Uppendahl prism
एक उपपेंडल प्रिज्म एक खड़ा करने वाला प्रिज्म है, अर्थात। एक विशेष परावर्तन प्रिज्म जिसका उपयोग एक छवि को उलटने के लिए किया जाता है (180° द्वारा घूर्णन)। खड़ा करने की प्रणाली में तीन आंशिक प्रिज्म होते हैं जो ऑप्टिकल ग्लास से बने होते हैं और एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के साथ एक सममित असेंबली बनाने के लिए एक साथ सीमेंट किया जाता है और इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी के साथ-साथ दूरबीन प्रौद्योगिकी में भी किया जाता है। अतीत में उपपेंडल प्रिज्म प्रणाली, उदाहरण के लिए लीट्ज़ (1986 लीका के बाद से) से त्रिनोविड दूरबीन श्रृंखला में, कुछ दूरबीनों में व्यावसायिक रूप से पेश की गई थी। ट्रिनोविड श्रृंखला दूरबीन को 1958 में पेश किया गया था और उस समय का उपयोग ध्यान केंद्रित करने के लिए आवास के भीतर ऑक्युलर लेंस समूह और प्रिज्म असेंबली के बीच चलने वाले आंतरिक ऑप्टिकल लेंस का पेटेंट कराया गया था। ऑब्जेक्टिव लेंस समूह और प्रिज्म असेंबली विधि के बीच स्थित बहुत अधिक सामान्य ऑप्टिकल लेंस की तरह, यह केंद्रीय आंतरिक ध्यान केंद्रित करने की विधि दूरबीन की मात्रा को नहीं बदलती है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक की शुरुआत के दौरान जापान में बनाए गए बॉश और लोम्ब एलीट और ब्राउनिंग 7 × 35 दूरबीन में भी उप्पेनडाल प्रिज्म का उपयोग किया गया था। 2020 के दशक की शुरुआत में उप्पेनडाल प्रिज्म प्रकार के मानक दूरबीन की वाणिज्यिक बाजार हिस्सेदारी शून्य थी। लाइका जियोविड आर (लेजर) रेंजफाइंडर दूरबीन श्रृंखला और 7 × 24 रेंजमास्टर मोनोकुलर एक (संशोधित) उप्पेनडाल प्रिज्म प्रणाली का उपयोग करके अभी भी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थे। ऑपरेशन की विधि उपपेंडल प्रिज्म प्रणाली तीन सीमेंट वाले प्रिज्मों से बनी है, जिसमें दो कांच/वायु संक्रमण सतह हैं। पहले प्रिज्म के माध्यम से अपने रास्ते में, किरणों का बंडल (लाल) पहले एक ऐसी सतह पर परावर्तित होता है जो या तो एक धातु या एक परावैद्युत परत (दर्पण) के साथ लेपित होता है और एक कुल आंतरिक प्रतिबिंब चेहरे जैसा कि श्मिट-पेचन समूह में उपयोग किया जाता है, केवल प्रकाश प्रवेश करता है और विपरीत छोरों से निकलता है जैसा कि उपपेंडल में उपयोग किया जाता है। किरण के अन्य परावर्तन हानि-मुक्त कुल आंतरिक परावर्तन के माध्यम से होते हैं। दूसरा प्रिज्म 90° परावर्तन है और इसे दर्पण परत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। छवि को पूरी तरह से उलटने के लिए, एक छत के किनारे को तीसरे प्रिज्म (हरे) में रखा जाता है। इसके अलावा, बीम बिना किसी अक्षीय ऑफसेट के व्युत्क्रम प्रणाली को छोड़ देता है, यही कारण है कि उप्पेनडाल प्रिज्म को सीधी दृष्टि वाले छत प्रिज्मों में गिना जाता है। छह प्रतिबिंबों का शुद्ध प्रभाव (दो प्रतिबिंब छत के मैदानों पर हैं)। चूँकि प्रकाश कई बार समान रूप से परावर्तित होता है, यह एक 180° छवि घूर्णन उत्पन्न करता है (छवि के हाथ को बदले बिना) और छवि को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से पलटने के लिए प्रिज्म को एक छवि खड़ा करने की प्रणाली के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। इस प्रिज्म प्रणाली का एक लाभ यह है कि प्रकाश किरण हवा और कांच के बीच केवल दो परिवर्तनों को पार करती है, जो फ्रेस्नल प्रतिबिंबों के रूप में नुकसान को कम करती है। उप्पेनडाल प्रिज्म में बीम पथ की अपेक्षाकृत मजबूत तह, जो केवल कॉम्पैक्ट श्मिट-पेचन प्रिज्म प्रणाली के साथ तुलनीय है, छोटी समग्र लंबाई के साथ कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल उपकरणों के निर्माण का समर्थन करती है। उप्पेनडाल प्रिज्म के साथ समस्याएं उप्पेनडाल रूफ प्रिज्म प्रणाली विशुद्ध रूप से तकनीकी दृष्टिकोण से एक जटिल रूफ प्रिज्म डिजाइन है। उप्पेनडाल डिजाइन में प्रवेश करने वाला प्रकाश अबे-कोनिग प्रिज्म डिजाइन की तुलना में अधिक बार और कम कुशलता से प्रतिबिंबित होता है। परावर्तन हानि कुल आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। इस समस्या को कम करने के लिए, सतह पर एक दर्पण परत का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर एक एल्यूमीनियम दर्पण परत (87 प्रतिशत से 93 प्रतिशत की परावर्तनशीलता) या चांदी दर्पण परत (95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की परावर्तनशीलता) का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म के संचरण को धातु दर्पण कोटिंग के बजाय एक अस्तरक कोटिंग का उपयोग करके और बेहतर बनाया जा सकता है। यह प्रिज्म सतहों को एक अस्तरक दर्पण के रूप में कार्य करने का कारण बनता है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई परावैद्युत परत दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में 99 प्रतिशत से अधिक की परावर्तनशीलता प्रदान कर सकती है। एल्यूमीनियम या सिल्वर मिरर कोटिंग की तुलना में इस परावर्तनशीलता में बहुत सुधार हुआ है और उप्पेनडाल प्रिज्म का प्रदर्शन पोरो प्रिज्म या एबे-कोएनिग प्रिज्म के समान है। आवश्यक दर्पण कोटिंग न केवल एक निर्माण चरण को जोड़ती है, बल्कि यह पोरो प्रिज्म या अब्बे-कोएनिग प्रिज्म का उपयोग करने वाले अन्य छवि निर्माताओं की तुलना में उप्पेनडाल छत प्रिज्म को कम करती है जो केवल कुल आंतरिक प्रतिबिंबों पर निर्भर करते हैं। एक परावैद्युत दर्पण कोटिंग परावर्तन प्रभावशीलता में तुलनीय है, लेकिन उप्पेनडाल को अधिक महंगा बनाता है। चरण सुधार इसके अलावा उपपेंडल अन्य छत प्रिज्मों के साथ चरण सुधार समस्याओं को साझा करता है। उपपेंडल प्रिज्म और अन्य छत प्रिज्म दूरबीन इन समस्याओं को कम करने और समाधान और कंट्रास्ट में काफी सुधार करने के लिए चरण-सुधार कोटिंग्स से लाभान्वित होते हैं। अधिकतम प्रकाश संचरण अधिकतम प्रकाश संचरण प्राप्त करने के लिए, उपपेंडल प्रिज्म प्रणाली को घटना और निकास सतहों पर एक विरोधी-प्रतिबिंबीत परत प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, दोनों छतों पर एक उच्च गुणवत्ता वाले परावैद्युत दर्पण और चरण सुधार कोटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। संदर्भ आगे पढ़ने के लिए एच. मर्लित्ज़ः हाथ दूरबीनः कार्य, प्रदर्शन, चयन। वेरलाग यूरोपा-लेहरमिटेल हान-ग्रुटेन 2019, आईएसबीएन 978-3-8085-5775-4। प्रिज्म (प्रकाशिकी)