Cover meter
ஒரு கவர் மீட்டர் என்பது ரீபர்களைக் கண்டறிந்து சரியான கான்கிரீட் உறையை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவியாகும். ரீபார் டிடெக்டர்கள் என்பது குறைவான அதிநவீன சாதனங்களாகும், அவை மேற்பரப்புக்குக் கீழே உள்ள உலோகப் பொருட்களை மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியும். செலவு குறைந்த வடிவமைப்பு காரணமாக, துடிப்பு-தூண்டல் முறை மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் தீர்வுகளில் ஒன்றாகும். முறை துடிப்பு-தூண்டல் முறை ரீபார்களைக் கண்டறிய மின்காந்த துடிப்பு தூண்டல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆய்வில் உள்ள சுருள்கள் அவ்வப்போது மின்னோட்ட துடிப்புகளால் சார்ஜ் செய்யப்படுகின்றன, இதனால் ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றன. காந்தப்புலத்தில் உள்ள எந்தவொரு மின்சார கடத்தும் பொருளின் மேற்பரப்பிலும் எடி நீரோட்டங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அவை எதிர் திசைகளில் காந்தப்புலத்தைத் தூண்டுகின்றன. இதன் விளைவாக ஏற்படும் மின்னழுத்த மாற்றத்தை அளவீட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆய்வுக்கு நெருக்கமாக அல்லது பெரிய அளவிலான ரீபர்கள் ஒரு வலுவான காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றன. நவீன ரீபார் டிடெக்டர்கள் பல காந்தப்புலங்களை உருவாக்க வெவ்வேறு சுருள் ஏற்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேம்பட்ட சமிக்ஞை செயலாக்கம் ரீபர்களின் உள்ளூர்மயமாக்கலை மட்டுமல்லாமல், அட்டையின் நிர்ணயம் மற்றும் பட்டை விட்டத்தின் மதிப்பீட்டையும் ஆதரிக்கிறது. கான்கிரீட், மரம், பிளாஸ்டிக், செங்கற்கள் போன்ற அனைத்து கடத்தும் அல்லாத பொருட்களாலும் இந்த முறை பாதிக்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும் காந்தப்புலத்திற்குள் எந்த வகையான கடத்தும் பொருட்களும் அளவீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். துடிப்பு தூண்டல் முறையின் நன்மைகள்ஃ சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களால் பாதிக்கப்படாத கான்கிரீட்டின் ஈரப்பதம் மற்றும் பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாத அதிக துல்லியம் குறைந்த செலவுகள் துடிப்பு தூண்டல் முறையின் குறைபாடுஃ வரையறுக்கப்பட்ட கண்டறிதல் வரம்பு குறைந்தபட்ச பட்டை இடைவெளி கான்கிரீட் அளவீட்டு தரநிலைகளைப் பொறுத்தது. மின்காந்த கவர்மீட்டர்களின் பயன்பாடு குறித்த பரிந்துரைகள் DGZfP: B2: வழிகாட்டுதல் "für Bewehrungsnachweis und überdeckungsmessung bei Stall-und Spanbeton" DIN 1045: வழிகாட்டுதல் கான்கிரீட், வலுவூட்டப்பட்ட மற்றும் முன்கூட்டியே கான்கிரீட் கட்டமைப்புகள் ACI கான்கிரீட் நடைமுறைகள் அழிவற்ற சோதனை 228.2R-2.51: கவர்மீட்டர்கள் பயன்பாடு ஆரோக்கியமான கான்கிரீட் கவர் மற்றும் வலுவூட்டல் நிலையின் ஆரம்பகால நோயறிதல் மற்றும் பகுப்பாய்வு கட்டமைப்பு பாதுகாப்புக்கு தேவையற்ற அபாயங்களைக் குறைக்க முன்கூட்டிய அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அனுமதிக்கிறது. ஜெர்மனியில் உள்ள ஃபெடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மெட்டீரியல் ரிசர்ச் அண்ட் டெஸ்டிங் (ஜெர்மனியின் ஃபெடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மெட்டீரியல் ரிசர்ச் அண்ட் டெஸ்டிங்) நோயறிதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல அளவுகோல்களின் சேகரிப்பை துரிதப்படுத்த ஒரு சென்சார் பொருத்தப்பட்ட ரோபோடிக் அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. மீயொலி, தரையில் ஊடுருவும் ரேடார், கான்கிரீட் எதிர்ப்பு, சாத்தியமான புலம் தவிர, புரோஃபோமீட்டர் 5 இல் செயல்படுத்தப்பட்ட எடி மின்னோட்ட முறை கான்கிரீட் உறையை அளவிட பயன்படுத்தப்பட்டது. மெட்டல் டிடெக்டர் வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் கான்கிரீட் கவர் குறிப்புகள் கான்கிரீட் அரிப்பு அளவீட்டு கருவிகளையும் பார்க்கவும்