Human Research Facility Holter Monitor
மனித ஆராய்ச்சி வசதி ஹோல்டர் மானிட்டர் (ஹோல்டர்) என்பது ஒரு பேட்டரி மூலம் இயங்கும், ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் (ஈ. சி. ஜி) சாதனமாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு (24 அல்லது 48 மணி நேரம் வரை) குழு உறுப்பினர்களின் இதய துடிப்பை துல்லியமாக அளவிடுகிறது. ஈசிஜி தகவல் ஒரு போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் மெமரி கார்டு இன்டர்நேஷனல் அடாப்டர் (பிசிஎம்சிஐஏ) கார்டில் சேமிக்கப்பட்டு, கண்காணிப்பு முடிந்த பிறகு பகுப்பாய்விற்காக பூமியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்கம் வசதி சுருக்கம்ஃ மனித ஆராய்ச்சி வசதி ஹோல்டர் மானிட்டர் (ஹோல்டர்) என்பது ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட வணிக ஆஃப்-தி-ஷெல்ஃப் (சிஓடிஎஸ்) சாதனமாகும், இது ஒரு குழு உறுப்பினரின் இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டை நீண்ட காலத்திற்கு (24 அல்லது 48 மணி நேரம் வரை) துல்லியமாக பதிவு செய்கிறது. இந்த ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் (ஈ. சி. ஜி) சாதனம் எதிர்கால சோதனைகளை ஆதரிக்க கிடைக்கிறது. ஹோல்டர் என்பது மூன்று-சேனல், ஏழு-முன்னணி ஈ. சி. ஜி ஆகும், இது பதிவு செய்யும் நீளம் மற்றும் விரும்பிய மாதிரி விகிதத்தைப் பொறுத்து ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று 9 வி அல்கலைன் பேட்டரிகளால் இயக்கப்படும் பல்வேறு உள்ளமைவுகளில் வைக்கப்படலாம். ஹோல்டரில் அகற்றக்கூடிய போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் மெமரி கார்டு இன்டர்நேஷனல் அடாப்டர் (பிசிஎம்சிஐஏ) கார்டு உள்ளது, இது தரவை சேமிக்கவும், தனிப்பட்ட கணினியில் பதிவிறக்கவும், பதிவிறக்கவும் அனுமதிக்கிறது. மனித ஆராய்ச்சி வசதி ஹோல்டர் மானிட்டர் (ஹோல்டர்) ஒரு குழு உறுப்பினரின் இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டை அளவிடுகிறது மற்றும் பதிவு செய்கிறது. எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் (ஈசிஜி) தரவை 24 அல்லது 48 மணி நேரம் வரை தொடர்ந்து பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட பேட்டரி மூலம் இயங்கும் டிஜிட்டல் ரெக்கார்டர் ஹோல்டர் ஆகும். சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ஹோல்டர், வாஷிங்டனின் இஸ்காக்காவைச் சேர்ந்த ஸ்பேசெலாப்ஸ் ஹெல்த்கேர், இன்கார்பரேட்டட் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஹோல்டர் 128 அல்லது 256 ஹெர்ட்ஸ் மாதிரி விகிதத்தில் நிமிடத்திற்கு 0 முதல் 240 துடிப்புகள் (பிபிஎம்) வரையிலான இதய விகிதங்களை அளவிடுகிறது. இது-2.5 முதல் + 2.5 எம். வி (சாதாரண முறை) மற்றும்-5 முதல் + 5 எம். வி (அரை-ஆதாய முறை) வரையிலான ஈ. சி. ஜி சமிக்ஞைகளை 128 ஹெர்ட்ஸ் அல்லது 256 ஹெர்ட்ஸ் மாதிரி விகிதத்தில் முழு வரம்பில் +/- 2 சதவீதம் துல்லியத்துடன் அளவிடுகிறது. செயல்பாடுகள் மனித ஆராய்ச்சி வசதி (எச். ஆர். எஃப்) ஹோல்டர் பாகங்கள் பெட்டி ஏவுதல் மற்றும் தரையிறங்கும் போது சேமிக்கப்படுகிறது. ஹோல்டரைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, குழு உறுப்பினர் சேமிப்பகத்திலிருந்து எச். ஆர். எஃப் ஹோல்டர் பாகங்கள் பெட்டியை எடுத்து, மின்முனை தளங்களை ஷேவ் செய்ய ரேசரைப் பயன்படுத்துகிறார், பயோசைட் துடைப்பான்கள் மூலம் அந்த பகுதியை சுத்தம் செய்கிறார், மேலும் மின்முனை பட்டைகளை மார்பில் பயன்படுத்துகிறார். குழு உறுப்பினர் பின்னர் வன்பொருளை டன் செய்து, ஹோல்டர் சேணத்தை முக்கிய அலகுடன் இணைத்து, வன்பொருளை செயல்படுத்துகிறார். பதிவுக் காலத்தின் முடிவில், குழு உறுப்பினர் வன்பொருளை செயலிழக்கச் செய்கிறார், செயலிழக்கச் செய்கிறார் மற்றும் சேமிக்கிறார். தரவு பதிவிறக்கத்திற்காக, குழு உறுப்பினர் பிரதான அலகு இருந்து ஹார்ட் டிஸ்க் கார்டு அசெம்பிளியை அகற்றி, அட்டையை எச்ஆர்எஃப் தனிப்பட்ட கணினியில் (பிசி) இணைத்து, தரவை எச்ஆர்எஃப் பிசிக்கு பதிவிறக்குகிறார். ஹோல்டர் தரவின் பதிவிறக்கம் எச். ஆர். எஃப் ரேக் செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் கிபோ (ஐஎஸ்எஸ் தொகுதி) சர்வதேச விண்வெளி நிலைய சோதனைகளில் ஐஎஸ்எஸ் குறிப்புகள் அறிவியல் வசதிகள் குறித்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியையும் பார்க்கவும்.