MiniGrail
मिनीग्रेल एक प्रकार का अनुनाद द्रव्यमान एंटीना था, जो एक विशाल गोला है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता था। मिनीग्रेल गोलाकार डिजाइन का उपयोग करने वाला पहला ऐसा डिटेक्टर था। यह नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में स्थित है। इस परियोजना का प्रबंधन कामरलिंग ओनेस प्रयोगशाला द्वारा किया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिकी विभाग की एक टीम भी इसमें शामिल थी। यह परियोजना 2005 में समाप्त कर दी गई थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगें एक प्रकार का विकिरण है जो उन वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होता है जिनका द्रव्यमान होता है और जो त्वरण से गुजर रही होती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सबसे मजबूत स्रोतों को न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसी सघन वस्तुओं के होने का संदेह है। यह डिटेक्टर एकल और द्विआधारी न्यूट्रॉन सितारों को घुमाने और छोटे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के विलय में कुछ प्रकार की अस्थिरताओं का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। एक गोलाकार डिजाइन में किसी भी दिशा से आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सक्षम होने का लाभ होता है, और यह ध्रुवीकरण के प्रति संवेदनशील होता है। जब 3,000 हर्ट्ज के आसपास आवृत्तियों वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें मिनीग्रेल गेंद से गुजरती हैं, तो यह 10−20 मीटर के क्रम पर विस्थापन के साथ कंपन करेगी। तुलना के लिए, एक एकल प्रोटॉन (हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक) का क्रॉस-सेक्शन 10−15 मीटर (1 एफएम) है। संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए, डिटेक्टर का उद्देश्य 20 एम. के. के तापमान पर काम करना था। मिनीग्रेल डिटेक्टर के लिए मूल एंटीना 68 सेमी व्यास का गोला था जो 6 प्रतिशत एल्यूमीनियम के साथ तांबे के मिश्र धातु से बना था। इस गोले का द्रव्यमान 1,150 किलोग्राम था और यह 3,250 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होता था। इसे सात 140 किलोग्राम द्रव्यमान द्वारा कंपन से अलग किया गया था। डिटेक्टर की बैंडविड्थ ± 230 हर्ट्ज होने की उम्मीद थी। गोले की ढलाई के दौरान, एक दरार दिखाई दी जिसने गुणवत्ता को अस्वीकार्य स्तर तक कम कर दिया। इसे 1,300 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ 68 सेमी गोले द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका निर्माण ब्राजील में इटलब्रोंज द्वारा किया गया था। बड़े द्रव्यमान ने अनुनाद आवृत्तियों को लगभग 200 हर्ट्ज तक कम कर दिया। गोले को स्टेनलेस स्टील के तारों से निलंबित किया जाता है जिससे स्प्रिंग्स और द्रव्यमान कम कंपन से जुड़े होते हैं। एक डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके शीतलन किया जाता है। 5 केल्विन के तापमान पर परीक्षणों से पता चला कि डिटेक्टर में 2942.9 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चरम तनाव संवेदनशीलता थी। 30 हर्ट्ज की बैंडविड्थ पर, तनाव संवेदनशीलता उससे अधिक थी। जब उपकरण 50 एम. के. पर काम कर रहा हो तो इस संवेदनशीलता में परिमाण के क्रम से सुधार होने की उम्मीद है। "मारियो शैनबर्ग" नामक एक समान डिटेक्टर साओ पाउलो में स्थित है। डिटेक्टरों का सहयोग संयोगों को देखकर पता लगाने की संभावनाओं को दृढ़ता से बढ़ाता है। संदर्भ बाहरी लिंक इंटरनेट पर मिनीग्रेल नीदरलैंड में गुरुत्वाकर्षण-तरंग दूरबीन खगोलीय वेधशालाएँ