Nephelometry (medicine)
नेफेलोमेट्री एक तकनीक है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा विज्ञान में कई रक्त प्लाज्मा प्रोटीन के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एंटीबॉडी आइसोटाइप या वर्गों के कुल स्तरः इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यह मल्टीपल मायलोमा जैसी बीमारियों में मुक्त प्रकाश श्रृंखलाओं की मात्रा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। रोग वर्गीकरण के लिए और एक बार रोगी का इलाज होने के बाद रोग की निगरानी के लिए मात्रा महत्वपूर्ण है (रोगी के इलाज के बाद कप्पा और लैम्ब्डा प्रकाश श्रृंखलाओं के बीच अनुपात में वृद्धि रोग की पुनरावृत्ति का संकेत है)। यह मापे जा रहे नमूने से एक कोण पर बिखरे हुए प्रकाश को मापकर किया जाता है। नैदानिक नेफेलोमेट्री में, हाइडलबर्गर-केंडल वक्र की आरोही शाखा को प्रतिक्रिया के पाठ्यक्रम को अनुकूलित करके बढ़ाया जाता है ताकि अधिकांश प्लाज्मा प्रोटीन (मानव रक्त से) माप संकेत हाइडलबर्गर-केंडल वक्र के बाईं ओर गिरें, यहां तक कि बहुत अधिक सांद्रता पर भी। इस तकनीक का व्यापक रूप से नैदानिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत आसानी से स्वचालित है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि छोटे कणों का एक पतला निलंबन केवल अवशोषित करने के बजाय प्रकाश (आमतौर पर एक लेजर) को बिखेर देगा। बिच्छुरन की मात्रा एक कोण (आमतौर पर 30 और 90 डिग्री पर) पर प्रकाश को इकट्ठा करके निर्धारित की जाती है। एंटीबॉडी और एंटीजन को सांद्रता में इस तरह मिलाया जाता है कि केवल छोटे समूह बनते हैं जो जल्दी से नीचे तक नहीं बसते हैं। प्रकाश बिच्छुरन की मात्रा को मापा जाता है और ज्ञात मिश्रणों से बिच्छुरन की मात्रा की तुलना की जाती है। अज्ञात की मात्रा एक मानक वक्र से निर्धारित की जाती है। नेफेलोमेट्री का उपयोग एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर अभिकर्मक के रूप में एंटीबॉडी और अज्ञात के रूप में रोगी एंटीजन के साथ चलाया जाता है। इम्यूनोलॉजी मेडिकल लैब में, दो प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैंः "एंड पॉइंट नेफेलोमेट्री" और "काइनेटिक (रेट) नेफेलोमेट्री"। अंतिम बिंदु नेफेलोमेट्री परीक्षण एंटीबॉडी/एंटीजन प्रतिक्रिया को पूरा करने की अनुमति देकर चलाए जाते हैं (जब तक कि सभी वर्तमान अभिकर्मक एंटीबॉडी और वर्तमान रोगी नमूना एंटीजन जो कुल मिलाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं और कोई और परिसर नहीं बन सकते हैं)। हालांकि, बड़े कण समाधान से बाहर गिर जाएंगे और एक गलत स्कैटर रीडिंग का कारण बनेंगे, इस प्रकार गतिज नेफेलोमेट्री तैयार की गई थी। काइनेटिक नेफेलोमेट्री में, विक्षेपण की दर को अभिकर्मक को जोड़ने के ठीक बाद मापा जाता है। जब तक अभिकर्मक स्थिर रहता है तब तक परिवर्तन की दर को प्रत्यक्ष रूप से मौजूद प्रतिजन की मात्रा से संबंधित देखा जा सकता है। चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा, नेफेलोमेट्री का उपयोग पानी की स्पष्टता को मापने, सूक्ष्मजीवों के विकास को मापने और दवा की घुलनशीलता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। नेफेलोमीटर प्रेसिपिटिन प्रतिक्रिया टर्बिडिमेट्री संदर्भ इम्यूनोलॉजिक परीक्षण एरोसोल माप सीएः नेफेलोमेट्रिया डीः नेफेलोमेट्री ईएसः नेफेलोमेट्रिया एफआरः नेफेलोमेट्री ईटीः नेफेलोमेट्रिया एनएलः नेफेलोमेट्री पीएलः नेफेलोमेट्रिया पीटीः नेफेलोमेट्रिया रुः नेफेलोमेट्रिया एसकेः नेफेलोमेट्रिया एसआरः नेफेलोमेट्रीजा एसवीः नेफेलोमेट्री