Extensometer
एक्स्टेंसोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। यह तनाव-तनाव मापन और तन्यता परीक्षणों के लिए उपयोगी है। इसका नाम "एक्सटेंशन-मीटर" से आया है। इसका आविष्कार चार्ल्स हस्टन ने किया था जिन्होंने 1879 में जर्नल ऑफ द फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में एक लेख में इसका वर्णन किया था। हस्टन ने बाद में फेयरबैंक्स एंड इविंग को अधिकार दिए, जो परीक्षण मशीनों और तराजू के एक प्रमुख निर्माता थे। प्रकार दो मुख्य प्रकार के एक्सटेंसोमीटर हैंः संपर्क और गैर-संपर्क। संपर्क संपर्क विस्तारक का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है और इन्हें दो और श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के संपर्क विस्तारमापी को क्लिप-ऑन विस्तारमापी कहा जाता है। इन उपकरणों का उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां उच्च परिशुद्धता तनाव माप की आवश्यकता होती है (अधिकांश एएसटीएम आधारित परीक्षण)। वे कई विन्यासों में आते हैं और विस्थापन को बहुत छोटे से अपेक्षाकृत बड़े (एक मिमी से कम से 100 मिमी से अधिक) तक माप सकते हैं। उनके पास कम लागत और उपयोग में आसानी का लाभ है, हालांकि वे छोटे/नाजुक नमूनों को प्रभावित कर सकते हैं। स्वचालित परीक्षण के लिए क्लिप-ऑन उपकरणों को बड़े पैमाने पर डिजिटल "सेंसर आर्म" एक्सटेंसोमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन्हें मोटर चालित प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से नमूने पर लागू किया जा सकता है और पारंपरिक क्लिप-ऑन उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक दोहराने योग्य परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। वे असंतुलित होते हैं और इसलिए नमूने पर उनका न के बराबर प्रभाव पड़ता है। बेहतर रैखिकता, कम संकेत शोर और संबंधित बल डेटा के साथ सिंक्रनाइज़ेशन डिजिटल कन्वर्टर्स और संबंधित फिल्टर के लिए एनालॉग की कमी के कारण बड़े फायदे हैं जो समय अंतराल जोड़ते हैं और कच्चे डेटा को सुचारू बनाते हैं। इसके अलावा ये उपकरण विफलता तक नमूने पर रह सकते हैं और बिना किसी सटीकता को खोए बहुत अधिक विस्तार (1000 मिमी तक) को माप सकते हैं। इन उपकरणों में आम तौर पर 0.3 माइक्रोन या बेहतर का संकल्प होता है (उच्चतम गुणवत्ता वाले उपकरण 0.02 माइक्रोन के रूप में कम मूल्यों को पढ़ सकते हैं) और आईएसओ 9513 के वर्ग 1 और 0.5 को पूरा करने के लिए पर्याप्त माप सटीकता होती है। गैर-संपर्क कुछ विशेष अनुप्रयोगों के लिए, गैर-संपर्क एक्सटेंसोमीटर लाभ लाना शुरू कर रहे हैं जहां एक फीलर आर्म या संपर्क एक्सटेंसोमीटर का उपयोग करना अव्यावहारिक है। लेजर ए एक विस्तारमापी है जो कुछ सामग्रियों पर तनाव या विस्तार माप करने में सक्षम है जब उन्हें एक तन्यता परीक्षण मशीन में लोड किया जाता है। सिद्धांत एक लेजर के साथ नमूना सतह को रोशन करके काम करता है, नमूना सतह से प्रतिबिंब फिर एक सी. सी. डी. कैमरे द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जटिल एल्गोरिदम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। लेजर एक्स्टेंसोमीटर का उपयोग करते समय नमूने पर निशान लगाना आवश्यक नहीं है, जिससे सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त समय की बचत होती है। एक माइक्रोमीटर (आमतौर पर 0.1 माइक्रोन) से कम रिज़ॉल्यूशन और 900 मिमी तक का विस्तार प्राप्त किया जा सकता है, जो इन उपकरणों को सबसे जटिल परीक्षण के लिए उपयुक्त बनाता है। लेजर एक्स्टेंसोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से उन सामग्रियों के लिए किया जाता है जो एक पारंपरिक "क्लिप-ऑन" एक्स्टेंसोमीटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जहां उपकरण पर क्लिप का द्रव्यमान भौतिक रूप से नमूने से जुड़े होने के कारण सामग्री के गुणों को प्रभावित करता है। लेजर एक्स्टेंसोमीटर का उपयोग ऊंचे या शून्य से कम तापमान पर परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है। वीडियो ए एक ऐसा उपकरण है जो पीसी से जुड़े फ्रेम ग्रैबर या डिजिटल वीडियो कैमरे का उपयोग करके परीक्षण के दौरान नमूने की निरंतर छवियों को कैप्चर करके कुछ सामग्रियों के तनाव/तनाव माप करने में सक्षम है। परीक्षण के तहत सामग्री के नमूने को आमतौर पर एक विशिष्ट आकार में काटा जाता है और विशेष मार्करों (आमतौर पर विशेष स्टिकर या पेन के साथ चिह्नित किया जाता है जो मार्कर को नमूने के रंग और कैप्चर की गई छवि में बनावट से अलग करता है) के साथ चिह्नित किया जाता है। कैप्चर की गई छवि में इन मार्करों के बीच की पिक्सेल दूरी को लगातार कैप्चर किए गए वीडियो में ट्रैक किया जाता है, जबकि परीक्षण के तहत नमूने को बढ़ाया/संपीड़ित किया जाता है। इस पिक्सेल दूरी को वास्तविक समय में मापा जा सकता है और प्रत्यक्ष तनाव माप देने के लिए एक अंशांकन मूल्य के खिलाफ मैप किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो तनाव नियंत्रण में परीक्षण मशीन को नियंत्रित किया जा सकता है। एक उचित अंशांकन मूल्य और अच्छे छवि प्रसंस्करण एल्गोरिदम के साथ, एक माइक्रोमीटर (माइक्रोन) से बहुत कम रिज़ॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। उचित अंशांकन मूल्य अंशांकन नमूने पर भी निर्भर करता है जो आमतौर पर बहुत सटीकता के साथ एक विशेष रूप से नक्काशीदार सामग्री होती है। अंशांकन के लिए, नए नमूने के लिए उपयोग की जाने वाली समान परीक्षण स्थितियों के तहत चित्रों को पहले अंशांकन नमूने के साथ लिया जाता है। वीडियो एक्स्टेंसोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से उन सामग्रियों के लिए किया जाता है जो पारंपरिक संपर्क या डिजिटल "फीलर आर्म" एक्स्टेंसोमीटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ अनुप्रयोगों में वीडियो एक्स्टेंसोमीटर यांत्रिक माप इकाइयों की जगह ले रहा है-लेकिन यह मुख्य रूप से क्लिप-ऑन उपकरण हैं। 50 मिमी गेज लंबाई वाले प्लास्टिक पर लोच के मापांक को आईएसओ 527 तक मापते समय 1 माइक्रोन की सटीकता की आवश्यकता होती है। कुछ वीडियो एक्स्टेंसोमीटर इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि उत्पादन परीक्षण के लिए स्वचालित मोटर चालित डिजिटल एक्स्टेंसोमेट्री का उपयोग करना बेहतर है ताकि ऑपरेटरों को नमूने पर मैन्युअल रूप से निशान जोड़ने से बचा जा सके, और सिस्टम को सेट करने और समायोजित करने में समय लगा सके। ध्यान दें कि कुछ वीडियो एक्सटेंसोमीटरों को स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है जब तापमान कक्षों के भीतर तनाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च सटीकता की मांग करने वाले अनुप्रयोगों के लिए, गैर-संपर्क तनाव माप, वीडियो एक्सटेंसोमीटर एक सिद्ध समाधान हैं। कुछ परीक्षण अनुप्रयोगों में वे अन्य तकनीकों की तुलना में बेहतर हैं, जैसे कि लेजर स्पेकल क्योंकि एक बड़ी सीमा पर तनाव को मापने की क्षमता है। यह माप जैसे माप को निर्धारित करने के साथ-साथ विफलता पर तनाव की अनुमति देता है। यदि वीडियो एक्स्टेंसोमीटर प्रकाश सरणी और लेंस दोनों पर उपयुक्त फिल्टर का उपयोग नहीं करता है तो परीक्षण के दौरान परिवेशी प्रकाश की स्थिति में बदलाव परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इस तकनीक के साथ सिस्टम परिवेशी प्रकाश स्थितियों के सभी प्रभावों को हटा देते हैं। खनन खनन वातावरण में, एक्सटेंसोमीटर का उपयोग बैटर/हाईवॉल पर विस्थापन को मापने के लिए किया जाता है। प्लॉटिंग विस्थापन बनाम समय भू-तकनीकी इंजीनियरों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या दीवार की विफलताएं आसन्न हैं। जटिल विफलताओं के लिए, रडार या लेजर स्कैन जैसे आगे के उपकरणों का उपयोग 3-आयामी और अंततः 4-आयामी विश्लेषण को सक्षम करने के लिए किया जाता है। भूमिगत जल और जलभृत विस्तारमापी का उपयोग जलभृतों के संघनन के साथ-साथ उनके विस्तार को मापने में किया जा सकता है। एर्गोमीटर संपीड़न की गहराई, दर और सीमा का महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकते हैं। क्षेत्रों में अवसादन की स्पष्ट तस्वीर एकत्र करने वाले इस सुसंगत डेटा पर ध्यान दिया जा सकता है। एक्स्टेंसोमीटरों के सत्यापन और वर्गीकरण के लिए मानक एएसटीएम ई83 मानक अभ्यास एएसटीएम डी4403 रॉक में उपयोग किए जाने वाले एक्स्टेंसोमीटरों के लिए मानक अभ्यास भी देखें कम्प्रेसोमीटर विरूपण निगरानी संदर्भ हस्टन, चार्ल्स। "आयरन पर निरंतर और प्रगतिशील रूप से बढ़ते तनाव का प्रभाव", जर्नल ऑफ द फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, वॉल्यूम। 107, नं. 1 जनवरी 1879, पृ. 41-44। जे. आर. डेविस द्वारा संपादित तन्यता परीक्षण को आगे पढ़ें। दूसरा संस्करण। मैटेरियल्स पार्क, ओहायोः ए. एस. एम. इंटरनेशनल, 2004. पीपी. 77-82। .. लंबाई, दूरी या सीमा मापने वाले उपकरण सामग्री परीक्षण डीः डेहनंगसेंसर