Pulsed discharge ionization detector
एक स्पंदित निर्वहन आयनीकरण डिटेक्टर (स्पंदित निर्वहन डिटेक्टर) गैस क्रोमैटोग्राफी के लिए एक डिटेक्टर है जो आयनीकरण स्रोत के रूप में हीलियम में एक स्थिर, कम शक्ति वाले, स्पंदित डीसी निर्वहन का उपयोग करता है। जी. सी. स्तंभ से निकलने वाले द्रव, जो निर्वहन क्षेत्र से हीलियम के प्रवाह के विपरीत बहते हैं, हीलियम निर्वहन से फोटॉन द्वारा आयनित होते हैं। बायस इलेक्ट्रोड (एस) परिणामी इलेक्ट्रॉनों को संग्राहक इलेक्ट्रोड की ओर केंद्रित करते हैं, जहां वे स्थायी धारा में परिवर्तन का कारण बनते हैं जिन्हें डिटेक्टर आउटपुट के रूप में निर्धारित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण विधि इलेक्ट्रॉन ग्रहण विधि में, पी. डी. डी. उच्च इलेक्ट्रॉन आत्मीयता यौगिकों जैसे फ्रॉन, क्लोरीनयुक्त कीटनाशकों और अन्य हैलोजन यौगिकों की निगरानी के लिए एक चयनात्मक डिटेक्टर है। इस प्रकार के यौगिक के लिए, न्यूनतम पता लगाने योग्य मात्रा (एम. डी. क्यू.) फेमटोग्राम () या पिकोग्राम () स्तर पर होती है। पी. डी. डी. संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया विशेषताओं में एक पारंपरिक रेडियोधर्मी ई. सी. डी. के समान है, और इसे 400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर संचालित किया जा सकता है। इस मोड में संचालन के लिए, हे और सीएच4 को कॉलम निकास से ठीक ऊपर की ओर पेश किया जाता है। हीलियम फोटोआयनकरण मोड हीलियम फोटोआयनकरण मोड में, पी. डी. डी. एक सार्वभौमिक, गैर-विनाशकारी, उच्च संवेदनशीलता डिटेक्टर है। अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों दोनों के लिए प्रतिक्रिया एक विस्तृत श्रृंखला पर रैखिक है। स्थिर गैसों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक (स्थायी धारा में वृद्धि) होती है, जिसमें एम. डी. क्यू. निम्न पी. पी. बी. सीमा में होता है। हीलियम फोटोआयनकरण मोड में पी. डी. डी. पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी वातावरण में लौ आयनीकरण डिटेक्टरों के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिस्थापन है, जहां हाइड्रोजन की लौ और उपयोग समस्याग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा, जब हीलियम निर्वहन गैस को एक उपयुक्त उत्कृष्ट गैस, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, या ज़ेनॉन (वांछित कटऑफ बिंदु के आधार पर) के साथ डोप किया जाता है, तो पीडीडी एलिफैटिक्स, सुगंध, एमाइन के साथ-साथ अन्य प्रजातियों के चयनात्मक निर्धारण के लिए एक विशिष्ट फोटोआयनकरण डिटेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है। संदर्भ गैस क्रोमैटोग्राफी