Vibration galvanometer
एक कंपन गैल्वनोमीटर एक प्रकार का दर्पण गैल्वनोमीटर है, आमतौर पर एक चुंबक के अंतराल में या एक विद्युत चुंबक के क्षेत्र में निलंबित एक स्थायी चुंबक के साथ एक कुंडल के साथ। गतिशील भागों की प्राकृतिक दोलन आवृत्ति को सावधानीपूर्वक एक विशिष्ट आवृत्ति के लिए ट्यून किया जाता है; आमतौर पर 50 या 60 हर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज़ तक की उच्च आवृत्तियाँ संभव हैं। चूँकि आवृत्ति गतिशील तत्वों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसलिए प्रकाश कुंडल और दर्पणों के साथ उच्च आवृत्ति कंपन गैल्वनोमीटर बहुत छोटे होते हैं। कंपन गैल्वनोमीटर की ट्यूनिंग सस्पेंशन स्प्रिंग के तनाव को समायोजित करके की जाती है। कंपन गैल्वनोमीटर का उपयोग इसके प्राकृतिक अनुनाद की आवृत्ति में वैकल्पिक धाराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे आम अनुप्रयोग एसी ब्रिज सर्किट और वर्तमान तुलनित्रों में एक शून्य संकेत उपकरण के रूप में है। कंपन गैल्वनोमीटर का तेज अनुनाद इसे मापी गई वर्तमान आवृत्ति में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है और इसका उपयोग एक सटीक ट्यूनिंग उपकरण के रूप में किया जा सकता है। आवृत्ति प्रदर्शन गैल्वनोमीटर का आवृत्ति-संवेदनशील व्यवहार कच्चे आवृत्ति मीटर के रूप में उनके उपयोग की अनुमति देता है, जिसका उपयोग आमतौर पर एसी जनरेटर सेट की गति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। गैल्वनोमीटर का निर्माण कई गतिशील-लोहे के गैल्वनोमीटर के रूप में किया जाता है, जो एक ही उत्तेजना कुंडल को साझा करते हैं। जैसा कि प्रत्येक को थोड़ी अलग आवृत्ति के लिए ट्यून किया गया है, उनमें से एक इनपुट आवृत्ति के अनुसार एक समय में प्रतिध्वनित होगा। चुंबक को आसानी से अलग-अलग नलियों के एक लोहे के 'कंघी' के रूप में बनाया जाता है, प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग होती है। उनकी सीमा आम तौर पर लगभग 45-55 Hz (50 Hz आधार आवृत्ति के लिए) से होती है, जिसमें प्रत्येक के बीच लगभग 2 Hz संकल्प होता है। चूँकि यह कंपनशील नलिका (और इस प्रकार आवृत्ति) की पहचान है जो इसके आयाम के बजाय दिलचस्प है, इसलिए इन्हें कैलिब्रेट नहीं किया जाता है। उन्हें अक्सर पूरी कंघी के लिए सबसे स्पष्ट दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। रीड रिसीवर संदर्भ गैल्वेनोमीटर भी देखें।