Du Noüy–Padday method
डू नोयू-पैडडे विधि डू नोयू रिंग विधि का एक न्यूनतम संस्करण है जो बड़े प्लैटिनम रिंग को एक पतली छड़ से बदल देता है जिसका उपयोग हवा-तरल इंटरफेस पर संतुलन सतह तनाव या गतिशील सतह तनाव को मापने के लिए किया जाता है। इस विधि में, छड़ इंटरफेस के लंबवत होती है, और उस पर लगाए गए बल को मापा जाता है। पैडडे के काम के आधार पर, इस विधि का व्यापक उपयोग लैंगमुइर-ब्लॉजेट फिल्मों की तैयारी और निगरानी, स्याही और कोटिंग विकास, फार्मास्युटिकल स्क्रीनिंग और शैक्षणिक अनुसंधान में किया जाता है। विस्तृत विवरण डू नोयू पैडे रॉड में आमतौर पर कुछ मिलीमीटर वर्ग के क्रम में एक छड़ होती है जो एक छोटी सी अंगूठी बनाती है। छड़ को अक्सर एक मिश्रित धातु सामग्री से बनाया जाता है जिसे इंटरफेस पर पूरी तरह से गीला करने के लिए खुरदरा किया जा सकता है। सरफैक्टेंट को पूरी तरह से हटाने के लिए छड़ को पानी, अल्कोहल और लौ या मजबूत एसिड से साफ किया जाता है। छड़ को एक पतली धातु हुक के माध्यम से एक पैमाने या संतुलन से जोड़ा जाता है। पैडे विधि अधिकतम खिंचाव बल विधि का उपयोग करती है, अर्थात। सतह के तनाव के कारण अधिकतम बल दर्ज किया जाता है क्योंकि जांच को पहले सी. ए. में डुबोया जाता है। समाधान में एक मिमी और फिर धीरे-धीरे इंटरफेस से वापस ले लिया। एक जांच पर कार्य करने वाले मुख्य बल उत्प्लावनता (जांच द्वारा विस्थापित तरल की मात्रा के कारण) और जांच का पालन करने वाले मेनिस्कस का द्रव्यमान हैं। यह एक पुरानी, विश्वसनीय और अच्छी तरह से प्रलेखित तकनीक है। अधिकतम खिंचाव बल तकनीक का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जांच पर घटता संपर्क कोण प्रभावी रूप से शून्य है। अधिकतम खिंचाव बल तब प्राप्त होता है जब उत्प्लावन बल अपने न्यूनतम तक पहुंच जाता है, डु नोय रिंग/अधिकतम खिंचाव बल विधि के आधार पर पैडे उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले सतह तनाव माप को यहां आगे समझाया गया हैः जांच पर कार्य करने वाले बल को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता हैः i) जांच द्वारा विस्थापित आयतन से उत्पन्न उछाल, और ii) जांच से चिपके तरल के मेनिस्कस का द्रव्यमान। उत्तरार्द्ध सतह तनाव बल के साथ संतुलन में है, अर्थात। प्रोब की परिधि कहाँ है, सतह का तनाव और प्रोब के नीचे मेनिस्कस का वजन कहाँ है। यहाँ विचार की गई स्थिति में जांच द्वारा विस्थापित मात्रा को मेनिस्कस में शामिल किया गया है। यह जांच और मापा जाने वाले समाधान के बीच का संपर्क कोण है, और किब्रोन की जांच के साथ अधिकांश समाधानों के लिए नगण्य है। इस प्रकार, संतुलन द्वारा मापा जाने वाला बल इस बात से दिया जाता है कि जांच पर कार्य करने वाला बल कहाँ है और उत्प्लावन के कारण बल कहाँ है। पृथक्करण के बिंदु पर घोल में डूबी हुई जांच की मात्रा गायब हो जाती है, और इस प्रकार, उत्प्लावन अवधि भी। यह बल वक्र में अधिकतम के रूप में देखा जाता है, जो आदर्श स्थितियों के लिए उपरोक्त व्युत्पत्ति धारण के माध्यम से सतह के तनाव से संबंधित है। गैर-आदर्श, जैसे। दोष जांच आकार से, ज्ञात सतह तनाव के साथ एक समाधान का उपयोग करके अंशतः अंशांकन दिनचर्या में क्षतिपूर्ति की जाती है। लाभ और अभ्यास एक डु नोय रिंग के विपरीत, सतह के तनाव की गणना करते समय किसी सुधार कारक की आवश्यकता नहीं होती है। अपने छोटे आकार के कारण रॉड का उपयोग उच्च थ्रूपुट उपकरणों में किया जा सकता है जो सतह के तनाव को निर्धारित करने के लिए 96-वेल प्लेट का उपयोग करते हैं। छड़ का छोटा व्यास कुछ उपकरणों में 50 एल नमूनों का उपयोग किए जाने के साथ तरल की एक छोटी मात्रा में इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, रॉड विल्हेल्मी विधि के लिए भी उपयोग की अनुमति देता है क्योंकि माप के दौरान रॉड को पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है। इसके लिए गतिशील सतह तनाव का उपयोग समय-सीमा की एक विस्तृत श्रृंखला पर सतह गतिविज्ञान के सटीक निर्धारण के लिए किया जा सकता है। पैडडे तकनीक कम प्रचालक भिन्नता भी प्रदान करती है और इसे कंपन-रोधी तालिका की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य उपकरणों की तुलना में यह लाभ पैडडे उपकरणों को आसानी से क्षेत्र में उपयोग करने की अनुमति देता है। जब छड़ मिश्रित सामग्री से बनी होती है तो उसके झुकने की संभावना भी कम होती है और इसलिए डू नोयू विधि में दी जाने वाली अधिक महंगी प्लैटिनम छड़ की तुलना में सस्ती होती है। एक विशिष्ट प्रयोग में, छड़ी को एक मैनुअल या स्वचालित उपकरण का उपयोग करके सतह पर कम किया जाता है, जब तक कि एक मेनिस्कस नहीं बन जाता है, और फिर उठाया जाता है ताकि छड़ का निचला किनारा निर्बाध सतह के तल पर स्थित हो। इस तकनीक का एक नुकसान यह है कि यह दो तरल पदार्थों के बीच अंतरफलक तनाव को मापने के लिए छड़ को सतह में दफन नहीं कर सकता है। व्यावहारिक उपयोग एकल जांच का उपयोग करने वाले उपकरण का व्यावहारिक उपयोग यह है कि यह एक उच्च थ्रूपुट उपकरण के विकास की अनुमति देता है। रक्त-मस्तिष्क अवरोध (बी. बी. बी.) में दवाओं के प्रवेश को समझने, दवाओं की घुलनशीलता को समझने, दवा की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए एक स्क्रीन का विकास, ऑक्सीकृत फॉस्फोलिपिड्स के भौतिक रासायनिक गुणों का निर्धारण करने और नए सर्फैक्टेंट/पॉलिमर के विकास के लिए वास्तविक समय में निर्माण के लिए एक उच्च प्रवाह क्षमता सतह तनाव उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। बी. बी. बी. में दवाओं का प्रवेश एच. टी. एस. सतह तनाव उपकरण का उपयोग करके खराब घुलनशील दवा उम्मीदवारों की भौतिक रासायनिक रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया। रक्त-मस्तिष्क अवरोध के माध्यम से प्रवेश की अनुमित भविष्यवाणी। एक दवा की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए एक स्क्रीन का विकास दवा-लिपिड-परिसरों के साथ एक सहसंबंध विशेष कैशनिक दवाओं में फॉस्फोलिपिडोसिस की भविष्यवाणी करने के लिए उच्च-थ्रूपुट सतह तनाव उपकरण के साथ सहसंबद्ध था। दवाओं की घुलनशीलता को समझना दवा घुलनशीलता पहले शेकर विधि द्वारा की गई है। 96-वेल हाई थ्रूपुट उपकरण ने दवाओं का परीक्षण करने के लिए एक नई विधि के विकास की अनुमति दी है। ऑक्सीकृत फॉस्फोलिपिड्स ऑक्सीकृत लिपिड के भौतिक रासायनिक गुणों को एक उच्च थ्रूपुट उपकरण का उपयोग करके चिह्नित किया गया था। चूँकि ये ऑक्सीकृत लिपिड महंगे होते हैं और केवल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एक सतह तनाव उपकरण जिसे केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, बेहतर होता है। नए सर्फैक्टेंट/पॉलिमर का विकास शाखाओं वाले सह-पॉलिमर समाधानों की सतह तनाव रूपरेखाओं को एच. टी. एस. सतह टेंसिओमीटर का उपयोग करके एक कार्य बहुलक सांद्रता के रूप में पी. एच.-ट्रिगर एकत्रीकरण पायस बूंदों का उत्पादन करने के लिए किया गया था। टेंसिओमीटर (सतह तनाव) डु नोय रिंग विधि सेसिल ड्रॉप तकनीक विल्हेल्मी प्लेट विधि संदर्भ सतह विज्ञान द्रव यांत्रिकी देखें