோராயமாக ஒப்பிட அனுமதிக்கிறது. மாசு வரலாற்றாசிரியர் ஸ்டீபன் மோஸ்லியின் கூற்றுப்படி, 1949 வாக்கில், பிரிட்டன் முழுவதும் சுமார் 177 அளவீடுகள் நிறுத்தப்பட்டன, இதனால் உலகின் முதல் பெரிய அளவிலான மாசு கண்காணிப்பு நெட்வொர்க்கை உருவாக்கியது, ஆனால் 1952 ஆம் ஆண்டின் கிரேட் லண்டன் ஸ்மோகிற்குப் பிறகு இந்த எண்ணிக்கை வியத்தகு முறையில் அதிகரித்தது, 1954 இல் 615 ஆகவும் 1966 இல் 1066 ஆகவும் இருந்தது. நவீன பயன்பாடு வைப்பு அளவீடுகள் துல்லியமற்றவை மற்றும் அவற்றின் வரம்புகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நன்கு அறியப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றின் பரவலான அறிமுகம் ஆண்டின் வெவ்வேறு நேரங்களிலும் வெவ்வேறு இடங்களிலும் மாசுபாட்டை ஆய்வு செய்வதிலும் ஒப்பிடுவதிலும் கணிசமான முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. அபெரிஸ்டைவ் பல்கலைக்கழகத்தின் புவியியல் விரிவுரையாளரான மார்க் வைட்ஹெட், தனது 'ஸ்டேட், சயின்ஸ் அண்ட் தி ஸ்கைஸ்ஃ கவர்னன்டாலிட்டிஸ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் அட்மோஸ்பியர்' என்ற புத்தகத்தில், டெபாசிட் கேஜை "பிரிட்டனின் காற்று மாசு கண்காணிப்பு வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தொழில்நுட்ப சாதனம்" என்று விவரித்துள்ளார். அப்படியிருந்தும், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, இது படிப்படியாக மிகவும் துல்லியமான கருவிகள் மற்றும் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வின் சிறந்த முறைகளால் முறியடிக்கப்பட்டது. இன்று, காற்று மாசுபாடு தானியங்கி, மின்னணு சென்சார்கள் மூலம் அளவிடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றாலும், வைப்பு அளவீடுகள் இன்னும் எப்போதாவது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலையான வைப்பு அளவீட்டில் உள்ள நவீன மாறுபாடுகள் "ஃப்ரிஸ்பீ" கேஜ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, இதில் வைப்பு சேகரிப்பாளர் தலைகீழ் ஃப்ரிஸ்பீ போன்ற வடிவத்தில் உள்ளது. மற்ற வகைகளில் திசை வைப்பு கேஜ் அடங்கும், இது வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து வரும் வைப்புகளை சேகரிக்க நான்கு உயரமான, அகற்றக்கூடிய பாட்டில்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் காண்க மழை அளவீட்டு காற்று மாசு அளவீட்டு குறிப்புகள் மேலும் படிக்க காற்று மாசு வளிமண்டல வேதியியல் அளவீட்டு கருவிகள் அறிவியல் கருவிகள்