Distortionmeter
एक विरूपणमापी (या अधिक सटीक रूप से विरूपण कारक मीटर) एक इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण है जो एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा मूल संकेत में जोड़ी गई विरूपण की मात्रा को प्रदर्शित करता है। हार्मोनिक विकृति एक संकेत में हार्मोनिक्स जोड़ने के बराबर है। जब एक विशुद्ध रूप से साइनसॉइडल संकेत इस तरह से होता है, तो मूल संकेत पर हार्मोनिक्स की एक श्रृंखला अधिरोपित की जाती है, और उपयुक्त उपकरण के साथ इसका पता लगाया जा सकता है। कुल हार्मोनिक्स विकृति (टी. एच. डी.) के मूल्य को मौलिक के साथ हार्मोनिक्स के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है; अर्थात, यह अनुपात डी. बी. या प्रतिशत में दिया जा सकता है। एक विरूपणमापी उपकरण वास्तव में एक स्तरमापी है जिसमें इनपुट पर दो स्विचेबल समानांतर परिपथ होते हैं। पहला परिपथ किसी प्रणाली के उत्पादन पर कुल संकेत को मापता है। (कम विरूपण स्तरों के लिए यह लगभग मौलिक के बराबर होगा)। उस मान को पढ़ने के लिए समायोजित किया जाता है 100% या, समतुल्य रूप से, 0 dB। दूसरा परिपथ एक उच्च पास फिल्टर है जो मौलिक आवृत्ति को (उतना ही व्यावहारिक) हटा देता है। यह एक नॉच फिल्टर हो सकता है, जो अन्य आवृत्तियों पर नगण्य क्षीणन के साथ (जो भी हार्मोनिक्स मौजूद हो सकता है) मौलिक को छोड़कर सभी को पार कर जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि विरूपण उत्पाद उच्च आवृत्ति पर हैं, तो एक हाईपास फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है यदि इसकी कटऑफ दर अपेक्षित विरूपण उत्पादों को प्रभावित नहीं करने के लिए पर्याप्त रूप से खड़ी है। फ़िल्टर के उत्पादन को मौलिक के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, और रिपोर्ट किया गया मूल्य विरूपण मूल्य होगा। ऑडियो विश्लेषक संदर्भ इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण प्रसारण इंजीनियरिंग भी देखें।