Unsharpness
तीक्ष्णता एक रेडियोग्राफिक छवि में स्थानिक संकल्प का नुकसान है। आम तौर पर तीन प्रकार की अस्पष्टता मानी जाती हैः ज्यामितीय अस्पष्टता, गति अस्पष्टता और फोटोग्राफिक या प्रणाली अस्पष्टता। गति अस्पष्टता संपर्क के दौरान रोगी, डिटेक्टर या एक्स-रे के स्रोत की गति के कारण होती है। रोगी की आवाजाही, या तो स्वैच्छिक या अन्यथा, सबसे आम कारण है और इसे कई तरीकों से कम किया जा सकता हैः रोगी को स्थिर रखना, रोगी को स्थिर रहने या सांस रोकने के लिए कहना और संपर्क समय को कम रखना, और इस तरह उन्हें कम समय देना जिसमें उन्हें चलना है, सबसे स्पष्ट हैं। प्रणाली की अस्पष्टता (जिसे पहले फोटोग्राफिक अस्पष्टता कहा जाता था) नियोजित डिटेक्टर प्रणाली का परिणाम है। प्रत्येक डिटेक्टर प्रकार में एक सीमित कारक होता है जो इसके अधिकतम स्थानिक संकल्प को निर्धारित करता है। फिल्म प्रणालियों में यह फोटोग्राफिक रसायन के कणों का आकार होता है। संगणित रेडियोग्राफी प्रणालियों में यह लेजर के आकार का होता है जिसका उपयोग कैसेट रीडर में फॉस्फर प्लेट को पढ़ने के लिए किया जाता है। डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणालियों में यह अलग-अलग पतली फिल्म ट्रांजिस्टर का आकार होता है। चूँकि प्रत्येक प्रकार की अधिकतम क्षमता होती है, इसलिए एक बेहतर और शायद अधिक महंगी मशीन का उपयोग करने के अलावा इस प्रणाली को कम करने का कोई तरीका नहीं है। ज्यामितीय अस्पष्टता एक्स-रे किरण की ज्यामिति के पहलुओं के कारण होती है। दो प्रमुख कारक एक साथ काम करते हैंः स्पष्ट फोकल स्पॉट आकार और ऑब्जेक्ट-फिल्म दूरी (ओ. एफ. डी.) और फोकस-फिल्म दूरी (एफ. एफ. डी.) के बीच का अनुपात। ठीक फोकल स्पॉट आकार ज्यामितीय अस्पष्टता को कम करेगा, और इसलिए अधिक विस्तृत चित्र देगा, लेकिन एक्सपोजर में आवश्यक ट्यूब लोडिंग के कारण उन्हें नियोजित करना अक्सर असंभव होता है। एफ. एफ. डी.: ओ. एफ. डी. के अनुपात को उच्च रखने से ज्यामितीय अस्पष्टता कम होगी। यह सबसे आसानी से ओ. एफ. डी. को कम से कम रखते हुए किया जाता है, यानी शरीर के हिस्से को एक्स-रे डिटेक्टर के जितना संभव हो उतना करीब रखते हुए। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, तो असामान्यता के स्तर को स्वीकार्य रखने के लिए एफ. एफ. डी. को सामान्य 100-110 से. मी. से अधिक बढ़ाना आवश्यक होगा। विल्क्स आरः 1983: रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के सिद्धांत; चर्चिल लिविंगस्टन। एडिनबर्ग रेडियोग्राफी