Measurement category
मापन श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई. ई. सी.) द्वारा जीवित विद्युत परिपथों के वर्गीकरण की एक विधि है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी भवन (आवासीय या औद्योगिक) के भीतर के संबंध में, प्रतिष्ठानों और उपकरणों के मापन और परीक्षण में किया जाता है। श्रेणियाँ परिपथ के दिए गए बिंदु पर उपलब्ध कुल निरंतर ऊर्जा और आवेग वोल्टेज की घटना को ध्यान में रखती हैं। ऊर्जा सर्किट ब्रेकर या फ्यूज द्वारा सीमित की जा सकती है, और वोल्टेज के नाममात्र स्तर द्वारा आवेग वोल्टेज। मापन श्रेणियाँ मापन परिपथ कार्यशील वोल्टेज और उस परिपथ से क्षणिक दबाव के अधीन होते हैं जिससे वे मापन या परीक्षण के दौरान जुड़े होते हैं। जब मापन परिपथ का उपयोग मुख्य को मापने के लिए किया जाता है, तो क्षणिक दबाव का अनुमान उस स्थापना के भीतर के स्थान से लगाया जा सकता है जिस पर माप किया जाता है। जब मापने वाले परिपथ का उपयोग किसी अन्य विद्युत संकेत को मापने के लिए किया जाता है, तो उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए क्षणिक दबावों पर विचार करना चाहिए कि वे मापने वाले उपकरण की क्षमताओं से अधिक नहीं हैं। इस मानक में, परिपथ को निम्नलिखित माप श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः कैट I श्रेणी I परिपथ पर किए गए माप के लिए है जो सीधे मुख्य से जुड़े नहीं हैं। उदाहरण सर्किट पर माप हैं जो मुख्य से प्राप्त नहीं हैं, और विशेष रूप से संरक्षित (आंतरिक) मुख्य-व्युत्पन्न सर्किट हैं। बाद के मामले में, क्षणिक तनाव परिवर्तनशील होते हैं; इस कारण से आई. ई. सी. 61010-1-5.4.1 (जी) के लिए आवश्यक है कि उपकरण की क्षणिक प्रतिरोध क्षमता को उपयोगकर्ता को ज्ञात किया जाए। कैट II मापन श्रेणी II कम-वोल्टेज स्थापना से सीधे जुड़े परिपथों पर किए गए मापन के लिए है। घरेलू उपकरणों, पोर्टेबल उपकरणों और इसी तरह के उपकरणों पर माप उदाहरण हैं। कैट III मापन श्रेणी III भवन स्थापना में किए गए मापन के लिए है। उदाहरण वितरण बोर्ड, सर्किट-ब्रेकर, तारों पर माप, जिसमें केबल, बस-बार, जंक्शन बॉक्स, स्विच, निश्चित स्थापना में साकेट-आउटलेट और उद्योगों के लिए उपकरण शामिल हैं। कैट IV मापन श्रेणी IV कम-वोल्टेज स्थापना के स्रोत पर किए गए मापन के लिए है। उदाहरण बिजली मीटर और प्राथमिक अतिप्रवाह सुरक्षा उपकरणों और लहर नियंत्रण इकाइयों पर माप हैं। निकासी का मूल्य विद्युत इन्सुलेशन, और दो विद्युत रूप से सक्रिय भागों (या जीवित और ग्राउंडेड भागों के बीच) के बीच आर्क फ्लैश की संभावना से संबंधित है। उच्च वोल्टेज के लिए उच्च मंजूरी की आवश्यकता होती है। डबल इंसुलेशन के लिए मंजूरी को दोगुना किया जाना चाहिए। एकल इन्सुलेशन सी. ए. टी. II के लिए आवश्यक मान 0.4 मिमी, डबल इन्सुलेशन सी. ए. टी. IV, 1000 वी के लिए 50 वी, से 28 मिमी तक भिन्न हो सकते हैं। सटीक मान अंतर्राष्ट्रीय मानकों में परिभाषित किए गए हैं। उपयुक्त उपकरणों की डिजाइन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आवेग प्रतिरोध वोल्टेज इसी तरह निकासी के लिए आवश्यक आवेग प्रतिरोध वोल्टेज का मूल्य 500 वी (सीएटी II, 50 वी) से 12,000 वी (सीएटी IV, 1000 वी) तक भिन्न होता हैः संदर्भ माप विद्युत सुरक्षा