Anti-scatter grid
मेडिकल इमेजिंग में, एक एंटी-स्कैटर ग्रिड (जिसे बकी-पॉटर ग्रिड के रूप में भी जाना जाता है) डिटेक्टर तक पहुंचने वाले बिखरे हुए विकिरण की मात्रा को सीमित करने के लिए एक उपकरण है, जिससे नैदानिक मेडिकल एक्स-रे छवियों की गुणवत्ता में सुधार होता है। ग्रिड को एक्स-रे स्रोत से रोगी के विपरीत दिशा में और रोगी और एक्स-रे डिटेक्टर या फिल्म के बीच स्थित किया जाता है। बिखरे हुए एक्स-रे की मात्रा को कम करने से छवि के विपरीत संकल्प में वृद्धि होती है, और इसके परिणामस्वरूप नरम ऊतकों की दृश्यता होती है। इस उपकरण का आविष्कार पहली बार जर्मन रेडियोलॉजिस्ट गुस्ताव पीटर बकी ने किया था, जिन्होंने 1913 में दिखाया था कि डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले बिखरे हुए एक्स-रे को 'अस्वीकार' करने के लिए एक ग्रिड का उपयोग किया जा सकता है। बाद में अमेरिकी रेडियोलॉजिस्ट होलिस ई. पॉटर ने चलती ग्रिड की शुरुआत करके इसमें सुधार किया। बकी-पॉटर ग्रिड ने विभिन्न आकारों में छोटी कांच की फोटोग्राफिक प्लेटों से फिल्म में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। ऑपरेशन स्कैटर एक्स-रे उन किरणों के समानांतर यात्रा नहीं करते हैं जो सीधे रोगी के माध्यम से गुजरती हैं। प्रकीर्णन की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है जिनमें एक्स-रे बीम क्षेत्र, एक्स-रे फोटॉन ऊर्जा (ट्यूब वोल्टेज सेटिंग द्वारा निर्धारित), ऊतक की मोटाई और ऊतक की संरचना शामिल हैं। डिटेक्टर तक पहुँचने से पहले बिखरे हुए एक्स-रे को 'अस्वीकार' करके, बकी-पॉटर ग्रिड रिकॉर्ड किए गए कंट्रास्ट में सुधार करता है। ग्रिड का निर्माण सीसे की बारी-बारी से समानांतर पट्टियों और एक रेडियोल्यूसेंट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कार्बन फाइबर, एल्यूमीनियम, यहां तक कि कागज की एक श्रृंखला से किया जाता है। संपर्क के दौरान ग्रिड को रोगी और डिटेक्टर के बीच रखा जाता है। एक्स-रे स्रोत से रोगी के माध्यम से सीधे यात्रा करने वाला विकिरण सीधे ग्रिड के रेडियोल्यूसेंट औषधि के माध्यम से आगे बढ़ता है और डिटेक्टर से टकराता है। विकिरण जो रोगी के माध्यम से यात्रा करते समय बिखरा हुआ है, एक कोण पर लीड स्ट्रिप्स से टकराता है, और या तो क्षीण हो जाता है या आगे बिखरा होता है। नतीजतन, केवल विकिरण जो सीधे रोगी के माध्यम से यात्रा करता है, डिटेक्टर पर चित्रित किया जाता है, जिससे विपरीतता बढ़ जाती है। एकल सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो एंटी-स्कैटर ग्रिड के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, वह ग्रिड अनुपात है। ग्रिड अनुपात ग्रिड में इंटरस्पेस (ग्रिड बार नहीं) की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। 8:1,10:1 और 12:1 का ग्रिड अनुपात सबसे अधिक है। मैमोग्राफी के लिए 5:1 ग्रिड सबसे आम है। ग्रिड अनिवार्य रूप से एक आयामी कॉलिमेटर है और ग्रिड अनुपात को बढ़ाने से कॉलिमेशन की डिग्री बढ़ जाती है। उच्च ग्रिड अनुपात बेहतर स्कैटर सफाई प्रदान करते हैं, लेकिन उनके परिणामस्वरूप रोगी को अधिक विकिरण खुराक भी मिलती है। इसके अलावा, हालांकि उच्च अनुपात संभव हैं, उन्हें उपयोग करने पर अधिक विकिरण तीव्रता की आवश्यकता होती है, अधिक सटीक स्थिति की आवश्यकता होती है, और उत्पादन करने के लिए अधिक महंगे होते हैं। कमियां ग्रिड का उपयोग विशेष रूप से उन परीक्षाओं में किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में बिच्छुरन पैदा होता है, यानी, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊतकों को विकिरणित किया जाता है और जिन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात। वोल्टेज। अन्यथा स्कैटर कंट्रास्ट और रिज़ॉल्यूशन को कम करके छवि को नीचा कर देगा। हालाँकि, एक ग्रिड के उपयोग के लिए रोगी को अधिक विकिरण संपर्क की आवश्यकता होती है क्योंकि प्राथमिक बीम का एक अच्छा सौदा भी लीड स्लैट्स द्वारा क्षीण किया जाता है, और इस कारण से ग्रिड का उपयोग सभी परीक्षाओं के लिए नहीं किया जाता है, विशेष रूप से बाल चिकित्सा अभ्यास में। एक निश्चित रेडियोग्राफिक ग्रिड की एक कमी यह है कि यह छवि पर ग्रिड लाइनें बनाता है। होलिस पॉटर (1880-1964) ने 1920 में दिखाया कि इन ग्रिड लाइनों को ग्रिड लाइनों के समकोण पर ग्रिड को स्थानांतरित करके समाप्त किया जा सकता है। यदि गति की सीमा और गति पर्याप्त है, तो ग्रिड लाइनें धुंधली हो जाएंगी। गति दोलनशील, कंपनशील या पारस्परिक हो सकती है और निरंतर और चिकनी होनी चाहिए। गति को एक्सपोजर से पहले भी शुरू होना चाहिए और एक्सपोजर के बाद तक जारी रहना चाहिए। संदर्भ रेडियोलॉजी एक्स-रे उपकरण