Collision-induced dissociation
टकराव-प्रेरित पृथक्करण (सी. आई. डी.), जिसे टकराव सक्रिय पृथक्करण (सी. ए. डी.) के रूप में भी जाना जाता है, गैस चरण में चयनित आयनों के विखंडन को प्रेरित करने के लिए एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक है। चयनित आयनों (आमतौर पर आणविक आयन या प्रोटोनेटेड अणु) को आमतौर पर आयन गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक विद्युत क्षमता लागू करके त्वरित किया जाता है और फिर तटस्थ अणुओं (अक्सर हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन) से टकराने दिया जाता है। टक्कर में, कुछ गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप बंधन टूट जाता है और आणविक आयन छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। इन टुकड़े आयनों का विश्लेषण टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किया जा सकता है। सी. आई. डी. और सी. आई. डी. द्वारा उत्पादित टुकड़े आयनों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आंशिक या पूर्ण संरचनात्मक निर्धारण प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मामलों में, संरचना निर्धारित किए बिना पिछले ज्ञान के आधार पर पहचान स्थापित की जा सकती है। एक अन्य उपयोग केवल अधिक संवेदनशील और विशिष्ट पहचान प्राप्त करने में है। एक अद्वितीय खंड आयन का पता लगाकर, पूर्ववर्ती आयन का पता उसी m/z मान (द्रव्यमान-से-आवेश अनुपात) के अन्य आयनों की उपस्थिति में लगाया जा सकता है, जिससे पृष्ठभूमि कम हो जाती है और पहचान की सीमा बढ़ जाती है। निम्न-ऊर्जा सी. आई. डी. और उच्च-ऊर्जा सी. आई. डी. निम्न-ऊर्जा सी. आई. डी. आमतौर पर लगभग 1 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट (1 केवी) से कम आयन गतिज ऊर्जा के साथ किया जाता है। कम ऊर्जा वाला सी. आई. डी. चयनित पूर्ववर्ती आयनों को विखंडित करने में अत्यधिक कुशल है, लेकिन कम ऊर्जा वाले सी. आई. डी. में देखे गए टुकड़े आयनों का प्रकार आयन गतिज ऊर्जा पर दृढ़ता से निर्भर है। बहुत कम टकराव ऊर्जा आयन संरचना पुनर्व्यवस्था का समर्थन करती है, और आयन गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ प्रत्यक्ष बंधन दरार की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उच्च आयन आंतरिक ऊर्जा होती है। हाई-एनर्जी सी. आई. डी. (एच. ई. सी. आई. डी.) को मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर या टेंडम मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर और टेंडम टाइम-ऑफ-फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर (टी. ओ. एफ./टी. ओ. एफ.) में किया जाता है। उच्च-ऊर्जा सी. आई. डी. में किलोवोल्ट सीमा (आमतौर पर 1 केवी से 20 केवी) में आयन गतिज ऊर्जा शामिल होती है। उच्च-ऊर्जा सी. आई. डी. कुछ प्रकार के टुकड़े आयनों का उत्पादन कर सकता है जो कम-ऊर्जा वाले सी. आई. डी. में नहीं बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन उप-संरचना वाले अणुओं में आवेश-दूरस्थ विखंडन या पेप्टाइड्स में साइडचेन विखंडन। ट्रिपल क्वाड्रपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ट्रिपल क्वाड्रपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर में तीन क्वाड्रपोल होते हैं। पहला चतुर्भुज जिसे "क्यू1" कहा जाता है, एक द्रव्यमान फिल्टर के रूप में कार्य कर सकता है और एक चयनित आयन को संचारित कर सकता है और इसे "क्यू2" की ओर तेज कर सकता है जिसे टकराव कोशिका कहा जाता है। क्यू2 में दबाव अधिक होता है और आयन टकराव कोशिका में तटस्थ गैस से टकराते हैं और सी. आई. डी. द्वारा विखंडित होते हैं। फिर टुकड़ों को टकराव कोशिका से बाहर निकाला जाता है और क्यू 3 में प्रवेश किया जाता है जो द्रव्यमान सीमा के माध्यम से स्कैन करता है, परिणामी टुकड़ों का विश्लेषण करता है (जैसे ही वे एक डिटेक्टर से टकराते हैं)। यह सी. आई. डी. टुकड़ों के एक बड़े स्पेक्ट्रम का उत्पादन करता है जिससे संरचनात्मक जानकारी या पहचान प्राप्त की जा सकती है। ट्रिपल क्वाड्रपोल पर सी. आई. डी. का उपयोग करने वाले कई अन्य प्रयोग मौजूद हैं जैसे कि पूर्ववर्ती आयन स्कैन जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी दिए गए अणु द्वारा कौन से टुकड़े उत्पादित किए जाते हैं, इसके बजाय एक विशिष्ट टुकड़ा कहाँ से आया है। आई. सी. आर. कोशिका में फंसे फूरियर परिवर्तन आयन साइक्लोट्रॉन अनुनाद आयनों को उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनकी अनुनाद आवृत्ति पर स्पंदित विद्युत क्षेत्रों को लागू करके उत्तेजित किया जा सकता है। नाड़ी की अवधि और आयाम आयन गतिज ऊर्जा को निर्धारित करता है। क्योंकि कम दबाव पर मौजूद टकराव गैस को उत्तेजित आयनों को तटस्थ अणुओं से टकराने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, एक स्पंदित वाल्व का उपयोग टकराव गैस के एक छोटे विस्फोट को पेश करने के लिए किया जा सकता है। ट्रैप्ड फ्रेगमेंट आयन या उनके आयन-अणु प्रतिक्रिया उत्पादों को मल्टीस्टेज मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एम. एस. एन.) के लिए फिर से उत्तेजित किया जा सकता है। यदि उत्तेजना अनुनाद आवृत्ति पर लागू नहीं की जाती है, लेकिन थोड़ी अनुनाद आवृत्ति पर, आयन बारी-बारी से उत्तेजित और उत्तेजित नहीं होंगे, जिससे कम टकराव ऊर्जा पर कई टकराव हो सकते हैं। निरंतर प्रतिध्वनि विकिरण टकराव-प्रेरित पृथक्करण (एस. ओ. आर. आई.-सी. आई. डी.) एक सी. आई. डी. तकनीक है जिसका उपयोग फूरियर परिवर्तन आयन साइक्लोट्रॉन अनुनाद द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री में किया जाता है जिसमें टकराव गैस की उपस्थिति में साइक्लोट्रॉन गति (आयन जाल के अंदर एक वृत्त में) में आयनों को तेज करना शामिल है। उच्च-ऊर्जा टकराव पृथक्करण उच्च-ऊर्जा टकराव पृथक्करण (एच. सी. डी.) एक सी. आई. डी. तकनीक है जो ऑर्बिट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए विशिष्ट है जिसमें विखंडन जाल के बाहर होता है। एच. सी. डी. को पहले उच्च-ऊर्जा सी-ट्रैप पृथक्करण के रूप में जाना जाता था। एच. सी. डी. में, आयन सी-ट्रैप से होकर एच. सी. डी. कोशिका में जाते हैं, जो एक अतिरिक्त बहुध्रुवीय टकराव कोशिका है, जहाँ पृथक्करण होता है। आयनों को फिर बड़े पैमाने पर विश्लेषण के लिए ऑर्बिट्रैप में इंजेक्शन से पहले सी-ट्रैप में वापस कर दिया जाता है। एच. सी. डी. अनुनाद-उत्तेजना (सी. आई. डी.) के कम द्रव्यमान कटौती से पीड़ित नहीं है और इसलिए आइसोबैरिक टैग-आधारित परिमाणीकरण के लिए उपयोगी है क्योंकि रिपोर्टर आयनों को देखा जा सकता है। नाम के बावजूद, एच. सी. डी. की टकराव ऊर्जा आम तौर पर कम ऊर्जा टकराव प्रेरित पृथक्करण (100 ई. वी. से कम) के शासन में होती है। विखंडन तंत्र होमोलाइटिक विखंडन बंधन पृथक्करण है जहाँ प्रत्येक टुकड़ा मूल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉनों में से एक को बनाए रखता है। हेटेरोलिटिक विखंडन बंधन विच्छेद है जहाँ बंधन इलेक्ट्रॉन केवल एक टुकड़े प्रजाति के साथ रहते हैं। सी. आई. डी. में, आवेश दूरस्थ विखंडन एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन टूटना है जो एक गैस चरण आयन में होता है जिसमें कटा हुआ बंधन आवेश के स्थान के निकट नहीं होता है। इस विखंडन को टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके देखा जा सकता है। इलेक्ट्रान-कैप्चर पृथक्करण (ई. सी. डी.) इलेक्ट्रान-स्थानांतरण पृथक्करण (ई. टी. डी.) इन्फ्रारेड मल्टीफ़ोटन पृथक्करण (आई. आर. एम. पी. डी.) संदर्भ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री वैज्ञानिक तकनीकें भी देखें।