Ozone monitor
ओजोन मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हवा में ओजोन सांद्रता की निगरानी करता है। इस उपकरण का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ओजोन मूल्यों की निगरानी करने या जमीनी स्तर पर परिवेशी ओजोन की मात्रा निर्धारित करने और यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या ये मूल्य राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एन. ए. ए. क्यू. एस.) का उल्लंघन करते हैं। ओजोन अणु पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, और नियामक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ओजोन मॉनिटर ओजोन के स्तर को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए पराबैंगनी अवशोषण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार का ओजोन मॉनिटर एक वायु पंप के साथ वातावरण से हवा के नमूने को मशीन में खींचकर काम करता है। एक चक्र के दौरान, ओजोन मॉनिटर हवा के प्रवेश द्वार के माध्यम से एक हवा का नमूना लेगा, और हवा से ओजोन को साफ़ करेगा; अगले चक्र के लिए, एक हवा का नमूना स्क्रबर को दरकिनार करता है और ओजोन मूल्य की गणना की जाती है। सोलनॉइड वाल्व को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय किया जाता है ताकि हवा के प्रवाह को या तो स्क्रबर के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सके या इसे एक समयबद्ध अनुक्रम पर बायपास किया जा सके। दो नमूने मूल्यों के बीच का अंतर उस समय वास्तविक ओजोन मूल्य निर्धारित करता है। मॉनिटर के पास ओजोन के मूल्य की गणना करने के लिए हवा के दबाव और हवा के तापमान को ध्यान में रखने के विकल्प भी हो सकते हैं। ओजोन की सांद्रता बीयर-लैम्बर्ट नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है जो मूल रूप से कहता है कि प्रकाश का अवशोषण सांद्रता के समानुपाती है। ओजोन के लिए, पारा दीपक द्वारा बनाई गई प्रकाश की 254 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को परावर्तक दर्पणों के साथ नलिकाओं की एक विशिष्ट लंबाई के माध्यम से चमकाया जाता है। नली के दूसरे छोर पर एक फोटोडायोड प्रकाश से चमक के परिवर्तन का पता लगाता है। ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राप्त मूल्यों को संसाधित करता है और स्क्रीन पर मूल्य प्रदर्शित करता है और वोल्ट में एक विद्युत संकेत या एक 4-20 mA धारा भी उत्पन्न कर सकता है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर द्वारा पढ़ा जा सकता है। आउटपुट के लिए अन्य विकल्प आरएस232 सीरियल पोर्ट या ईथरनेट या फ्लैश मेमोरी पर आंतरिक डेटा भंडारण हैं। पर्यावरण विज्ञान संदर्भ ओजोन मापन उपकरण भी देखें।