Oudin coil
एक ऑडिन कॉइल, जिसे ऑडिन ऑसिलेटर या ऑडिन रेज़ोनेटर भी कहा जाता है, एक प्रतिध्वनित ट्रांसफॉर्मर सर्किट है जो कम वर्तमान स्तरों पर बहुत अधिक वोल्टेज, उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा (एसी) बिजली उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग 20 वीं शताब्दी के मोड़ के आसपास इलेक्ट्रोथेरेपी के अप्रचलित रूपों में किया जाता है। यह टेस्ला कॉइल के समान है, अंतर यह है कि ऑडिन कॉइल को एक ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में जोड़ा गया था। इसका आविष्कार 1893 में फ्रांसीसी चिकित्सक पॉल मैरी ऑडिन द्वारा चिकित्सक जैक्स आर्सेन डी 'आर्सनवल के इलेक्ट्रोथेरेपी उपकरण के संशोधन के रूप में किया गया था और शायद 1940 तक चिकित्सा डायथर्मी थेरेपी के साथ-साथ क्वैक दवा में भी इसका उपयोग किया जाता था। कुण्डली के उच्च वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल को एक अछूता हाथ से पकड़े जाने वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया था जो चमकदार ब्रश निर्वहन का उत्पादन करता था, जिसे इलेक्ट्रोथेरेपी में विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए रोगी के शरीर पर लगाया जाता था। ऑडिन और टेस्ला कॉइल स्पार्क-एक्साइटेड एयर-कोर डबल-ट्यून ट्रांसफॉर्मर सर्किट हैं जो कम धाराओं पर बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए अनुनाद का उपयोग करते हैं। वे रेडियो आवृत्ति (आर. एफ.) सीमा में वैकल्पिक धारा का उत्पादन करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चिकित्सा कुंडलियों ने 200 किलोहर्ट्ज़ से 5 मेगाहर्ट्ज़ की सीमा में आवृत्तियों पर 50,000 से एक मिलियन वोल्ट तक की क्षमता का उत्पादन किया। कुण्डली के प्राथमिक परिपथ में लेडेन जार संधारित्र (सी) होते हैं जो कुण्डली (एल 1) के प्राथमिक घुमावदार के साथ संयोजन में एक अनुनाद परिपथ (ट्यून किए गए परिपथ) बनाते हैं। चिकित्सा कुण्डली में आमतौर पर दो संधारित्रों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था, प्राथमिक परिपथ के प्रत्येक तरफ एक, रोगी को संभावित घातक कम आवृत्ति वाले प्राथमिक प्रवाह से पूरी तरह से अलग करने के लिए। प्राथमिक परिपथ में एक स्पार्क गैप (एसजी) भी होता है जो प्राथमिक में दोलनों को उत्तेजित करने के लिए एक स्विच के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक परिपथ 2-15 केवी की क्षमता पर एक उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या प्रेरण कुंडल (टी) द्वारा संचालित होता है। ट्रांसफॉर्मर बार-बार कैपेसिटर को चार्ज करता है, जो फिर स्पार्क अंतराल और प्राथमिक वाइंडिंग के माध्यम से निर्वहन करता है (टेस्ला कॉइल लेख में संचालन चक्र का एक विस्तृत विवरण ऑडिन कॉइल पर भी लागू होता है)। यह चक्र प्रति सेकंड कई बार दोहराया जाता है। प्रत्येक स्पार्क के दौरान, चार्ज प्राथमिक कुंडल के माध्यम से संधारित्र प्लेटों के बीच तेजी से आगे-पीछे चलता है, जिससे प्राथमिक ट्यून किए गए परिपथ में एक नम आर. एफ. दोलन धारा बनती है जो द्वितीयक में उच्च वोल्टेज को प्रेरित करती है। द्वितीयक वाइंडिंग (एल2) ओपन-सर्किट है, और उपकरण के आउटपुट इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। ऑडिन कुंडल में, प्राथमिक घुमावदार (एल1) का एक पक्ष जमीन पर होता है और दूसरा पक्ष द्वितीयक से जुड़ा होता है, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक श्रृंखला में होते हैं। ऑडिन कॉइल के दो संस्करण थेः पहले के ऑडिन परिपथ में दो कॉइल अलग थे, चुंबकीय रूप से युग्मित नहीं थे, जिसमें एक छोटी क्षैतिज प्राथमिक "डी 'आर्सनवल" कॉइल (एल1) के साथ एक बड़ी ऊर्ध्वाधर माध्यमिक "ऑडिन रेज़ोनेटर" (एल2) से जुड़े एक नल के साथ मुड़ती है, जिसमें महीन तार के कई मोड़ (बड़े कॉइल में 400-600, छोटे में 100-300) होते हैं, जो शीर्ष पर उच्च वोल्टेज टर्मिनल से जुड़े होते हैं। इस परिपथ में उच्च वोल्टेज पूरी तरह से उच्च क्यू द्वितीयक कुंडल में स्व-अनुनाद द्वारा उत्पन्न किया गया था। "डी 'आर्सनवल" कुंडल में "अनुनादक" कुंडल को जोड़ना ऑडिन का योगदान था; शेष परिपथ का आविष्कार जैक्स डी' आर्सनवल ने किया था। बाद के ऑडिन परिपथों में कुंडलियों को चुंबकीय रूप से जोड़ा गया था, जिससे एक ऑटोट्रांसफॉर्मर बनता था, इसलिए प्राथमिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा माध्यमिक में एक ई. एम. एफ. को प्रेरित करता है। दोनों कुंडलियों को आम तौर पर एक ही कुंडल के रूप में घाव किया जाता था, प्राथमिक में एक समायोज्य नल के साथ नीचे भारी तार के अपेक्षाकृत कम मोड़ होते थे, जो महीन तार के कई मोड़ से बने माध्यमिक घुमावदार से जुड़ा होता था। ऑडिन ने पाया कि इस परिपथ ने ट्रांसफॉर्मर के बड़े मोड़ अनुपात के कारण उच्च वोल्टेज का उत्पादन किया। यद्यपि इसमें एक संधारित्र शामिल नहीं है, द्वितीयक घुमावदार भी एक अनुनाद परिपथ (विद्युत अनुनाद) है; द्वितीयक कुंडल के सिरों के बीच परजीवी धारिता एक विशेष अनुनाद आवृत्ति पर द्वितीयक के बड़े प्रेरण के साथ प्रतिध्वनित होती है। जब यह प्राथमिक द्वारा इस आवृत्ति पर उत्तेजित होता है, तो द्वितीयक में बड़े दोलन वोल्टेज प्रेरित होते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग में मोड़ की संख्या, और इस प्रकार प्राथमिक की अनुनाद आवृत्ति को कुंडल पर एक टैप के साथ समायोजित किया जा सकता है। जब दो ट्यून किए गए परिपथों को एक ही आवृत्ति पर प्रतिध्वनित करने के लिए समायोजित किया जाता है, तो कॉइल का बड़ा मोड़ अनुपात, ट्यून किए गए परिपथों के उच्च क्यू द्वारा सहायता प्राप्त करता है, प्राथमिक वोल्टेज को माध्यमिक में सैकड़ों हजारों से लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है। द्वितीयक सीधे प्राथमिक परिपथ से जुड़ा होता है, जो पावर ट्रांसफॉर्मर से हजारों वोल्ट पर घातक कम आवृत्ति 50/60 Hz धाराओं को वहन करता है। चूँकि ऑडिन कुंडल एक चिकित्सा उपकरण था, जिसमें द्वितीयक धारा सीधे किसी व्यक्ति के शरीर पर लागू होती है, सुरक्षा के लिए ऑडिन परिपथ में दो संधारित्र (सी) होते हैं, जो प्राथमिक के प्रत्येक पैर में एक होता है, जो मुख्य आवृत्ति पर आपूर्ति ट्रांसफॉर्मर से कुंडल और आउटपुट इलेक्ट्रोड को पूरी तरह से अलग करता है। क्योंकि श्रृंखला में दो समान संधारित्रों में एकल संधारित्र की आधी धारिता होती है, ऑडिन परिपथ की अनुनाद आवृत्ति का उपयोग होता है कुंडल के उच्च वोल्टेज टर्मिनल को एक तार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हस्तचालित इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता था जिसे चिकित्सक रोगी के शरीर में उच्च वोल्टेज लागू करने के लिए उपयोग करता था। उपचार रोगी के लिए दर्दनाक नहीं था, क्योंकि रेडियो आवृत्ति (आर. एफ.) सीमा में बारी-बारी से प्रवाह, आवृत्ति में 10 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर, आम तौर पर बिजली के झटके की सनसनी का कारण नहीं बनता है। ऑडिन कॉइल एक "एकध्रुवीय" जनरेटर था, जिसमें कॉइल का निचला छोर जमीन पर था, इसलिए कभी-कभी रोगी पर केवल एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता था और धाराओं के लिए वापसी का रास्ता जमीन के माध्यम से होता था। हालांकि आमतौर पर कुंडल के नीचे से एक जमीनी तार का उपयोग किया जाता था; जो एक जमीनी इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता था जिसे रोगी पकड़ता था। ऑडिन कुंडल की एक कमी यह थी कि उपयोग के दौरान इलेक्ट्रोड और तार की गति ने द्वितीयक कुंडल के शीर्ष टर्मिनल की धारिता को बदल दिया, और इस प्रकार इसकी अनुनाद आवृत्ति। इसने द्वितीयक कुंडल को प्राथमिक के साथ अनुनाद से बाहर फेंक दिया, जिससे वोल्टेज में कमी आई। इसलिए प्राथमिक कुंडल पर नल बिंदु को उपयोग के दौरान लगातार समायोजित किया जाना था ताकि प्राथमिक और माध्यमिक को "धुन" में रखा जा सके (ऊपर बाईं छवि में देखा गया है)। रोगी के शरीर के विभिन्न हिस्सों में धारा को लागू करने के लिए कई विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया था। ये आम तौर पर दो प्रकार में आते हैं। रोगी के शरीर के बाहर ब्रश निर्वहन (जिसे "प्रवाह" कहा जाता है) को लागू करने के लिए, एक इन्सुलेटिंग हैंडल पर एक या अधिक धातु बिंदुओं वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता था। त्वचा पर एक निरंतर चाप को रोकने के लिए इन्हें शरीर से काफी दूर रखने के लिए सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे दर्दनाक आर. एफ. जलन हो सकती है। मुँह, मलाशय या योनि के माध्यम से सीधे शरीर की सतह के साथ-साथ रोगी के शरीर के अंदर के ऊतकों पर धारा लगाने के लिए, एक वैक्यूम ट्यूब "संघनक" इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया था। इसमें विभिन्न आकारों की आंशिक रूप से खाली की गई कांच की नली शामिल थी, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड बंद था, जो उच्च वोल्टेज वाले तार से जुड़ा था। यह ऊर्जावान होने पर एक नाटकीय बैंगनी चमक पैदा करता है। नली के कांच के लिफाफे ने रोगी के शरीर के साथ एक संधारित्र बनाया जिसके माध्यम से धारा को गुजरना पड़ता था, जिससे यह सुरक्षित मानों तक सीमित हो जाता था। पूरे शरीर पर धारा लगाने के लिए, एक "संघनक सोफे" का उपयोग किया गया था। यह एक बिस्तर या सोफे था जिसके गद्दे के नीचे एक धातु की पीठ थी, जो एक तार द्वारा उच्च वोल्टेज टर्मिनल से जुड़ी हुई थी। किनारों पर धातु के हैंडरेस्ट इलेक्ट्रोड, जिन्हें रोगी ने उपचार के दौरान पकड़ लिया था, "ग्राउंड" वापसी पथ के रूप में काम करते थे और कुंडल के नीचे से जुड़े होते थे। इस प्रकार सोफे ने एक संधारित्र का निर्माण किया, जिसमें रोगी का शरीर एक इलेक्ट्रोड के रूप में था। इतिहास 1800 के दशक के दौरान, मानव शरीर में विद्युत धाराओं को लागू करने के प्रयोग विक्टोरियन युग के चिकित्सा क्षेत्र में विकसित हुए, आंशिक रूप से वैध प्रयोगात्मक चिकित्सा और आंशिक क्वैक दवा, जिसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है, जिसमें कई चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए धाराओं को लागू किया गया था। 1886 में हेनरिक हर्ट्ज द्वारा रेडियो तरंगों की खोज और बाद में ओलिवर लॉज, गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा रेडियो के विकास ने उन्हें उत्पन्न करने के लिए रेडियो आवृत्ति धाराओं और परिपथों में रुचि पैदा की। "उच्च आवृत्ति" धाराओं का अर्थ था ध्वनि सीमा से ऊपर की कोई भी आवृत्ति,> 20 किलोहर्ट्ज़, और जो अनुनाद कुंडलियाँ उन्हें उत्पन्न करती थीं, उन्हें सामान्य रूप से "दोलन परिवर्तक" कहा जाता था। 1890 के दशक के दौरान डॉक्टरों ने मानव शरीर में इन उच्च वोल्टेज और उच्च आवृत्ति धाराओं को लागू करने के साथ प्रयोग करना शुरू किया (चिकित्सा पेशे में नैतिक मानक तब कम थे और चिकित्सक अपने रोगियों पर प्रयोग कर सकते थे)। 1890 में फ्रांसीसी चिकित्सक जैक्स आर्सेन डी 'आर्सनवल ने उच्च आवृत्ति विद्युतचिकित्सा के क्षेत्र की स्थापना की, मानव शरीर में उच्च आवृत्ति धाराओं को लागू करने वाले पहले प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि 10 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की धाराएँ मांसपेशियों के संकुचन का कारण नहीं बनती हैं या विद्युत झटके की सनसनी पैदा करने के लिए नसों को सक्रिय नहीं करती हैं, ताकि बिना किसी असुविधा के रोगी पर अत्यधिक उच्च वोल्टेज लागू किया जा सके। 1891 में अमेरिका में इंजीनियर निकोला टेस्ला ने स्वतंत्र रूप से एक ही चीज़ की खोज की। तीन प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया गया था, जो क्षेत्र में तीन अग्रदूतों, डी 'आर्सनवल, टेस्ला और ऑडिन द्वारा विकसित किए गए थे, और नैदानिक तकनीक के अलग-अलग निकाय उनके चारों ओर बड़े हुएः डी' आर्सनवल उपकरण-डी 'आर्सनवल ने पहली बार एक उच्च आवृत्ति अल्टरनेटर का उपयोग किया, लेकिन यह उपकरण 10 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्तियों का उत्पादन नहीं कर सका। उच्च आवृत्तियों तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक सर्किट विकसित किया जिसमें दो लेडेन जार कैपेसिटर और अपेक्षाकृत कम की एक छोटी कुंडल, भारी तार के 10 से 30 मोड़, एक प्रेरण कुंडल और दोलनों को उत्तेजित करने के लिए चिंगारी अंतराल के साथ एक एकल ट्यून सर्किट शामिल था। यह बिना सेकेंडरी वाइंडिंग के टेस्ला सर्किट जैसा दिखता था। परिपथ ने अपेक्षाकृत कम वोल्टेज (शायद 30 केवी), उच्च धारा बिजली का उत्पादन किया, जिसे "डी 'आर्सनवल धाराएँ" कहा जाता है। रोगी के शरीर पर अलग-अलग स्थानों पर इलेक्ट्रोड से जुड़े कुंडल के विपरीत छोरों से दो तारों के साथ परिपथ "द्विध्रुवी" था। उच्च आवृत्ति धाराएँ रोगी के शरीर में गर्मी पैदा कर सकती हैं, एक माइक्रोवेव ओवन के संचालन के समान; इसे डायथर्मी (व्यवहार) कहा जाता था। अन्य नामों का भी उपयोग किया जाता था जैसे कि थर्मो-फैराडिज्म और थर्मो-पेनेट्रेशन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग चिकित्सा के लिए किया गया था या शल्य चिकित्सा में विनाशकारी प्रभावों के लिए (बिहेवियर) ऑडिन रेज़ोनेटर-फ्रांसीसी चिकित्सक पॉल मैरी ऑडिन ने 1893 में छोटे डी 'आर्सोनेवल कॉइल पर एक नल में महीन तार के कई मोड़ से बने दूसरे बड़े "रेज़ोनेटर" कॉइल को जोड़कर डी' आर्सोनेवल सर्किट को संशोधित किया। टेप बिंदु को समायोजित करके वह दूसरे कुंडल को ट्यून किए गए परिपथ के साथ अनुनाद में ला सकता है, जिससे टेस्ला परिपथ के समान कम धाराओं पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। प्रारंभिक "ऑडिन रेज़ोनेटर" उपकरण में दोनों कुंडलियाँ अलग-अलग होती हैं और चुंबकीय रूप से युग्मित नहीं होती हैं। बाद में ऑडिन ने पाया कि कुंडल को चुंबकीय रूप से जोड़कर दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जिससे छोटी कुंडल बड़ी कुंडल के लिए प्राथमिक घुमावदार बन जाती है। ऑडिन अनुनादक बहुत उच्च वोल्टेज, कम विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यह एक "एकध्रुवीय" परिपथ था, जिसका एक छोर जमीन पर था और एक एकल उत्पादन टर्मिनल था। टेस्ला-थॉमसन उपकरण-सर्बियाई-अमेरिकी इंजीनियर निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कॉइल सर्किट का आविष्कार करते हुए उच्च-वोल्टेज आरएफ अनुनाद ट्रांसफॉर्मर के क्षेत्र का बीड़ा उठाया। उन्होंने और एलीहू थॉमसन ने अपने शरीर पर उच्च वोल्टेज लगाने का प्रयोग किया। हालाँकि टेस्ला ने कई अलग-अलग अनुनाद ट्रांसफॉर्मर सर्किट का आविष्कार किया, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी सर्किट जो उनके नाम को धारण करता है, एक "द्विध्रुवीय" सर्किट था जिसमें कुछ मोड़ की एक चिंगारी-उत्तेजित ट्यून प्राथमिक कुंडल होती है जो महीन तार के कई मोड़ के सममित द्विध्रुवीय माध्यमिक कुंडल के केंद्र को घेरती है, जिसमें प्रत्येक छोर पर आउटपुट टर्मिनल होते हैं। डी 'आर्सनवल और ऑडिन उपकरण यूरोप में लोकप्रिय हो गए, जबकि टेस्ला-थॉम्पसन उपकरण का उपयोग ज्यादातर अमेरिका में किया जाता था। 20वीं शताब्दी के पहले दशकों के दौरान इन शिविरों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, और चिकित्सा साहित्य में इस बात पर बहस थी कि क्या "टेस्ला धाराएँ" या "ऑडिन धाराएँ" विभिन्न स्थितियों के लिए बेहतर थीं। 1920 तक यह महसूस किया गया कि धाराएँ बहुत समान थीं। चूँकि परिपथ इतने समान थे, चिकित्सा आपूर्तिकर्ताओं ने संयोजन "उच्च आवृत्ति" इकाइयाँ बेचीं जिन्हें टेस्ला, डी 'आर्सनवल, या ऑडिन चिकित्सा के लिए स्थापित किया जा सकता था, अक्सर रोंटजेन किरण (एक्स-रे) के साथ भी जोड़ा जाता था। ऑडिन के बाद प्राथमिक और "अनुनाद" कुंडल को एक ही रूप में जोड़ा गया, जिससे वे एक एयर-कोर ऑटोट्रांसफॉर्मर बन गए, टेस्ला और ऑडिन उपकरण के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह था कि चिकित्सा टेस्ला कुंडल "द्विध्रुवीय" थी जबकि ऑडिन कुंडल "एकध्रुवीय" थी, जिसका एक छोर जमीन पर था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, शब्दों का अर्थ बदल गया, जब तक (शायद 1920 तक) टेस्ला कॉइल शब्द का अर्थ "द्विध्रुवीय" कॉइल था; कोई भी उच्च वोल्टेज कॉइल जिसमें दो आउटपुट टर्मिनलों के साथ एक आधारहीन संतुलित द्वितीयक होता है, जबकि ऑडिन कॉइल शब्द का अर्थ "एकध्रुवीय" कॉइल होता है; एक आधारित द्वितीयक और एकल आउटपुट टर्मिनल के साथ कोई भी कॉइल। 1930 के दशक के आसपास वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर ने उच्च आवृत्ति वाले चिकित्सा उपकरणों में चिंगारी-उत्तेजित परिपथों को बदल दिया। विद्युतचिकित्सा के क्षेत्र को डायथर्मी के आधुनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और ऑडिन कुंडल अप्रचलित हो गया था। विडंबना यह है कि आधुनिक समय के टेस्ला कॉइल डिजाइन एकध्रुवीय होते हैं, जिसमें एक ही उच्च वोल्टेज टर्मिनल होता है, और इसलिए इन्हें कभी-कभी ऑडिन कॉइल कहा जाता है। यह भी देखें बैंगनी छड़ी संदर्भ विद्युत परिवर्तक विद्युत चुम्बकीय कुंडल