Digital holography
डिजिटल होलोग्राफी एक डिजिटल संवेदक सरणी, आमतौर पर एक सी. सी. डी. कैमरा या इसी तरह के उपकरण के साथ होलोग्राम के अधिग्रहण और प्रसंस्करण को संदर्भित करता है। छवि प्रतिपादन, या वस्तु डेटा का पुनर्निर्माण डिजिटाइज्ड इंटरफेरोग्राम से संख्यात्मक रूप से किया जाता है। डिजिटल होलोग्राफी ऑप्टिकल चरण डेटा को मापने का एक साधन प्रदान करता है और आमतौर पर त्रि-आयामी सतह या ऑप्टिकल मोटाई छवियों को वितरित करता है। आयाम, चरण और ध्रुवीकरण अवस्था जैसी ऑप्टिकल तरंग विशेषताओं का आकलन करने के लिए कई रिकॉर्डिंग और प्रसंस्करण योजनाएं विकसित की गई हैं, जो डिजिटल होलोग्राफी को माप विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विधि बनाती हैं। होलोग्राम की डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्रसंस्करण ऑफ-एक्सिस विन्यास ऑफ-एक्सिस विन्यास में, संदर्भ और ऑब्जेक्ट बीम के बीच एक छोटे से कोण का उपयोग ऑब्जेक्ट और संदर्भ ऑप्टिकल क्षेत्रों के बीच क्रॉस-बीटिंग योगदान को इन क्षेत्रों के स्व-बीटिंग योगदान के साथ ओवरलैप करने से रोकने के लिए किया जाता है। ये खोज एम्मेट लीथ और ज्यूरिस उपात्निक्स द्वारा एनालॉग होलोग्राफी के लिए की गई थी, और बाद में डिजिटल होलोग्राफी के लिए अनुकूलित की गई थी। इस विन्यास में, छवि पुनर्निर्माण के लिए केवल एक एकल अभिलिखित डिजिटल इंटरफेरोग्राम की आवश्यकता होती है। फिर भी, इस विन्यास का उपयोग अस्थायी मॉडुलन विधियों के संयोजन में भी किया जा सकता है, जैसे कि कम प्रकाश में उच्च संवेदनशीलता माप के लिए चरण-स्थानांतरण और आवृत्ति-स्थानांतरण। फेज-शिफ्टिंग होलोग्राफी फेज-शिफ्टिंग (या फेज-स्टेप्ड) डिजिटल होलोग्राफी प्रक्रिया में कई इंटरफेरोग्राम को पकड़ना शामिल है जो प्रत्येक प्रकाशित वस्तु पर सभी बिंदुओं से लौटे प्रकाश और प्रकाश के एक नियंत्रित संदर्भ किरण के बीच ऑप्टिकल फेज संबंधों को इंगित करता है। संदर्भ किरण के ऑप्टिकल चरण को एक नमूने के इंटरफेरोग्राम से दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन इंटरफेरोग्राम के एक रैखिक संयोजन से, जटिल मूल्य वाले होलोग्राम बनते हैं। इन होलोग्रामों में संवेदक तल में वस्तु द्वारा विक्षेपित ऑप्टिकल विकिरण की आयाम और चरण जानकारी होती है। आवृत्ति-स्थानांतरण होलोग्राफी इलेक्ट्रो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर (पॉकेल कोशिकाएं) या एकोस्टो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर (ब्रैग कोशिकाएं) के उपयोग के माध्यम से, संदर्भ लेजर बीम को एक ट्यूनेबल मात्रा द्वारा आवृत्ति-स्थानांतरण किया जा सकता है। यह ऑप्टिकल हेटेरोडाइन डिटेक्शन को सक्षम बनाता है, एक आवृत्ति-रूपांतरण प्रक्रिया जिसका उद्देश्य सेंसर के अस्थायी बैंडविड्थ में दिए गए रेडियोफ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल सिग्नल घटक को स्थानांतरित करना है। नैरोबैंड लेजर डॉपलर इमेजिंग के लिए आवृत्ति-स्थानांतरित होलोग्राम का उपयोग किया जा सकता है। होलोग्रामों की बहुगुणन, होलोग्रामों की अस्थायी और स्थानिक बैंडविड्थ के अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ संबोधित करते हुए कोणीय, तरंग दैर्ध्य, अंतरिक्ष-विभाजन, ध्रुवीकरण और साइडबैंड बहुगुणन योजनाओं के लिए सफलता के साथ प्रदर्शन किया गया। कुशल भंडारण और संचरण के लिए डिजिटल होलोग्राम को संख्यात्मक रूप से बहुगुणित और बहुगुणित किया जा सकता है। आयाम और चरण को सही ढंग से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल होलोग्राफी सुपर-रिज़ॉल्यूशन में सुपर-रिज़ॉल्यूशन सी. सी. डी. सरणी के छिद्र को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए एक गतिशील चरण विवर्तन ग्रेटिंग के माध्यम से संभव है। एक प्रकाशिकी/डेटा-प्रसंस्करण सह-डिजाइन योजना को अपनाकर कणों का अति-स्थानीयकरण प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल होलोग्राफी ऑप्टिकल सेक्शन में ऑप्टिकल सेक्शन, जिसे सेक्शनल इमेज रिकंस्ट्रक्शन के रूप में भी जाना जाता है, एक त्रि-आयामी डिजिटल होलोग्राम से एक विशेष अक्षीय गहराई पर एक समतल छवि को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसमें सबसे बहुमुखी के बीच व्युत्क्रम इमेजिंग है। माइक्रोस्कोपी में डिजिटल होलोग्राफी द्वारा फोकस की गहराई का विस्तार आयाम और चरण में डिजिटल होलोग्राफी की 3डी इमेजिंग क्षमता का उपयोग करके माइक्रोस्कोपी में फोकस की गहराई का विस्तार करना संभव है। होलोग्राम और इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोपी का संयोजन अलग-अलग दिशाओं से या संदर्भ तरंग की अलग-अलग दिशाओं के साथ दर्ज किए गए होलोग्राम के एक समूह का डिजिटल विश्लेषण बड़े संख्यात्मक छिद्र के साथ एक उद्देश्य के संख्यात्मक अनुकरण की अनुमति देता है, जिससे संकल्प में वृद्धि होती है। इस तकनीक को इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राफी डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोपी होलोग्राफिक इंटरफेरोमेट्री होलोग्राफी संदर्भ आगे पढ़ना होलोग्राफी भी देखें।