Shim (magnetism)
ஷிம் என்பது காந்தப்புலத்தின் ஒற்றுமையை சரிசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனமாகும். மின்காந்தத்தின் துருவ முகங்களின் நிலை மற்றும் இணையை சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படும் முற்றிலும் இயந்திர ஷிம்களிலிருந்து ஷிம்ஸ் தங்கள் பெயரைப் பெற்றார். காந்தப்புலத்தின் வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதன் மூலம் அதன் ஒரே மாதிரியை சரிசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் சுருள்கள் அவற்றின் ஒத்த செயல்பாட்டின் காரணமாக "மின்சார மின்னோட்ட ஷிம்ஸ்" என்று அழைக்கப்பட்டன. காந்த அதிர்வு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியில் பயன்பாடு என். எம். ஆர் மற்றும் எம். ஆர். ஐ ஆகியவற்றில், காந்தத்தின் செயல்பாட்டிற்கு முன்பு அதன் புலத்தில் உள்ள ஒத்திசைவற்ற தன்மைகளை அகற்ற ஷிம்மிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில், ஒரு என். எம். ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அல்லது எம். ஆர். ஐ ஸ்கேனருக்குள் உள்ள காந்தப்புலம் சாதனத்தின் "சிறந்த" புலத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. இது உற்பத்தி சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் காந்தப்புலத்தின் விளைவாகும். தேர்வு அறையின் சுவர்கள் மற்றும் தரையில் உள்ள இரும்பு கட்டுமானங்கள் காந்தமயமாக்கப்பட்டு ஸ்கேனரின் புலத்தைத் தொந்தரவு செய்கின்றன. வலுவான காந்தப்புலத்திற்குள் கொண்டு வரப்படும்போது ஆய்வு மற்றும் மாதிரி அல்லது நோயாளி சற்று காந்தமயமாக்கப்பட்டு கூடுதல் ஒரே மாதிரியான புலங்களை உருவாக்குகிறது. இந்த சமச்சீரற்ற தன்மைகளை சரிசெய்யும் செயல்முறை காந்தத்தை ஷிம்மிங் செய்வது, புரோப்பை ஷிம்மிங் செய்வது அல்லது மாதிரியை ஷிம்மிங் செய்வது என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது மீதமுள்ள சமச்சீரற்ற தன்மையின் கருதப்பட்ட மூலத்தைப் பொறுத்து. ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனரில் பல லிட்டர் தொகுதிக்கு மேல் 1 பிபிஎம் வரிசையின் புலம் ஒரே மாதிரியானது தேவைப்படுகிறது. உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட என். எம். ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஒரு சில மில்லிலிட்டர்களின் தொகுதிக்குள் 1 பிபிபியை விட சிறந்த புல ஒற்றுமையைக் கோருகிறது. இரண்டு வகையான ஷிம்மிங் உள்ளனஃ செயலில் மற்றும் செயலற்ற. ஆக்டிவ் ஷிம்மிங் சரிசெய்யக்கூடிய மின்னோட்டத்துடன் சுருள்களைப் பயன்படுத்துகிறது. செயலற்ற ஷிம்மிங் என்பது நல்ல காந்த குணங்களைக் கொண்ட எஃகு துண்டுகளை உள்ளடக்கியது. எஃகு துண்டுகள் நிரந்தர அல்லது சூப்பர் கண்டக்டிங் காந்தத்திற்கு அருகில் வைக்கப்படுகின்றன. அவை காந்தமயமாக்கப்பட்டு அவற்றின் சொந்த காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றன. இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், கூடுதல் காந்தப்புலங்கள் (சுருள்கள் அல்லது எஃகு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும்) சூப்பர் கண்டக்டிங் காந்தத்தின் ஒட்டுமொத்த காந்தப்புலத்தை மொத்த புலத்தின் ஒரே மாதிரியை அதிகரிக்கும் வகையில் சேர்க்கின்றன. எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரின் மையத்தில் ஒரு காந்தப்புலத்தின் சமச்சீரற்ற தன்மையை வரையறுக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. தற்போது, மருத்துவ எம்ஆர் ஸ்கேனர்களைப் பொறுத்தவரை, ஸ்கேனரின் நடுவில் உள்ள வெவ்வேறு (பெரும்பாலும் செறிவூட்டப்பட்ட) தொகுதிகளுக்கு புலத்தின் வால்யூம் ரூட் சராசரி சதுர (விஆர்எம்எஸ்) மதிப்புகளை அளவிடுவது தொழில்துறை தரநிலையாகும். மேற்கோள்கள் மேலும் வாசிப்பு ஜெரால்ட் ஏ. பியர்சன், ஒரு என்எம்ஆர் காந்தத்தை ஒளிரச் செய்தல் http://web.mit.edu/8.13/www/pdf_files/shimming.pdf காந்த சாதனங்கள் மின்காந்தவியல் அணு காந்த அதிர்வு