Film badge dosimeter
एक फिल्म बैज डोसीमीटर या फिल्म बैज एक व्यक्तिगत डोसीमीटर है जिसका उपयोग आयनीकरण विकिरण के कारण संचयी विकिरण खुराक की निगरानी के लिए किया जाता है। बैज में दो भाग होते हैंः फोटोग्राफिक फिल्म और एक धारक। फिल्म पायस काले और सफेद फोटोग्राफिक फिल्म है जिसका आकार अलग-अलग होता है जो गामा किरणों, एक्स-रे और बीटा कणों जैसे घटना विकिरण के प्रति इसकी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। पहनने वाले द्वारा उपयोग के बाद, एक्सपोजर को मापने के लिए फिल्म को हटा दिया जाता है, विकसित किया जाता है और जांच की जाती है। जब फिल्म को विकिरणित किया जाता है, तो फिल्म पर सुरक्षात्मक मामले की एक छवि पेश की जाती है। कम ऊर्जा वाले फोटॉनों को अलग-अलग अवशोषक पदार्थों द्वारा अधिमानतः क्षीण किया जाता है। इस गुण का उपयोग फिल्म डोसिमेट्री में विकिरण की ऊर्जा की पहचान करने के लिए किया जाता है जिससे डोसिमीटर उजागर हुआ था। कुछ फिल्म डोसीमीटर में दो पायस होते हैं, एक कम खुराक के लिए और दूसरा उच्च खुराक माप के लिए। ये दोनों पायस अलग-अलग फिल्म सब्सट्रेट पर या एकल सब्सट्रेट के दोनों ओर हो सकते हैं। ऊर्जा को जानने से विकिरण खुराक की सटीक माप की अनुमति मिलती है। इस उपकरण को मैनहट्टन परियोजना पर काम करते हुए अर्नेस्ट ओ. वोलन द्वारा विकसित किया गया था, हालांकि इससे पहले फोटोग्राफिक फिल्म का उपयोग एक्सपोजर के एक कच्चे उपाय के रूप में किया गया था। हालांकि फिल्म डोसीमीटर अभी भी दुनिया भर में उपयोग में हैं, अन्य डोसीमीटर सामग्रियों का उपयोग करने की प्रवृत्ति रही है जो कम ऊर्जा पर निर्भर हैं और उच्च सटीकता के साथ विभिन्न प्रकार के विकिरण क्षेत्रों से विकिरण खुराक का अधिक सटीक आकलन कर सकते हैं। विवरण चांदी की फिल्म का पायस विकिरण के प्रति संवेदनशील होता है और एक बार विकसित होने के बाद, उजागर क्षेत्रों में प्रकाशिक घनत्व में वृद्धि होती है (अर्थात। ब्लैकन) घटना विकिरण के जवाब में। एक बैज में विभिन्न संवेदनशीलताओं की कई फिल्में हो सकती हैं या, आमतौर पर, कई पायस कोटिंग के साथ एक ही फिल्म हो सकती है। कम-संवेदनशीलता और उच्च-संवेदनशीलता पायस का संयोजन गतिशील सीमा को परिमाण के कई क्रम तक बढ़ाता है। व्यापक गतिशील सीमा अत्यधिक वांछनीय है क्योंकि यह अधिक सामान्य निम्न स्तर के संपर्क के प्रति संवेदनशीलता को कम किए बिना बहुत बड़े आकस्मिक संपर्क को मापने की अनुमति देता है। फिल्म धारक फिल्म धारक में आमतौर पर कई फिल्टर होते हैं जो विकिरण को कम करते हैं, जैसे कि फिल्म के विकसित होने पर विकिरण के प्रकार और ऊर्जा को उनके प्रभाव से अलग किया जा सकता है। गामा किरणों या एक्स-रे की निगरानी के लिए, फिल्टर धातु होते हैं, आमतौर पर सीसा, एल्यूमीनियम और तांबा। बीटा कण उत्सर्जन की निगरानी के लिए, फिल्टर प्लास्टिक या यहां तक कि लेबल सामग्री के विभिन्न घनत्वों का उपयोग करते हैं। यह एक एकल बैज के लिए विशिष्ट है जिसमें विभिन्न मोटाई और विभिन्न सामग्रियों के फिल्टर की एक श्रृंखला होती है; सटीक विकल्प निगरानी किए जाने वाले वातावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कई अलग-अलग सामग्रियों का उपयोग आपतित विकिरण की ऊर्जा/तरंग दैर्ध्य का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। अभिविन्यास की परवाह किए बिना संचालन सुनिश्चित करने के लिए फ़िल्टर आमतौर पर धारक के पीछे और सामने दोनों तरफ रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, तिरछे कोणों पर विकिरण घटना के प्रभाव को कम करने के लिए फिल्टर को पर्याप्त रूप से बड़ा (आमतौर पर 5 मिमी या उससे अधिक) होना चाहिए जिससे आसन्न फिल्टर के नीचे फिल्म का संपर्क हो। उपयोग बैज आमतौर पर कपड़ों के बाहर, छाती या धड़ के चारों ओर "पूरे शरीर" की खुराक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहना जाता है। यह स्थान अधिकांश महत्वपूर्ण अंगों के संपर्क की निगरानी करता है और शरीर के द्रव्यमान के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अतिरिक्त डोसीमीटर को चरम सीमाओं या विकिरण क्षेत्रों में खुराक का आकलन करने के लिए पहना जा सकता है जो स्रोत के लिए शरीर के अभिविन्यास के आधार पर काफी भिन्न होते हैं। खुराक मापन मात्रा, व्यक्तिगत खुराक समतुल्य एचपी (डी), को इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन (आई. सी. आर. पी.) द्वारा मानव शरीर पर एक निर्दिष्ट बिंदु के नीचे एक उपयुक्त गहराई पर नरम ऊतक में खुराक समतुल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्दिष्ट बिंदु उस स्थिति के लिए विशिष्ट है जहाँ व्यक्ति का डोसिमीटर पहना जाता है। ऊतक की रुचि की गहराई में त्वचा की जीवित परत की ऊतक गहराई (0.7 मिमी), आंख का लेंस (0.3 सेमी), और पूरे शरीर के लिए "गहरी" खुराक, या खुराक (1 सेमी) शामिल हैं। फिल्म बैज का अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसिमीटर (टी. एल. डी.), एल्यूमीनियम ऑक्साइड आधारित डोसिमीटर और इलेक्ट्रॉनिक व्यक्तिगत डोसिमीटर (ई. पी. डी.) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह भी देखें कि आयनीकरण कक्ष आनुपातिक काउंटर गीगर काउंटर सिवर्ट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसिमीटर संदर्भ राष्ट्रीय अकादमियों में वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों (1989) में फिल्म बैज डोसिमेट्री को आगे पढ़ रहे हैं।