Transformer ratio arm bridge
ट्रांसफॉर्मर अनुपात आर्म ब्रिज या टी. आर. ए. ब्रिज ए. सी. का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मापने के लिए एक प्रकार का ब्रिज सर्किट है। इसे प्रतिबाधा या प्रवेश के संदर्भ में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रतिरोधकों, संधारित्रों और प्रेरक पर किया जा सकता है, जो छोटे और साथ ही प्रमुख शब्दों को मापते हैं, उदाहरण के लिए। संधारित्रों में श्रृंखला प्रतिरोध। यह संभवतः उपलब्ध सबसे सटीक प्रकार का पुल है, जो आवश्यक सटीकता में सक्षम है, उदाहरण के लिए, जब राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ माध्यमिक घटक मानकों की जांच की जाती है। सभी पुलों की तरह, टी. आर. ए. पुल में एक अज्ञात घटक की तुलना एक मानक से करना शामिल है। सभी ए. सी. पुलों की तरह, इसके लिए एक संकेत स्रोत और एक नल डिटेक्टर की आवश्यकता होती है। पुल के इस वर्ग की सटीकता एक या अधिक ट्रांसफॉर्मर पर मोड़ के अनुपात पर निर्भर करती है। एक उल्लेखनीय लाभ यह है कि ट्रांसफॉर्मर में सामान्य आवारा धारिता, जिसमें सीसा धारिता भी शामिल है, पुल की संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकती है लेकिन इसकी माप सटीकता को प्रभावित नहीं करती है। टीआरए पुल के आविष्कार का श्रेय एलन ब्लूमलेन को उनके यूके पेटेंट 323037 (1929 में प्रकाशित) में दिया गया है, और पुल के इस वर्ग को कभी-कभी ब्लूमलेन पुल के रूप में जाना जाता है, हालांकि पहले के प्रकार के पुलों के लिंक देखे जा सकते हैं। ब्लूमलेन का पहला पेटेंट एक कैपेसिटेंस-मापने वाले पुल के लिए थाः चित्र। 1 को पेटेंट में आरेखों में से एक से फिर से खींचा गया है। इसके बाद अनुपात भुजा सिद्धांत को आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के अन्य वर्गों और आर. एफ. तक की आवृत्तियों पर और अज्ञात घटक को ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर से कैसे जोड़ा गया था, इसमें कई भिन्नताओं के साथ लागू किया गया था। ब्लूमलेन स्वयं कई और संबंधित पेटेंटों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपना पहला पुल ब्रिटिश कंपनी स्टैंडर्ड टेलीफोन एंड केबल्स द्वारा नियोजित करते हुए बनाया, जो परीक्षण उपकरणों का निर्माण नहीं करती थी। टीआरए पुलों को तब से कई विशेषज्ञ निर्माताओं द्वारा बनाया गया है, जिनमें बूनटन, ईएसआई (पूर्व में ब्राउन इंजीनियरिंग और बीईसीओ), जनरल रेडियो, मार्कोनी इंस्ट्रूमेंट्स, एच. डब्ल्यू. सुलिवन (अब मेगर का हिस्सा) और वेन केर शामिल हैं। सिद्धांत दो ट्रांसफॉर्मरों का उपयोग करके एक संभावित विन्यास चित्र में दिखाया गया है। 2. (दो ट्रांसफॉर्मर संकेत स्रोत और नल डिटेक्टर दोनों को मापा घटक से अलग करने की अनुमति देते हैं।) अज्ञात और मानक दोनों T1 द्वारा संचालित होते हैं, जो T2 के प्राथमिक को धाराएँ प्रदान करते हैं। टी2 प्राथमिक के दो हिस्सों की घुमावदार भावना के कारण, ये धाराएँ एंटीफ़ेज़ में हैं। यदि और समान मूल्य है और T1 पर एक ही टैप से फीड किया जाता है, तो एंटीफ़ेज़ धाराएं पूरी तरह से रद्द हो जाती हैं और नल डिटेक्टर संतुलन दिखाएगा। जब और असमान होते हैं, तो T1 द्वितीयक पर एक अलग टैप से जोड़कर संतुलन तक पहुँचा जा सकता है। उपयुक्त नल से जुड़े दो या दो से अधिक मानकों का उपयोग करके एक सटीक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। चित्र. 2 शो और एकल घटकों के रूप में। चित्र. 3 चालकता और संवेदनशीलता के लिए अलग-अलग मानकों को दर्शाता है, जो छोटे और साथ ही प्रमुख शर्तों को हल करने की अनुमति देता है। मानकों को टी1 द्वितीयक पर निश्चित नल से जुड़े परिवर्तनीय घटकों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पुलों को परिवर्तनीय नल से जुड़े निश्चित मानकों के साथ समान रूप से बनाया जा सकता है। अज्ञात घटक भी टी1 द्वितीयक के साथ एक नल आंशिक मार्ग से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा टी1 द्वितीयक की दोनों भुजाओं पर मोड़ की संख्या आवश्यक रूप से बराबर नहीं है, और इसी तरह टी2 प्राथमिक पर भी। इन विभिन्न विकल्पों के संयोजन निर्माण के लिए बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, केवल कुछ ही मानकों का उपयोग करते हुए मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला पर माप की अनुमति देते हैं-अनिवार्य रूप से प्रतिरोध या चालकता मूल्य का एक प्रति महत्वपूर्ण आंकड़ा और प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता मूल्य का एक प्रति महत्वपूर्ण आंकड़ा। चित्र में। 3, संतुलन पर पुल को मानकों के मैनुअल स्विचिंग द्वारा संतुलित (शून्य) किया जा सकता है, लेकिन "ऑटोबेलेन्स" पुल, जिसमें स्विचिंग पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वचालित है, भी बनाए जाते हैं। विस्तृत उदाहरण एक सार्वभौमिक टी. आर. ए. पुल के संचालन को 1950 के दशक के एक वास्तविक उत्पाद, वेन केर बी221 पुल के आधार पर सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें वाल्व (वैक्यूम ट्यूब) तकनीक का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित विवरण सरल किया गया है। यह पुल दो ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है (चित्र। 4): T1 को वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के रूप में वर्णित किया गया है, और सामान्य तरीके से संकेत स्रोत द्वारा संचालित किया जाता है। टी2, "करंट ट्रांसफॉर्मर", सर्किट की दो भुजाओं की तुलना करता है-अज्ञात और विभिन्न मानकों के लिए-और नल डिटेक्टर को चलाता है, जो दो जादुई आंखों को खिलाते हुए समायोज्य संवेदनशीलता के साथ एक चरण-संवेदनशील डिटेक्टर का रूप लेता है। (ट्रांजिस्टोराइज्ड सर्किटरी के साथ उपकरण के बाद के संस्करणों में नल डिटेक्टर के लिए प्रदर्शन के रूप में एक चलती-कुंडल मीटर का उपयोग किया गया।) 1, 10, 100 और 1000 मोड़ पर नल टी1 माध्यमिक और टी2 प्राथमिक पी2ए पर दिखाए जाते हैं। चार-तरफा चयनकर्ता स्विच दिखाए जाते हैं, लेकिन टैप चयन वास्तव में सात माप सीमा देने के लिए एक ही स्विच पर संयुक्त होते हैं। पूर्ण सटीकता पर पूर्ण पैमाने की सीमाएँ (± 0.1% के रूप में निर्दिष्ट) कम से कम संवेदनशील सीमा के लिए 100 एम. ओ. एम., 11.1 पी. एफ. और 10 के. एच. और सबसे संवेदनशील सीमा के लिए 100,11.1 एम. ओ. एफ. और 10 एम. एच. हैं। प्रत्येक सीमा को कम सटीकता पर उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरण या कम धारिता की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। टी1 द्वारा प्रयुक्त वोल्टेज लगभग 30 वी. आर. एम. एस. है। सबसे कम संवेदनशील सीमा पर, दो सबसे संवेदनशील पर 30 एम. वी.। के प्रमुख और छोटे घटकों के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े प्रतिरोध मानक 1 रुपये और कैपेसिटेंस मानक सीएस 1 को टी 1 के द्वितीयक पर 0 से 10 नल में से एक में बदलकर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण आंकड़े रुपये 2 और सीएस 2 को उसी तरह बदलने से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरे और चौथे महत्वपूर्ण आंकड़े देने के लिए निरंतर ("वर्नियर") ठीक समायोजन 3 रुपये और सीएस 3 द्वारा प्रदान किया जाता है। 3 रुपये और सीएस3 को टी1 पर 10 टैप करने के लिए जुड़ा हुआ दिखाया गया है, लेकिन व्यवहार में इन दोनों मानकों को उनके मूल्यों के अनुरूप किसी भी सुविधाजनक टैप से जोड़ा जा सकता है। टी2 पर प्राथमिक पी2बी दोनों ध्रुवीयताओं के 100-मोड़ वाले नल प्रदान करता है। कैपेसिटेंस मानकों को सकारात्मक और नकारात्मक नल के बीच बदलने से कैपेसिटेंस माप और प्रेरण माप के बीच चयन होता है। इसी तरह प्रतिरोध मानक की ध्रुवीयता को उलट दिया जा सकता है, ताकि सभी चार चतुर्थांश में माप किया जा सके। ऊपर वर्णित मुख्य संतुलन नियंत्रणों के अलावा, उपकरण के सामने के पैनल में प्रतिरोध और धारिता दोनों के लिए शून्य समायोजन होते हैं। तार-घाव प्रतिरोध मानकों के प्रेरक तत्वों की भरपाई संधारित्रों को काटकर की जाती है। इन सभी और अन्य छंटाई घटकों को चित्र में छोड़ दिया गया है। 4. यह पुल समान्तर रूप से चालकता और संवेदनशीलता को मापता है। ससेप्टेंस रीडिंग को कैपेसिटेंस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और इंडक्टेंस की गणना उपयोग करके पारस्परिक के रूप में की जानी चाहिए अंकगणित को सरल बनाने के लिए, पुल 1592 हर्ट्ज पर संचालित होता है ताकि ω2 108 s−2 हो। रीडिंग को श्रृंखला में प्रतिरोध और धारिता में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे संवेदनशील श्रेणियों पर, सीसा प्रतिरोध और प्रेरण को ध्यान में रखते हुए रीडिंग को समायोजित किया जाना चाहिए। बाहरी कड़ी दो-, तीन-या चार-टर्मिनल माप करने की अनुमति देती है। पारंपरिक घटक माप के अलावा, पुल का उपयोग एटेन्यूएटर प्रदर्शन, ट्रांसफॉर्मर टर्न अनुपात और ट्रांसफॉर्मर स्क्रीनिंग की प्रभावशीलता को मापने के लिए भी किया जा सकता है। परिस्थितियों के अधीन, एक घटक का इन-सीटू (इन-सर्किट) माप संभव है। अतिरिक्त बाहरी घटकों के साथ, ध्रुवीकरण वोल्टेज वाले संधारित्र या स्थायी प्रत्यक्ष धारा वाले प्रेरक को मापा जा सकता है। एक वैकल्पिक कम-प्रतिबाधा अडैप्टर माप सीमा को परिमाण के अन्य चार आदेशों द्वारा नीचे की ओर बढ़ाता है, जो ± 1 प्रतिशत बुनियादी सटीकता पर 10 एम. ओ. एम., 5 एफ. और 1 एम. यू. एच. तक पूर्ण पैमाने पर रीडिंग देता है। एक अप्रकाशित पुस्तक के मसौदे पर आधारित क्षमता मीटर एल. सी. आर. मीटर संदर्भ हेनरी पी. हॉल, ए हिस्ट्री ऑफ इम्पीडेन्स मेजरमेंट्स को आगे पढ़ते हुए भी देखें। विद्युत मीटर पुल परिपथ मापन उपकरण अंग्रेजी आविष्कार प्रतिबाधा मापन इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण