Ballistic galvanometer
एक बैलिस्टिक गैल्वनोमीटर एक प्रकार का संवेदनशील गैल्वनोमीटर है; आमतौर पर एक दर्पण गैल्वनोमीटर। एक वर्तमान मापने वाले गैल्वनोमीटर के विपरीत, गतिशील भाग में जड़ता का एक बड़ा क्षण होता है, इस प्रकार यह एक लंबी दोलन अवधि देता है। यह वास्तव में एक समाकलक है जो इसके माध्यम से उत्सर्जित आवेश की मात्रा को मापता है। यह या तो चलती कुंडली या चलती चुंबक प्रकार की हो सकती है। पहले उपयोग करने से पहले गैल्वनोमीटर का बैलिस्टिक स्थिरांक निर्धारित किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर एक ज्ञात संधारित्र को गैल्वनोमीटर से जोड़कर, एक ज्ञात वोल्टेज से चार्ज करके और विक्षेपण को रिकॉर्ड करके किया जाता है। स्थिरांक K की गणना धारिता C, वोल्टेज V और विक्षेपण d से की जाती हैः जहाँ K को कुलम्ब प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रचालन में आवेश की अज्ञात मात्रा Q (कूलोंब में) सरलता से हैः ग्रासोट फ्लक्समीटर ग्रासोट फ्लक्समीटर नियमित गैल्वनोमीटर के साथ आने वाली एक विशेष समस्या का समाधान करता है। एक नियमित गैल्वनोमीटर के लिए, निर्वहन समय तंत्र के दोलन की प्राकृतिक अवधि से कम होना चाहिए। कुछ अनुप्रयोगों में, विशेष रूप से जिन में प्रेरक शामिल हैं, इस शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता है। ग्रासॉट फ्लक्समीटर बिना किसी पुनर्स्थापना बल के काम करके इस समस्या का समाधान करता है, जिससे दोलन अवधि प्रभावी रूप से अनंत हो जाती है और इस तरह किसी भी निर्वहन समय से अधिक लंबी हो जाती है। इसका निर्माण एक बैलिस्टिक गैल्वनोमीटर के समान है, लेकिन इसकी कुंडल को निलंबन धागे या वर्तमान लीड में किसी भी पुनर्स्थापना बल के बिना निलंबित किया जाता है। कुण्डली का कोर (बॉबिन) एक गैर-प्रवाहकीय सामग्री का होता है। जब एक विद्युत आवेश उपकरण से जुड़ा होता है, तो कुंडल गैल्वनोमीटर के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चलना शुरू कर देता है, एक विरोधी विद्युत प्रेरक बल उत्पन्न करता है और वर्तमान प्रवाह के समय की परवाह किए बिना रुक जाता है। कुण्डली की स्थिति में परिवर्तन केवल आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। कुंडल को मैन्युअल रूप से या धारा की दिशा को उलटकर शून्य स्थिति में वापस कर दिया जाता है। अर्ल टेरी, विद्युत और चुंबकत्व में उन्नत प्रयोगशाला अभ्यास। मैकग्रा-हिल, न्यूयॉर्क 1929 पृष्ठ 24-34 विद्युत उपकरण, "टायलर-कैम्ब्रिज", कैम्ब्रिज वैज्ञानिक उपकरण कंपनी, व्यापार सूची, 1908 पृष्ठ 34 बख्शी, यू. ए. और बख्शी, एल. ए. वी., इलेक्ट्रॉनिक मापन और उपकरण, तकनीकी प्रकाशन, 2020, अध्याय 2 बख्शी, यू. ए. और बख्शी, एल. ए. वी., विद्युत मापन और उपकरण, तकनीकी प्रकाशन, 2020, अध्याय 2 गैल्वनोमीटर ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपकरण