Anesthetic vaporizer
एनेस्थेटिक वेपोराइज़र (अमेरिकी अंग्रेजी) या एनेस्थेटिक वेपोराइज़र (ब्रिटिश अंग्रेजी) एक ऐसा उपकरण है जो आम तौर पर एक एनेस्थेटिक मशीन से जुड़ा होता है जो एक अस्थिर एनेस्थेटिक एजेंट की दी गई सांद्रता प्रदान करता है। यह तरल से एनेस्थेटिक एजेंटों के वाष्पीकरण को नियंत्रित करके काम करता है, और फिर उस सांद्रता को सटीक रूप से नियंत्रित करता है जिसमें इन्हें ताजा गैस प्रवाह में जोड़ा जाता है। इन उपकरणों का डिज़ाइन अलग-अलग होता हैः परिवेश का तापमान, ताजा गैस प्रवाह और एजेंट वाष्प दबाव। आधुनिक वाष्पीकरण आम तौर पर दो प्रकार के वाष्पीकरण होते हैंः प्लेनम और ड्रॉवर। इन दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। दोहरे परिपथ वाला गैस-वाष्प ब्लेंडर एक तीसरे प्रकार का वाष्पीकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से एजेंट डिसफ्लूरेन के लिए किया जाता है। प्लेनम वेपराइज़र प्लेनम वेपराइज़र एनेस्थेटिक मशीन से सकारात्मक दबाव द्वारा संचालित होता है, और आमतौर पर मशीन पर लगाया जाता है। वेपराइज़र का प्रदर्शन इस बात की परवाह किए बिना नहीं बदलता है कि रोगी अनायास सांस ले रहा है या यांत्रिक रूप से हवादार है। वाष्पीकरण का आंतरिक प्रतिरोध आमतौर पर अधिक होता है, लेकिन आपूर्ति दबाव स्थिर होने के कारण वाष्पीकरण को ताजा गैस प्रवाह की एक विस्तृत श्रृंखला पर अस्थिर संवेदनाहारी वाष्प की सटीक सांद्रता प्रदान करने के लिए सटीक रूप से कैलिब्रेट किया जा सकता है। प्लेनम वेपराइज़र एक सुरुचिपूर्ण उपकरण है जो बाहरी शक्ति के बिना, कई सैकड़ों घंटों के निरंतर उपयोग के लिए विश्वसनीय रूप से काम करता है, और इसके लिए बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। प्लेनम वेपराइज़र आने वाली गैस को दो धाराओं में सटीक रूप से विभाजित करके काम करता है। इनमें से एक धारा बायपास चैनल में वाष्पीकरण के माध्यम से सीधे गुजरती है। दूसरे को वाष्पीकरण कक्ष में मोड़ दिया जाता है। वाष्पीकरण कक्ष में गैस पूरी तरह से वाष्पशील संवेदनाहारी वाष्प से संतृप्त हो जाती है। वाष्पीकरण से निकलने से पहले इस गैस को बायपास चैनल में गैस के साथ मिलाया जाता है। एक विशिष्ट वाष्पशील कारक, आइसोफ्लूरेन में 32kPa (वायुमंडल का लगभग 1/3) का संतृप्त वाष्प दबाव होता है। इसका मतलब है कि वाष्पीकरण कक्ष से निकलने वाले गैस मिश्रण में 32kPa का आइसोफ्लूरेन का आंशिक दबाव होता है। समुद्र तल पर (वायुमंडलीय दबाव लगभग 101kPa है), यह आसानी से 32 प्रतिशत की सांद्रता के बराबर होता है। हालांकि, वाष्पीकरण का उत्पादन आम तौर पर 1-2% पर सेट किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ताजा गैस के केवल बहुत कम अनुपात को वाष्पीकरण कक्ष के माध्यम से मोड़ने की आवश्यकता होती है (इस अनुपात को विभाजन अनुपात के रूप में जाना जाता है)। यह भी देखा जा सकता है कि एक प्लेनम वेपराइज़र केवल एक तरह से काम कर सकता हैः यदि यह रिवर्स में जुड़ा हुआ है, तो गैस की बहुत बड़ी मात्रा वाष्पीकरण कक्ष में प्रवेश करती है, और इसलिए वाष्प की संभावित विषाक्त या घातक सांद्रता वितरित की जा सकती है। (तकनीकी रूप से, हालांकि वाष्पीकरण का डायल मात्रा प्रतिशत में कैलिब्रेट किया जाता है (जैसे। 2 प्रतिशत), यह वास्तव में एनेस्थेटिक एजेंट का आंशिक दबाव प्रदान करता है (जैसे। 2kPa))। प्लेनम वेपराइज़र का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर वाष्पशील एजेंट के संतृप्त वाष्प दबाव पर निर्भर करता है। यह प्रत्येक एजेंट के लिए अद्वितीय है, इसलिए यह इस प्रकार है कि प्रत्येक एजेंट का उपयोग केवल अपने विशिष्ट वाष्पीकरण में किया जाना चाहिए। कई सुरक्षा प्रणालियाँ, जैसे कि फ्रेजर-स्वेटमैन प्रणाली, तैयार की गई हैं ताकि प्लेनम वेपराइज़र को गलत एजेंट से भरना बेहद मुश्किल हो। एक वाष्पीकरण में दो एजेंटों के मिश्रण के परिणामस्वरूप वाष्पीकरण से अप्रत्याशित प्रदर्शन हो सकता है। किसी भी एक एजेंट के लिए संतृप्त वाष्प का दबाव तापमान के साथ भिन्न होता है, और प्लेनम वाष्पीकरण को एक विशिष्ट तापमान सीमा के भीतर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनके पास कई विशेषताएं हैं जो तापमान परिवर्तन (विशेष रूप से वाष्पीकरण द्वारा शीतलन) की भरपाई के लिए डिज़ाइन की गई हैं। उनके पास अक्सर लगभग 5 किलोग्राम वजन की धातु की जैकेट होती है, जो कमरे के तापमान के साथ संतुलन बनाती है और गर्मी का स्रोत प्रदान करती है। इसके अलावा, वाष्पीकरण कक्ष के प्रवेश द्वार को एक द्विधातु पट्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो वाष्पीकरण की दक्षता के नुकसान की भरपाई के लिए कक्ष में अधिक गैस को ठंडा करता है। पहला तापमान-प्रतिपूरित प्लेनम वेपराइज़र साइप्रैन 'फ्लूओटीईसी' हेलोथेन वेपराइज़र था, जिसे 1956 में हेलोथेन को नैदानिक अभ्यास में पेश किए जाने के तुरंत बाद बाजार में जारी किया गया था। ड्रॉवर वेपराइज़र ड्रॉवर वेपराइज़र रोगी द्वारा विकसित नकारात्मक दबाव द्वारा संचालित होता है, और इसलिए गैस प्रवाह के लिए कम प्रतिरोध होना चाहिए। इसका प्रदर्शन रोगी के मिनट की मात्रा पर निर्भर करता हैः मिनट के वेंटिलेशन में वृद्धि के साथ इसका उत्पादन कम हो जाता है। ड्राइवर वेपराइज़र का डिज़ाइन बहुत सरल हैः सामान्य रूप से यह एक साधारण कांच का जलाशय है जो सांस लेने के लगाव में लगा होता है। ड्रॉवर वाष्पीकरण का उपयोग किसी भी तरल वाष्पशील एजेंट के साथ किया जा सकता है (जिसमें पुराने एजेंट जैसे डाइथाइल ईथर या क्लोरोफॉर्म शामिल हैं, हालांकि डेस्फ़्लुरेन का उपयोग करना खतरनाक होगा)। चूँकि वाष्पीकरण यंत्र का प्रदर्शन इतना परिवर्तनशील है, सटीक अंशांकन असंभव है। हालांकि, कई डिजाइनों में एक लीवर होता है जो वाष्पीकरण कक्ष में प्रवेश करने वाली ताजा गैस की मात्रा को समायोजित करता है। ड्राइवर वेपराइज़र को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, और इसका उपयोग उन परिपथों में किया जा सकता है जहां पुनः श्वास लिया जाता है, या वृत्त श्वास संलग्नक के अंदर किया जा सकता है। ड्रॉवर वेपराइज़र में आमतौर पर कोई तापमान क्षतिपूर्ति करने वाली विशेषताएं नहीं होती हैं। लंबे समय तक उपयोग के साथ, तरल एजेंट उस बिंदु तक ठंडा हो सकता है जहां जलाशय के बाहर संघनन और यहां तक कि पाला भी बन सकता है। यह शीतलन वाष्पीकरण की दक्षता को बाधित करता है। इस प्रभाव को कम करने का एक तरीका है कि वाष्पीकरण को पानी के कटोरे में रखा जाए। ड्राइवर वेपराइज़र की सापेक्ष अक्षमता इसकी सुरक्षा में योगदान देती है। एक अधिक कुशल डिजाइन बहुत अधिक संवेदनाहारी वाष्प का उत्पादन करेगा। एक ड्राइवर वेपराइज़र से उत्पादन सांद्रता एक प्लेनम वेपराइज़र द्वारा उत्पादित से बहुत अधिक हो सकती है, विशेष रूप से कम प्रवाह पर। सबसे सुरक्षित उपयोग के लिए, श्वास संलग्नक में संवेदनाहारी वाष्प की सांद्रता की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। इसकी कमियों के बावजूद, ड्राइवर वेपराइज़र का निर्माण सस्ता और उपयोग करने में आसान है। इसके अलावा, इसके पोर्टेबल डिजाइन का मतलब है कि इसका उपयोग खेत में या पशु चिकित्सा संज्ञाहरण में किया जा सकता है। दोहरी परिपथ गैस-वाष्प ब्लेंडर वाष्पीकरण की तीसरी श्रेणी (दोहरी परिपथ गैस-वाष्प ब्लेंडर) विशेष रूप से एजेंट डिसफ्लूरेन के लिए बनाई गई थी। डेस्फ्लुरेन 23.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो कमरे के तापमान के बहुत करीब होता है। इसका मतलब है कि सामान्य संचालन तापमान पर, तापमान में केवल छोटे उतार-चढ़ाव के साथ डिसफ्लूरेन का संतृप्त वाष्प दबाव बहुत बदल जाता है। इसका मतलब है कि एक सामान्य प्लेनम वेपोराइज़र की विशेषताएं डिसफ्लूरेन की सटीक सांद्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एक बहुत गर्म दिन पर, सभी डिसफ्लूरेन उबल जाते हैं, और डिसफ्लूरेन की बहुत अधिक (संभावित रूप से घातक) सांद्रता रोगी तक पहुंच सकती है। एक डिसफ्लूरेन वाष्पीकरण (जैसे। डेटेक्स-ओहमेडा द्वारा उत्पादित टी. ई. सी. 6) को 39 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 194 केपीए तक दबाव डाला जाता है। इसे एनेस्थेटिक मशीन पर प्लेनम वेपोराइज़र की तरह ही लगाया जाता है, लेकिन इसका कार्य काफी अलग है। यह गर्मी का उपयोग करके डिसफ्लूरेन युक्त एक कक्ष को वाष्पित करता है, और ताजा गैस प्रवाह में थोड़ी मात्रा में शुद्ध डिसफ्लूरेन वाष्प को इंजेक्ट करता है। एक ट्रांसड्यूसर ताजा गैस के प्रवाह को महसूस करता है। चालू करने के बाद वार्म-अप अवधि की आवश्यकता होती है। यदि मुख्य शक्ति समाप्त हो जाती है तो डेस्फ़्लुरेन वाष्पीकरण विफल हो जाएगा। यदि वाष्पीकरण यंत्र लगभग खाली है तो चेतावनी की आवाज आती है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन वाष्पीकरण यंत्र में डिसफ्लूरेन के स्तर को इंगित करता है। डेस्फ़्लुरेन वाष्पीकरण की लागत और जटिलता ने डेस्फ़्लुरेन की लोकप्रियता की सापेक्ष कमी में योगदान दिया है, हालांकि हाल के वर्षों में यह लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से, ईथर (पहला वाष्पशील एजेंट) का उपयोग पहली बार जॉन स्नो के इनहेलर (1847) द्वारा किया गया था, लेकिन क्लोरोफॉर्म (1848) के उपयोग से इसे हटा दिया गया था। ईथर ने फिर धीरे-धीरे कर्ट शिम्मेलबश के "मास्क" के माध्यम से नियमित उपयोग के साथ एक पुनरुद्धार (1862-1872) किया, जो तरल ईथर को टपकाने के लिए एक नार्कोसिस मास्क था। अब अप्रचलित, यह तार से बना एक मुखौटा था, और कपड़े से ढका हुआ था। ईथर के प्रबंधन की एक अधिक विश्वसनीय विधि के लिए दंत शल्यचिकित्सकों के दबाव और मांग ने इसके वितरण को आधुनिक बनाने में मदद की। 1877 में, क्लोवर ने पानी के जैकेट के साथ एक ईथर इनहेलर का आविष्कार किया, और 1899 के अंत तक ईथर के विकल्प सामने आए, मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के संज्ञाहरण की शुरुआत के कारण। इसके बाद, इसके परिणामस्वरूप साइक्लोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोइथिलीन और हेलोथेन की शुरुआत के कारण ईथर (1930-1956) के उपयोग में गिरावट आई। 1980 के दशक तक, एनेस्थेटिक वेपराइज़र काफी विकसित हो गया था; बाद के संशोधनों से तापमान क्षतिपूर्ति, एक द्विधातु पट्टी, तापमान-समायोजित विभाजन अनुपात और एंटी-स्पिल उपायों जैसी अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं का एक बेड़ा बनता है। संदर्भ बाहरी लिंक निः शुल्क संसाधन जो howequipmentworks.com एनेस्थेटिक मशीन पर एनेस्थीसिया वेपराइज़र के सिद्धांतों की ग्राफिक रूप से व्याख्या करता हैः एक प्रस्तुति माइकल पी. डॉश द्वारा एनेस्थीसिया गैस मशीन Anaesthesia.UK पर सटीक वेपराइज़र सटीक वेपराइज़र के लिए संचालन निर्देश और रखरखाव दिशानिर्देश एनेस्थीसिया दवा वितरण उपकरणों का इतिहास खुराक रूप