Calipers
कैलीपर (ओं) या कैलीपर (ओं) एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के आयामों को मापने के लिए किया जाता है; अर्थात्, एक छेद का व्यास या गहराई। वर्नियर कैलीपर की सबसे कम गिनती 0.1 मिमी है। कई प्रकार के कैलिपर्स एक निर्धारित पैमाने, एक डायल या एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले पर एक माप को पढ़ने की अनुमति देते हैं। स्लाइडिंग वर्नियर स्केल का उपयोग करके कैलिपर्स के साथ एक सामान्य संबंध है। कुछ कैलिपर्स अंदर या बाहर की ओर वाले बिंदुओं के साथ एक कम्पास के रूप में सरल हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी पैमाने (माप संकेत) के। कैलिपर की नोकों को मापने के लिए बिंदुओं के पार फिट करने के लिए समायोजित किया जाता है, और फिर उस अवधि में रखा जाता है जबकि एक अलग माप उपकरण, जैसे कि एक शासक पर ले जाया जाता है। कैलिपर्स का उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, धातु कार्य, वानिकी, लकड़ी कार्य, विज्ञान और चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। शब्दावली कैलीपर अमेरिकी वर्तनी है, जबकि कैलीपर (दोहरा "एल") ब्रिटिश वर्तनी है। एक एकल उपकरण को कैलिपर या कैलिपर्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है-एक बहुवचन केवल (बहुवचन टैंटम) रूप, जैसे कैंची या चश्मा। बोलचाल की भाषा में, वाक्यांश "वर्नियर की जोड़ी" या सिर्फ "वर्नियर" एक वर्नियर कैलीपर को संदर्भित कर सकता है। बोलचाल की भाषा में उपयोग में, ये वाक्यांश अन्य प्रकार के कैलिपर्स को भी संदर्भित कर सकते हैं, हालांकि उनमें कोई वर्नियर स्केल शामिल नहीं है। मशीन-दुकान के उपयोग में, "कैलीपर" शब्द का उपयोग अक्सर माइक्रोमीटर के विपरीत किया जाता है, भले ही बाहरी माइक्रोमीटर तकनीकी रूप से कैलीपर का एक रूप हो। इस उपयोग में, कैलीपर का तात्पर्य केवल उपकरण के रूप कारक से है। सबसे पहला कैलिपर इतालवी तट के पास ग्रीक गिग्लियो के मलबे में पाया गया है। जहाज की खोज छठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। लकड़ी के टुकड़े में पहले से ही एक स्थिर और चल जबड़ा था। हालांकि दुर्लभ खोज, कैलिपर्स यूनानियों और रोमनों द्वारा उपयोग में बने रहे। चीनी शिन राजवंश के दौरान सूक्ष्म माप के लिए 9 ईस्वी से एक कांस्य कैलिपर का उपयोग किया गया था। कैलिपर में एक शिलालेख था जिसमें कहा गया था कि यह "शिजियांगुओ के पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, गी-यू दिवस पर बनाया गया था।" कैलिपर्स में एक "स्लॉट और पिन" और "एक इंच के इंच और दसवें हिस्से में स्नातक" शामिल थे। आधुनिक वर्नियर कैलीपर का आविष्कार पियरे वर्नियर ने पेड्रो नून्स के नोनियस के सुधार के रूप में किया था। इनसाइड कैलीपर के प्रकार इनसाइड कैलीपर का उपयोग किसी वस्तु के आंतरिक आकार को मापने के लिए किया जाता है। छवि में ऊपरी कैलीपर (दाईं ओर) को फिट करने से पहले हाथ से समायोजन की आवश्यकता होती है। इस कैलीपर प्रकार की महीन सेटिंग को एक आसान सतह पर कैलीपर पैरों को हल्के से टैप करके किया जाता है जब तक कि वे लगभग वस्तु के ऊपर से नहीं गुजर जाते। केंद्रीय धुरी पेंच के प्रतिरोध के खिलाफ एक हल्का धक्का फिर पैरों को सही आयाम तक फैलाता है और आवश्यक, सुसंगत अनुभव प्रदान करता है जो एक दोहराने योग्य माप सुनिश्चित करता है। छवि में निचले कैलीपर में एक समायोजन पेंच होता है जो इसे वर्कपीस से उपकरण को हटाए बिना सावधानीपूर्वक समायोजित करने की अनुमति देता है। बाहरी कैलीपर का उपयोग किसी वस्तु के बाहरी आकार को मापने के लिए किया जाता है। वही अवलोकन और तकनीक इस प्रकार के कैलीपर पर लागू होती है, जैसा कि आंतरिक कैलीपर के लिए होता है। अपनी सीमाओं और उपयोग की कुछ समझ के साथ, ये उपकरण उच्च स्तर की सटीकता और दोहराव प्रदान कर सकते हैं। बहुत बड़ी दूरी को मापते समय वे विशेष रूप से उपयोगी होते हैं; विचार करें कि क्या कैलिपर्स का उपयोग एक बड़े व्यास के पाइप को मापने के लिए किया जाता है। एक वर्नियर कैलीपर में इस बड़े व्यास को फैलाने की गहराई क्षमता नहीं होती है और साथ ही पाइप के व्यास के सबसे बाहरी बिंदुओं तक पहुंच जाती है। वे उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। विभाजक क्षमता धातु कार्य क्षेत्र में, एक विभाजक क्षमता, जिसे लोकप्रिय रूप से कम्पास कहा जाता है, का उपयोग स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। अंकों को तेज किया जाता है ताकि वे स्क्राइबर के रूप में कार्य करें; एक पैर को फिर एक केंद्र या चुभन पंच द्वारा बनाए गए डिंपल में रखा जा सकता है और दूसरे पैर को धुरी पर रखा जा सकता है ताकि यह वर्कपीस की सतह पर एक रेखा लिख सके, इस प्रकार एक चाप या वृत्त बना सके। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए एक विभाजक क्षमता का भी उपयोग किया जाता है। दो कैलीपर छोरों को उन दो बिंदुओं पर लाया जाता है जिनकी दूरी मापी जा रही है। कैलीपर के उद्घाटन को या तो एक अलग शासक पर मापा जाता है और फिर वास्तविक दूरी में परिवर्तित किया जाता है, या सीधे मानचित्र पर खींचे गए पैमाने पर मापा जाता है। एक समुद्री चार्ट पर दूरी को अक्सर मानचित्र के किनारों पर दिखाई देने वाले अक्षांश पैमाने पर मापा जाता हैः किसी भी महान वृत्त के साथ एक मिनट का चाप, उदाहरण के लिए। कोई भी देशांतर मेरिडियन, लगभग एक समुद्री मील या 1852 मीटर है। विभाजक का उपयोग चिकित्सा पेशे में भी किया जाता है। एक ई. सी. जी. (ई. के. जी. भी) कैलीपर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर दूरी स्थानांतरित करता है; उपयुक्त पैमाने के संयोजन में, हृदय गति निर्धारित की जा सकती है। एक पॉकेट कैलीपर संस्करण का आविष्कार हृदय रोग विशेषज्ञ रॉबर्ट ए. मैकिन ने किया था। ऑडलेग कैलीपर ऑडलेग कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, या ऑडलेग जेनिस, जैसा कि बाईं ओर चित्रित किया गया है, आमतौर पर एक वर्कपीस के किनारे से एक निर्धारित दूरी पर एक पंक्ति लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। मुड़े हुए पैर का उपयोग वर्कपीस के किनारे के साथ दौड़ने के लिए किया जाता है जबकि स्क्राइबर एक पूर्व निर्धारित दूरी पर अपना निशान बनाता है, यह किनारे के समानांतर एक रेखा सुनिश्चित करता है। बाईं ओर के आरेख में, सबसे ऊपरी कैलीपर के मुड़े हुए पैर में थोड़ा सा कंधा होता है जिससे वह किनारे पर अधिक सुरक्षित रूप से बैठ सकता है। निचले कैलीपर में इस सुविधा का अभाव है लेकिन इसमें एक नवीकरणीय स्क्राइबर है जिसे पहनने के लिए समायोजित किया जा सकता है, साथ ही अत्यधिक पहने जाने पर बदला जा सकता है। वर्नियर कैलीपर लेबल वाले भाग हैं आरेख में कैलीपर लगभग 2.475 सेमी (मुख्य पैमाने से पढ़े गए 2.4 सेमी और वर्नियर पैमाने से लगभग 0.075 सेमी) के मीट्रिक पैमाने पर एक प्राथमिक रीडिंग दिखाते हैं। कैलिपर्स में अक्सर "शून्य बिंदु त्रुटि" होती हैः जिसका अर्थ है कि जबड़े बंद होने पर कैलिपर्स 0.000 cm नहीं पढ़ते हैं। शून्य बिंदु त्रुटि को हमेशा प्राथमिक रीडिंग से घटाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि इन कैलिपर्स में 0.013 cm की शून्य-बिंदु त्रुटि है। यह हमें 2.462 सेमी की लंबाई पढ़ने देगा। किसी भी माप के लिए, माप पर त्रुटि की सूचना देना भी महत्वपूर्ण है। आँख द्वारा अंतर्वेशन की संभावना को नजरअंदाज करते हुए, प्राथमिक रीडिंग और शून्य बिंदु रीडिंग दोनों वर्नियर पैमाने (0.0025 cm) पर सबसे छोटे अंतराल की चौड़ाई के अनुरूप लंबाई के प्लस/माइनस आधे से बंधे होते हैं। ये "निरपेक्ष" त्रुटियाँ हैं और निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ा जाता है, इसलिए लंबाई पढ़ने के बाद वर्नियर पैमाने (0.005 cm) पर सबसे छोटे अंतराल की पूरी चौड़ाई के अनुरूप लंबाई को प्लस/माइनस से सीमित किया जाता है। यह मानते हुए कि कोई भी प्रणाली माप को प्रभावित नहीं करती है (उपकरण पूरी तरह से काम करता है), एक पूर्ण माप तब 2.462 cm ± 0.005 cm पढ़ेगा। वर्नियर, डायल और डिजिटल कैलिपर्स उच्च सटीकता और सटीकता के साथ मापी गई दूरी को सीधे पढ़ते हैं। वे परिणाम को पढ़ने के विभिन्न तरीकों के साथ कार्यात्मक रूप से समान हैं। इन कैलिपर्स में एक निश्चित जबड़े के साथ एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है, और एक अन्य जबड़ा, एक पॉइंटर के साथ, जो स्केल के साथ स्लाइड करता है। जबड़ों के बीच की दूरी को फिर तीन प्रकारों के लिए अलग-अलग तरीकों से पढ़ा जाता है। सबसे सरल तरीका यह है कि सूचक की स्थिति को सीधे पैमाने पर पढ़ा जाए। जब सूचक दो निशानों के बीच होता है, तो उपयोगकर्ता पढ़ने की सटीकता में सुधार करने के लिए मानसिक रूप से अंतर्वेशन कर सकता है। यह एक सरल कैलिब्रेटेड कैलीपर होगा, लेकिन एक वर्नियर पैमाने को जोड़ने से अधिक सटीक प्रक्षेप की अनुमति मिलती है और यह सार्वभौमिक अभ्यास है; यह वर्नियर कैलीपर है। वर्नियर, डायल और डिजिटल कैलिपर्स आंतरिक आयामों (दाईं ओर चित्र में सबसे ऊपरी जबड़ों का उपयोग करके), चित्रित निचले जबड़ों का उपयोग करके बाहरी आयामों और कई मामलों में गहराई को एक जांच के उपयोग से माप सकते हैं जो चल सिर से जुड़ा होता है और शरीर के केंद्र के साथ स्लाइड करता है। यह जांच पतली होती है और गहरी खांचे में जा सकती है जो अन्य मापने वाले उपकरणों के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। वर्नियर तराजू में पैमाने के निचले हिस्से में मीट्रिक माप और ऊपरी हिस्से में इंच माप शामिल हो सकते हैं, या इसके विपरीत, उन देशों में जो इंच का उपयोग करते हैं। उद्योग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वर्नियर कैलिपर्स 0.01 मिमी (10 माइक्रोमीटर), या एक इंच के एक हजारवें हिस्से तक सटीकता प्रदान करते हैं। वे ऐसे आकारों में उपलब्ध हैं जो 1828 मिमी (72 इंच) तक माप सकते हैं। डायल कैलीपर एक वर्नियर तंत्र का उपयोग करने के बजाय, जिसे उपयोग करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है, डायल कैलीपर एक साधारण डायल पर एक मिलीमीटर या इंच के अंतिम अंश को पढ़ता है। इस उपकरण में, एक छोटा, सटीक रैक और पिनियन एक गोलाकार डायल पर एक सूचक को चलाता है, जिससे एक वर्नियर स्केल को पढ़ने की आवश्यकता के बिना सीधे पढ़ने की अनुमति मिलती है। आमतौर पर, सूचक हर इंच, एक इंच का दसवां हिस्सा, या 1 मिलीमीटर में एक बार घूमता है। इस माप को स्लाइड से पढ़े गए मोटे पूरे इंच या सेंटीमीटर में जोड़ा जाना चाहिए। डायल को आमतौर पर सूचक के नीचे घुमाने योग्य होने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिससे "अंतर" माप (दो वस्तुओं के बीच आकार में अंतर को मापना, या एक मास्टर ऑब्जेक्ट का उपयोग करके डायल की सेटिंग और बाद में मास्टर ऑब्जेक्ट के सापेक्ष बाद की वस्तुओं के आकार में प्लस-या-माइनस भिन्नता को सीधे पढ़ने में सक्षम होना) की अनुमति मिलती है। डायल कैलीपर की स्लाइड को आमतौर पर एक छोटे लीवर या पेंच का उपयोग करके एक सेटिंग में बंद किया जा सकता है; यह भाग आकार की सरल गो/नो-गो जांच की अनुमति देता है। एक रैक और पिनियन के बजाय, डिजिटल कैलिपर्स एक रैखिक एनकोडर का उपयोग करते हैं। एक तरल-क्रिस्टल प्रदर्शन माप को दर्शाता है, जो अक्सर मिलीमीटर और आंशिक या दशमलव इंच के बीच इकाइयों को बदल सकता है। सभी स्लाइड के साथ किसी भी बिंदु पर प्रदर्शन को शून्य करने के लिए प्रदान करते हैं, जिससे डायल कैलीपर के साथ समान प्रकार के अंतर माप की अनुमति मिलती है। डिजिटल कैलिपर्स में एक "रीडिंग होल्ड" सुविधा हो सकती है, जो अजीब स्थानों में उपयोग के बाद आयामों को पढ़ने की अनुमति देती है जहां प्रदर्शन नहीं देखा जा सकता है। एनालॉग कैलिपर्स की तरह, कई डिजिटल कैलिपर्स की स्लाइड को लीवर या स्क्रू का उपयोग करके लॉक किया जा सकता है। रेज़ोल्यूशन और सटीकता स्टेनलेस स्टील से बने सामान्य 150 मिमी (6 इंच) डिजिटल कैलिपर्स में 0.02 मिमी (0.001 इंच) की रेटेड सटीकता और 0.01 मिमी (0.0005 इंच) का रिज़ॉल्यूशन होता है। इसी तकनीक का उपयोग लंबे कैलिपर्स के लिए किया जाता है, लेकिन सटीकता 100-200 मिमी (4-8 इंच) के लिए 0.03 मिमी (<ID2 इंच) और 200-300 मिमी (<ID3 इंच) माप के लिए 0.04 मिमी (<ID1 इंच) तक कम हो जाती है। मापन विधि कई डिजिटल कैलिपर्स में एक कैपेसिटिव रैखिक एनकोडर होता है। महंगे चीनी मॉडलों में 56 संकीर्ण उत्सर्जक प्लेटें और एक लंबी रिसीवर प्लेट होती है जो स्लाइडिंग डिस्प्ले के मुद्रित सर्किट बोर्ड पर उकेरी जाती है, जो लंबे "स्टेटर" बोर्ड में "टी" आकार की प्लेटों के दोहराए जाने वाले पैटर्न के साथ प्रतिच्छेद करती है। "टी" प्लेटों का शीर्ष रिसीवर प्लेट के साथ प्रतिच्छेदन करता है, जबकि प्रत्येक "टी" की ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ उत्सर्जक प्लेटों के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं। स्टेटर में प्रत्येक "टी" की पिच प्रत्येक उत्सर्जक प्लेट की पिच के 8 गुना से थोड़ी कम होती है, इसलिए उनका प्रतिच्छेदन कैपेसिटिव क्षेत्र पूरी तरह से संरेखित नहीं होता है, बल्कि एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है। जैसे-जैसे स्लाइडर आगे बढ़ता है, ये परिवर्तनीय धारिताएँ एक दोहराए जाने वाले रैखिक तरीके से बदलती हैं। स्लाइडर की सर्किटरी इन पुनरावृत्तियों को गिनती है क्योंकि यह स्लाइड करती है और कैपेसिटेंस के रैखिक प्रक्षेप का उपयोग करके महीन संकल्प प्राप्त करती है। एक मॉडल 8 आवधिक पल्स-चौड़ाई मॉडुलन वोल्टेज संकेत भेजता है (जो समान दिखाई देते हैं लेकिन अवधि के अनुसार चरण से बाहर), प्रत्येक 7 उत्सर्जक प्लेटों से जुड़ा होता है, और परिणामी एनालॉग संकेत को एकल रिसीवर प्लेट के माध्यम से पढ़ा जाता है। 1983 के जर्मन पेटेंट DE3340782C2 (चित्र देखें) को कार्यप्रणाली का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। अन्य डिजिटल कैलिपर्स में एक प्रेरक रैखिक एनकोडर होता है, जो शीतलक जैसे संदूषण की उपस्थिति में मजबूत प्रदर्शन की अनुमति देता है। चुंबकीय रैखिक एनकोडर का उपयोग अभी तक अन्य डिजिटल कैलिपर्स में किया जाता है। सीरियल डेटा आउटपुट डिजिटल कैलिपर्स आजकल बार-बार माप में तेजी लाने, मानवीय त्रुटि से बचने और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर डिजिटल रिकॉर्डर, स्प्रेडशीट, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण कार्यक्रम या इसी तरह के सॉफ़्टवेयर में सीधे डेटा प्रविष्टि की अनुमति देने के लिए सीरियल डेटा आउटपुट प्रदान करते हैं। आरएस-232, यूनिवर्सल सीरियल बस, या वायरलेस पर आधारित इंटरफेसिंग उपकरणों को बनाया या खरीदा जा सकता है। क्रमिक डिजिटल उत्पादन निर्माताओं के बीच भिन्न होता है, लेकिन सामान्य विकल्प हैंः मितुतोयो का डिजिमेटिक इंटरफेस। यह प्रमुख नाम ब्रांड इंटरफेस है। प्रारूप 13 निब्बल के रूप में व्यवस्थित 52 बिट है। सिल्वैक इंटरफेस। यह सस्ता, गैर-नाम ब्रांड, कैलिपर्स के लिए सामान्य प्रोटोकॉल है। प्रारूप 24-बिट 90 किलोहर्ट्ज़ तुल्यकालिक है। स्टाररेट ब्राउन और शार्प फेडरल टेसा एल्डी। प्रारूप 7 बी. सी. डी. अंक है। महर (डिजिमेटिक, आर. एस. 232सी, वायरलेस एफ. एम. रेडियो, इन्फ्रारेड और यू. एस. बी.) माइक्रोमीटर स्क्रू कैलीपर स्लाइड के बजाय माप के लिए कैलिब्रेटेड स्क्रू का उपयोग करने वाले एक कैलीपर को बाहरी माइक्रोमीटर कैलीपर गेज, एक माइक्रोमीटर कैलीपर या, अधिक बार, केवल एक माइक्रोमीटर कहा जाता है। (कभी-कभी कैलिपर शब्द, इस लेख में किसी अन्य प्रकार का उल्लेख करते हुए, माइक्रोमीटर के विपरीत माना जाता है।) तुलना उपरोक्त प्रत्येक प्रकार के कैलिपर्स के अपने सापेक्ष गुण और दोष हैं। वर्नियर कैलिपर्स ऊबड़-खाबड़ होते हैं और लंबे समय तक चलने वाली सटीकता रखते हैं, शीतलक प्रूफ होते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होते हैं, और बड़े पैमाने पर शॉकप्रूफ होते हैं। उनमें सेंटीमीटर और इंच दोनों तराजू हो सकते हैं। हालांकि, वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ने के लिए अच्छी दृष्टि या आवर्धक कांच की आवश्यकता होती है और दूर से या अजीब कोणों से पढ़ना मुश्किल हो सकता है। अंतिम अंक को गलत तरीके से पढ़ना अपेक्षाकृत आसान है। उत्पादन वातावरण में, पूरे दिन वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना त्रुटि-प्रवण है और श्रमिकों के लिए परेशान करने वाला है। डायल कैलिपर्स तुलनात्मक रूप से पढ़ने में आसान होते हैं, विशेष रूप से जब सुई की गति को हिलाकर और निरीक्षण करके सटीक केंद्र की तलाश की जाती है। तुलना के लिए उन्हें किसी भी समय 0 पर सेट किया जा सकता है। वे आमतौर पर सदमे की क्षति के लिए काफी संवेदनशील होते हैं। वे गियर में गंदगी पाने के लिए भी बहुत प्रवण हैं, जो सटीकता की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। डिजिटल कैलिपर्स सेंटीमीटर और इंच प्रणालियों के बीच आसानी से बदल जाते हैं। उन्हें किसी भी दिशा में पूर्ण गणना के साथ किसी भी बिंदु पर आसानी से शून्य पर सेट किया जा सकता है और माप ले सकते हैं, भले ही प्रदर्शन पूरी तरह से छिपा हुआ हो, या तो "होल्ड" कुंजी का उपयोग करके, या प्रदर्शन को शून्य करके और जबड़ों को बंद करके, सही माप दिखा कर, लेकिन नकारात्मक। वे यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नाजुक हो सकते हैं। अधिकांश को बैटरियों की भी आवश्यकता होती है और वे शीतलक का अच्छी तरह से प्रतिरोध नहीं करते हैं। वे केवल मध्यम रूप से शॉकप्रूफ भी होते हैं और गंदगी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। कैलिपर्स 0.01 मिमी या 0.0005 इंच के रिज़ॉल्यूशन तक पढ़ सकते हैं, लेकिन सटीकता 150 मिमी (6 इंच) कैलिपर्स के लिए लगभग ± 0.02 मिमी या 0.001 इंच से बेहतर नहीं हो सकती है, और लंबे लोगों के लिए बदतर हो सकती है। वांछित माप लेने के लिए भाग के खिलाफ एक कैलीपर को ठीक से लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक प्लेट की मोटाई को मापते समय, एक वर्नियर कैलीपर को टुकड़े के समकोण पर रखा जाना चाहिए। गोल या अनियमित वस्तुओं को सही ढंग से मापने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। कैलिपर का उपयोग करते समय माप की सटीकता ऑपरेटर के कौशल पर बहुत अधिक निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना, एक कैलीपर के जबड़ों को मापा जा रहा भाग के संपर्क में मजबूर किया जाना चाहिए। चूंकि पार्ट और कैलीपर दोनों हमेशा कुछ हद तक लोचदार होते हैं, इसलिए उपयोग किए गए बल की मात्रा संकेत को प्रभावित करती है। एक सुसंगत, दृढ़ स्पर्श सही है। बहुत अधिक बल के परिणामस्वरूप अंश और उपकरण विकृत के रूप में एक कम संकेत मिलता है; बहुत कम बल अपर्याप्त संपर्क और एक अधिक संकेत देता है। यह एक बड़ी समस्या है जिसमें एक चक्र शामिल होता है, जो यांत्रिक लाभ प्रदान करता है। यह विशेष रूप से डिजिटल कैलिपर्स, समायोजन से बाहर कैलिपर्स, या खराब गुणवत्ता वाले बीम वाले कैलिपर्स के मामले में होता है। सरल कैलिपर्स अनकैलिब्रेटेड होते हैं; लिए गए माप की तुलना एक पैमाने से की जानी चाहिए। चाहे स्केल कैलीपर का हिस्सा हो या नहीं, सभी एनालॉग कैलीपर्स-वर्नियर और डायल-को उच्चतम परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए अच्छी दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में डिजिटल कैलिपर्स का एक फायदा है। कैलिब्रेटेड कैलिपर्स को गलत तरीके से संभाला जा सकता है, जिससे शून्य का नुकसान हो सकता है। जब एक कैलीपर के जबड़े पूरी तरह से बंद होते हैं, तो यह निश्चित रूप से शून्य का संकेत देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसे फिर से कैलिब्रेट या ठीक किया जाना चाहिए। एक वर्नियर कैलीपर आसानी से अपने अंशांकन को नहीं खोता है, लेकिन कैलीपर जबड़े में मापने वाली सतह पर एक तेज प्रभाव या आकस्मिक क्षति शून्य को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। त्वरित पुनर्चक्रण के लिए डिजिटल कैलिपर्स में शून्य सेट बटन होते हैं। वर्नियर, डायल और डिजिटल कैलिपर्स का उपयोग सहायक उपकरणों के साथ किया जा सकता है जो उनकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। उदाहरण एक आधार है जो एक गहराई माप और एक जबड़े के लगाव के रूप में उनकी उपयोगिता को बढ़ाता है जो छेद के बीच केंद्र की दूरी को मापने की अनुमति देता है। 1970 के दशक से, किसी भी कैलीपर के पीछे की ओर चलने योग्य जबड़े का एक चतुराई से संशोधन बाहरी कैलीपर माप के अलावा कदम या गहराई माप के लिए अनुमति देता है, एक सार्वभौमिक माइक्रोमीटर (जैसे, स्टाररेट मुल-टी-एनविल या मिटुटोयो यूनि-माइक) के समान। शून्य त्रुटि के साथ एक वर्नियर स्केल या कैलीपर का उपयोग करने की विधि "वास्तविक पठन = मुख्य स्केल + वर्नियर स्केल-(शून्य त्रुटि)" सूत्र का उपयोग करना है। जब जबड़े पूरी तरह से बंद होते हैं या सिर्फ एक दूसरे को छूते हैं तो शून्य त्रुटि उन दस्तक के कारण उत्पन्न हो सकती है जो 0 मिमी पर अंशांकन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक शून्य त्रुटि इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जब वर्नियर कैलीपर के जबड़े बस बंद होते हैं, तो रीडिंग 0 मिमी के वास्तविक रीडिंग से दूर एक सकारात्मक रीडिंग होती है। यदि रीडिंग 0.10 मिमी है, तो शून्य त्रुटि को + 0.10 मिमी के रूप में संदर्भित किया जाता है। नकारात्मक शून्य त्रुटि इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जब वर्नियर कैलीपर के जबड़े बस बंद होते हैं, तो रीडिंग 0 मिमी के वास्तविक रीडिंग से दूर एक नकारात्मक रीडिंग होती है। यदि रीडिंग − 0.08 मिमी है, तो शून्य त्रुटि को − 0.08 मिमी के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्रूजिंग रॉड डायल इंडिकेटर लेंस क्लॉक पेस स्टिक नोट्स संदर्भ बाहरी लिंक आरएस-232 इंटरफेस डिजाइन विवरण डिजिटल कैलीपर प्राचीन यूनानी प्रौद्योगिकी चीनी आविष्कार यूनानी आविष्कार लंबाई, दूरी या सीमा मापने वाले उपकरण धातु कार्य मापने वाले उपकरण लकड़ी का काम मापने वाले उपकरण