Light-induced fluorescence transient
एक प्रकाश-प्रेरित प्रतिदीप्ति क्षणिक (एल. आई. एफ. टी.) पौधों में क्लोरोफिल प्रतिदीप्ति को तेजी से और गैर-विनाशकारी तरीके से दूर से मापने का एक उपकरण है। उत्तेजना प्रकाश दालों की एक श्रृंखला का उपयोग करके, एल. आई. एफ. टी. विभिन्न प्रकाश संश्लेषक लक्षणों और वनस्पति सूचकांकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए वर्णक्रमीय और आर. जी. बी. जानकारी के साथ क्लोरोफिल प्रतिदीप्ति डेटा को जोड़ती है। एल. आई. एफ. टी. पंप-जांच विधि को लेजर-प्रेरित प्रतिदीप्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ती है। फ्लोरोसेंस मापन सिद्धांत पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषक वर्णकों द्वारा प्रकाश का अवशोषण, प्रतिक्रिया केंद्र में ऊर्जा का हस्तांतरण, ऑक्सीजन विकास के लिए चार्ज पृथक्करण और इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता इलेक्ट्रॉन परिवहन की दर, कार्बन स्थिरीकरण और ऊर्जा उत्पादन जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। एल. आई. एफ. टी. पौधे को नीली रोशनी की छोटी चमक के संपर्क में लाकर और एफ. आर. आर. तकनीक की मदद से समय के साथ प्रतिदीप्ति में परिवर्तनों का विश्लेषण करके प्रकाश संश्लेषण को मापता है। लिफ्ट एफ. आर. आर. तकनीक लिफ्ट फास्ट रिपीटेशन रेट (एफ. आर. आर.) प्रतिदीप्ति तकनीक पादप प्रतिदीप्ति को मापने की एक विधि है। यह संयंत्र में फोटोसिस्टम II को उत्तेजित करने के लिए एक एल. ई. डी. से नीली रोशनी दालों के छोटे विस्फोटों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। जब क्विनोन स्वीकारक ए (क्यू. ए.) इलेक्ट्रॉनों को बांधने की अपनी क्षमता तक पहुँच जाता है, तो प्रणाली संतृप्त हो जाती है और परिणामस्वरूप लाल प्रतिदीप्ति उत्सर्जित होती है। यह एक सटीक उत्तेजना प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें एक संतृप्ति अनुक्रम (एस. क्यू. ए.) और एक विश्राम अनुक्रम (आर. क्यू. ए.) होता है जिसमें लघु उत्तेजना चमक (1 माइक्रोन) का एक सेट होता है। इसके बाद प्रतिदीप्ति को एफ. आर. आर. फ्लोरोमेट्री से मापा जा सकता है। उस उद्देश्य के लिए, लिफ्ट उपकरण में 685 ± 10 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ लाल क्लोरोफिल प्रतिदीप्ति को परावर्तित प्रकाश से अलग करने के लिए एक अंतर्निहित ऑप्टिकल हस्तक्षेप फिल्टर है। इस उत्तेजना प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप प्रतिदीप्ति क्षणिक क्यूए की कमी और इसके बाद के पुनः ऑक्सीकरण की गतिविज्ञान को दर्शाता है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकाश संश्लेषक संकेतकों की गणना करने के लिए किया जा सकता है। ये संकेतक प्रकाश संश्लेषक गतिविधि के स्तर पर जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रकाश उपयोग की दक्षता, प्रकाश रासायनिक रूपांतरण की क्वांटम उपज और इलेक्ट्रॉन परिवहन की दर। लिफ्ट-पुनर्प्राप्त प्रकाश संश्लेषक लिफ्ट प्रणाली उत्तेजना प्रकाश के साथ पौधे को उत्तेजित करके क्लोरोफिल प्रतिदीप्ति को मापती है, जिससे प्रतिदीप्ति में अधिकतम (एफ. एम. ') की वृद्धि होती है। प्राकृतिक रूप से होने वाले प्रतिदीप्ति (एफ ') को उत्तेजना प्रकाश के बिना भी मापा जा सकता है। परिवर्तनीय प्रतिदीप्ति (एफक्यू ') की गणना एफएम' और एफ 'के बीच के अंतर के रूप में की जा सकती है। फोटोसिस्टम II संचालन दक्षता की गणना समीकरण का उपयोग करके की जा सकती हैः Fq '/Fm' = (Fm '-F')/Fm 'विश्राम अनुक्रम (RQA) के लिए, विभिन्न विश्राम मापदंडों की गणना विभिन्न समय वर्गों के अनुसार की जा सकती हैः अधिकतम प्रतिदीप्ति होने के बाद Fr1, ~ 0.625 ms और अधिकतम प्रतिदीप्ति होने के बाद Fr2, ~ 6.5 ms। इन मापदंडों का उपयोग क्यू. ए. अर्थात पुनःआक्सीकरण दक्षता की गणना के लिए किया जा सकता है। प्रकाश-अनुकूलित पौधों के लिए फोटोसिस्टम I में क्यू. ए. से पी. क्यू. पूल के बीच इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण की गतिविज्ञान। विकास इतिहास और मॉडल एक हवाई लिफ्ट उपकरण की अवधारणा 1998 में रटगर्स विश्वविद्यालय में ज़्बिग्नेव कोल्बर द्वारा विकसित की गई थी। पहला क्षेत्र परीक्षण 2002 में एरिजोना में बायोस्फीयर 2 में 50 मीटर की दूरी पर संचालित लेजर से लैस एक स्थिर बड़े लिफ्ट सेटअप का उपयोग करके किया गया था। प्रोटोटाइप उपकरण को बाद में कार्नेगी संस्थान, स्टैनफोर्ड और एरिजोना में कृषि अनुसंधान केंद्र में परिष्कृत और सुधार किया गया, जहां इसे ट्रैक्टर फ्रेम पर संचालित करने का पहला प्रयास किया गया था। 2010 में कई उपकरणों को कार्नेगी से फोर्सचुंगज़ेंट्रम जूलिच में स्थानांतरित किया गया था, जहाँ उनका उपयोग गैर-आक्रामक, उच्च-थ्रूपुट डेटा अधिग्रहण के लिए रोबोटिक स्थिति प्रणालियों में प्रयोगशाला और क्षेत्र अनुसंधान के लिए किया जाता है। वर्तमान अनुसंधान हाल के शोध में, एल. आई. एफ. टी. का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की गतिविज्ञान का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला सेटिंग्स में किया गया है और इसे सूखे का जल्दी पता लगाने के लिए उच्च-थ्रूपुट फेनोटाइपिंग प्लेटफार्मों में भी लागू किया गया था।