Liquid junction interface
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री में, तरल जंक्शन इंटरफेस एक आयन स्रोत या सेट-अप है जो परिधीय उपकरणों, जैसे केशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री में जोड़ता है। आई. यू. पी. ए. सी. की अनुशंसा परिभाषा को केशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री से जोड़ने के साधन के रूप में देखें जिसमें एक तरल जलाशय पृथक्करण केशिका को घेरता है और केशिका को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में स्थानांतरित करता है। जलाशय केशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए विद्युत संपर्क प्रदान करता है। तरल जंक्शन इंटरफेस शब्द का उपयोग हेनरी एम. फेल्स और सहकर्मियों द्वारा आयन स्रोतों के लिए भी किया गया है जहां विश्लेषक उच्च वोल्टेज आपूर्ति के साथ सीधे संपर्क में है। इसमें विशेष रूप से नैनोस्प्रे आयन स्रोत शामिल हैं जहां स्टेनलेस स्टील, सोने या अन्य संवाहक सामग्री से बना तार अनकोटेड स्प्रे केशिकाओं के अंदर नमूना समाधान के साथ संपर्क बनाता है। इस सिद्धांत को तब भी लागू किया जाता है जब एक स्टेनलेस स्टील संघ एक क्रोमैटोग्राफी आउटलेट को एक स्प्रे केशिका से जोड़ता है। इंटरफेस या स्रोत डिजाइन के सरलीकरण, आसान हैंडलिंग और लागत के संबंध में इसके उपयोग के कई फायदे हैं। विद्युत अपघटन प्रभावों को नियंत्रित करना होगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के संयोजन में ऑन-लाइन विलवणीकरण के लिए तरल जंक्शन इंटरफेस का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, सी18 चरण जैसी क्रोमैटोग्राफिक सामग्री को सीधे पंप या एच. पी. एल. सी. उपकरण से आने वाले प्रवाह पथ में रखा गया था। विधि की एक भिन्नता में, महीन केशिकाओं को क्रोमैटोग्राफिक चरण के साथ सघन रूप से पैक किया गया था ताकि पृथक्करण स्तंभ बनाए जा सकें और एक ही समय में इलेक्ट्रोस्प्रे केशिकाओं के रूप में कार्य कर सकें। यह विधि आमतौर पर कई प्रोटिओमिक्स प्रयोगशालाओं में उपयोग की जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रयोगात्मक डिजाइन जहां एरोसोल और स्प्रे बनाने के लिए तरल पदार्थों में उच्च वोल्टेज का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग 1917 की शुरुआत में आयनीकरण नहीं, बल्कि तरल पदार्थों के परमाणुकरण के संदर्भ में वर्णित किया गया है। तरल जंक्शन क्षमता भी देखें-वह प्रक्रिया जो तब होती है जब अलग-अलग सांद्रता के दो समाधान एक दूसरे के संपर्क में होते हैं।