Robinson oscillator
रॉबिन्सन ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट है जिसे मूल रूप से निरंतर तरंग (सीडब्ल्यू) परमाणु चुंबकीय अनुनाद (एनएमआर) के क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किया गया है। यह सीमांत ऑसिलेटर का विकास था। वास्तव में किसी को सीमांत ऑसिलेटर और रॉबिन्सन ऑसिलेटर के बीच अंतर करना चाहिए, हालांकि कभी-कभी उन्हें संयोजित किया जाता है और रॉबिन्सन सीमांत ऑसिलेटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। आधुनिक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एम. आर. आई.) प्रणालियाँ स्पंदित (या फूरियर परिवर्तन) एन. एम. आर. पर आधारित हैं; वे ऐसे ऑसिलेटरों के उपयोग पर निर्भर नहीं हैं। रॉबिन्सन ऑसिलेटर की प्रमुख विशेषता फीडबैक लूप में एक लिमिटर है। इसका मतलब है कि एक वर्ग तरंग धारा, सटीक रूप से निर्धारित आयाम की, टैंक परिपथ में वापस डाली जाती है। टैंक वर्ग तरंग के मौलिक का चयन करता है, जिसे प्रवर्धित किया जाता है और वापस खिलाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से परिभाषित आयाम के साथ एक दोलन होता है; टैंक परिपथ में वोल्टेज इसके क्यू-कारक के समानुपाती होता है। सीमांत ऑसिलेटर में कोई सीमा नहीं होती है। यह प्रवर्धक तत्वों में से एक के कार्य बिंदु को अपनी विशेषता के एक अरैखिक भाग पर संचालित करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और यह दोलन के आयाम को निर्धारित करता है। यह रॉबिन्सन व्यवस्था की तरह स्थिर नहीं है। रॉबिन्सन ऑसिलेटर का आविष्कार ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी नेविल रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन, एफ. एन. एच., न्यूक्लियर रेजोनेंस अब्सोर्प्शन सर्किट, जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, 36:481-487 (1959) डेसचैम्प्स, पी., वैसियर, जे. और सुलिवन, एन. एस., इंटीग्रेटेड सर्किट रॉबिन्सन ऑसिलेटर फॉर एन. एम. आर. डिटेक्शन, रिव्यू ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, 48 (6): 664-668, जून 1977। डी. ओ. आई. 10.1063/1.1135103 विल्सन, के. जे. और वल्लभन, सी. पी. जी., एन. एम. आर. का पता लगाने के लिए एक बेहतर एम. ओ. एस. एफ. ई. टी.-आधारित रॉबिन्सन ऑसिलेटर, मीस। विज्ञान. टेक्नॉल., 1 (5): 458-460, मई 1990। डी. ओ. आई. 10.1088/0957-0233/1/5/015 नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर