Monitor unit
एक मॉनिटर इकाई (एम. यू.) विकिरण चिकित्सा जैसे कि एक रैखिक त्वरक या एक ऑर्थोवोल्टेज इकाई के लिए एक नैदानिक त्वरक से मशीन उत्पादन का एक माप है। मॉनिटर इकाइयों को मॉनिटर कक्षों द्वारा मापा जाता है, जो आयनीकरण कक्ष होते हैं जो एक बीम द्वारा वितरित खुराक को मापते हैं और रेडियोथेरेपी रैखिक त्वरक के उपचार शीर्ष में निर्मित होते हैं। अंशांकन और खुराक की मात्रा रैखिक त्वरक को विशेष परिस्थितियों में एक विशेष अवशोषित खुराक देने के लिए अंशांकन किया जाता है, हालांकि परिभाषा और माप विन्यास चिकित्सा क्लीनिकों के बीच भिन्न हो सकते हैं। सबसे आम परिभाषाएँ हैंः मॉनिटर कक्ष 100 एम. यू. पढ़ता है जब 1 ग्रे (100 रेड) की अवशोषित खुराक को पानी के समतुल्य प्रेत में अधिकतम खुराक की गहराई पर एक बिंदु पर वितरित किया जाता है जिसकी सतह मशीन के समकेन्द्र पर होती है (यानी। आमतौर पर स्रोत से 100 से. मी. पर) 10 से. मी. × 10 से. मी. की सतह पर क्षेत्र के आकार के साथ। मॉनिटर कक्ष 100 एम. यू. पढ़ता है जब एक अवशोषित खुराक को फैंटम की सतह के साथ फैंटम में दी गई गहराई पर एक बिंदु पर वितरित किया जाता है ताकि निर्दिष्ट बिंदु मशीन के आइसोसेंटर पर हो और क्षेत्र का आकार आइसोसेंटर पर 10 सेमी × 10 सेमी हो। कुछ रैखिक त्वरकों को स्रोत-से-सतह दूरी (एसएसडी) के बजाय स्रोत-से-अक्ष दूरी (एसएडी) का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जाता है, और कैलिब्रेशन (मॉनिटर यूनिट परिभाषा) अस्पताल की प्रथा के आधार पर भिन्न हो सकता है। प्रारंभिक रेडियोथेरेपी "निरंतर एसएसडी" उपचारों का उपयोग करके की गई थी, और इसलिए इस अंशांकन ज्यामिति को प्रतिबिंबित करने के लिए मॉनिटर इकाई की परिभाषा को अपनाया गया था। आधुनिक रेडियोथेरेपी आइसोसेंट्रिक उपचार योजनाओं का उपयोग करके की जाती है, इसलिए मॉनिटर इकाई की नई परिभाषाएँ स्रोत-से-अक्ष दूरी (एसएडी) के आधार पर आइसोसेंटर पर ज्यामिति पर आधारित होती हैं। माध्यमिक मॉनिटर इकाई की गणना लगभग 60 प्रतिशत रिपोर्ट की गई त्रुटियों में उपचार योजना या खुराक की गणना की उचित स्वतंत्र माध्यमिक जांच की कमी शामिल है। विकास और तकनीकी प्रगति के साथ, रेडियोथेरेपी के लिए आवश्यक है कि विकिरण की उच्च खुराक को बढ़ती सटीकता के साथ ट्यूमर तक पहुँचाया जाए। प्रकाशन 24 में विकिरण इकाइयों और माप पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई. सी. आर. यू.) की सिफारिशों के अनुसार, वितरित खुराक निर्धारित खुराक के ± 5 प्रतिशत से अधिक विचलित नहीं होनी चाहिए। हाल ही में, प्रकाशन 62 में नई आई. सी. आर. यू. की वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कम्प्यूटरीकृत उपचार योजना प्रणालियों का उपयोग अक्सर रेडियोथेरेपी सेवाओं में रोगी को निर्धारित खुराक देने के लिए निगरानी इकाई (एम. यू.) गणना करने के लिए किया जाता है। चूंकि कुल खुराक अनिश्चितता का केवल एक हिस्सा उपचार योजना में गणना प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए योजना प्रणालियों की सटीकता के लिए सहिष्णुता कम होनी चाहिए। रेडियोथेरेपी में गुणवत्ता आश्वासन पर प्रकाशनों ने स्वतंत्र मैनुअल गणना के माध्यम से एम. यू. गणनाओं की नियमित जांच की सिफारिश की है। योजना प्रणालियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक खुराक गणना एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की सीमाओं का संकेत प्रदान करने के अलावा, इस प्रकार का सत्यापन एल्गोरिदम की सटीकता और उपयोग किए गए बीमों की डेटा अखंडता में विश्वास बढ़ा सकता है। तालिका 1 एम. यू. गणना सॉफ्टवेयर निर्माताओं को सूचीबद्ध करती है। संदर्भ विकिरण चिकित्सा चिकित्सा भौतिकी ऑन्कोलॉजी एक्स-रे