Susceptibility weighted imaging
संवेदनशीलता भारित इमेजिंग (एस. डब्ल्यू. आई.), जिसे मूल रूप से बी. ओ. एल. डी. वेनोग्राफिक इमेजिंग कहा जाता है, एक एम. आर. आई. अनुक्रम है जो शिरापरक रक्त, रक्तस्राव और लौह भंडारण के प्रति उत्कृष्ट रूप से संवेदनशील है। एस. डब्ल्यू. आई. छवियों को प्राप्त करने के लिए एक पूरी तरह से प्रवाह क्षतिपूर्ति, लंबी प्रतिध्वनि, ढाल याद प्रतिध्वनि (जी. आर. ई.) पल्स अनुक्रम का उपयोग करता है। यह विधि ऊतकों के बीच संवेदनशीलता अंतर का फायदा उठाती है और इन अंतरों का पता लगाने के लिए चरण छवि का उपयोग करती है। परिमाण और चरण डेटा को एक उन्नत विपरीत परिमाण छवि बनाने के लिए जोड़ा जाता है। एस. डब्ल्यू. आई. के साथ शिरापरक रक्त की इमेजिंग एक रक्त-ऑक्सीजन-स्तर पर निर्भर (बी. ओ. एल. डी.) तकनीक है, यही कारण है कि इसे (और कभी-कभी स्थिर) बी. ओ. एल. डी. वेनोग्राफी के रूप में संदर्भित किया जाता था। शिरापरक रक्त के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण एस. डब्ल्यू. आई. का उपयोग आमतौर पर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों (टी. बी. आई.) और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मस्तिष्क वेनोग्राफी के लिए किया जाता है, लेकिन इसके कई अन्य नैदानिक अनुप्रयोग हैं। एस. डब्ल्यू. आई. को फिलिप्स और सीमेंस द्वारा एक नैदानिक पैकेज के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी निर्माता की मशीन पर 1 टी, 1.5 टी, 3.0 टी और उससे अधिक की क्षेत्र शक्ति पर चलाया जा सकता है। अधिग्रहण और छवि प्रसंस्करण एस. डब्ल्यू. आई. पूरी तरह से वेग क्षतिपूर्ति, आर. एफ. खराब, उच्च-रिज़ॉल्यूशन, 3डी ग्रेडिएंट रिकॉल्ड इको (जी. आर. ई.) स्कैन का उपयोग करता है। परिमाण और चरण दोनों छवियों को सहेजा जाता है, और चरण छवि को अवांछित कलाकृतियों को हटाने के लिए उच्च पास (एचपी) फ़िल्टर किया जाता है। परिमाण छवि को तब चरण छवि के साथ जोड़ा जाता है ताकि एक बढ़ी हुई विपरीत परिमाण छवि बनाई जा सके जिसे संवेदनशीलता भारित (एस. डब्ल्यू.) छवि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नस संपर्क को बेहतर ढंग से देखने के लिए 8 से 10 मिमी से अधिक न्यूनतम तीव्रता अनुमान (एम. आई. पी.) बनाना भी आम बात है। इस तरह छवियों के चार सेट उत्पन्न होते हैं, मूल परिमाण, एचपी फ़िल्टर चरण, संवेदनशीलता भारित, और संवेदनशीलता भारित छवियों पर एम. आई. पी.। चरण फ़िल्टरिंग चरण छवियों में मान-π से π तक सीमित होते हैं इसलिए यदि मान π से ऊपर जाता है तो यह-π पर आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में असमरूपता कम आवृत्ति पृष्ठभूमि प्रवणता का कारण बनती है। यह छवि में सभी चरण मूल्यों को धीरे-धीरे बढ़ाने का कारण बनता है जो चरण रैपिंग बनाता है और छवि को अस्पष्ट कर देता है। इस प्रकार की कलाकृतियों को चरण को खोलकर या चरण छवि में कम आवृत्ति भिन्नताओं को हटाने के लिए मूल जटिल डेटा को उच्च पास फ़िल्टर करके हटाया जा सकता है। संवेदनशीलता भारित छवि निर्माण संवेदनशीलता भारित छवि परिमाण और फ़िल्टर किए गए चरण छवियों के संयोजन से बनाई जाती है। 0 रेडियन के ऊपर के सभी मानों को 1 करके और-π से 0 रेडियन के मानों को क्रमशः 0 से 1 तक रैखिक रूप से मानचित्रित करके चरण छवि से एक मुखौटा बनाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, मास्क के प्रभाव को बढ़ाने के लिए-π से 0 तक एक रैखिक मानचित्रण के बजाय एक पावर फ़ंक्शन (आमतौर पर चौथी डिग्री) का उपयोग किया जा सकता है। परिमाण छवि को फिर इस मास्क से गुणा किया जाता है। इस तरह 0 रेडियन से ऊपर के चरण मानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और 0 रेडियन से नीचे के चरण मान परिमाण छवि को काला कर देते हैं। यह नसों, लोहे और रक्तस्राव जैसे कम चरण मान वाली वस्तुओं के लिए परिमाण छवि में विरोधाभास को बढ़ाता है। नैदानिक अनुप्रयोग एस. डब्ल्यू. आई. का उपयोग आमतौर पर कम मात्रा में रक्तस्राव या कैल्शियम का पता लगाने के लिए किया जाता है। नैदानिक अनुप्रयोग चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के अधीन हैं। अभिघातात्मक मस्तिष्क चोट (टी. बी. आई.) आघात रोगियों में सूक्ष्म-रक्तस्राव, कतरनी और फैलती अक्षतंतु चोट (डी. ए. आई.) का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि चोटें आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और कम रिज़ॉल्यूशन स्कैन द्वारा आसानी से छूट सकती हैं। एस. डब्ल्यू. आई. आमतौर पर अपेक्षाकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन (1 एम. एम. 3) पर चलाया जाता है और धूसर पदार्थ/सफेद पदार्थ की सीमाओं में रक्तस्राव के प्रति बेहद संवेदनशील होता है जिससे बहुत छोटे घावों को देखना संभव हो जाता है जिससे अधिक सूक्ष्म चोटों का पता लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। आघात और रक्तस्राव प्रसार भारित इमेजिंग तीव्र आघात का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है। हालाँकि यह सर्वविदित है कि ढाल प्रतिध्वनि इमेजिंग रक्तस्राव का पता लगा सकती है, लेकिन एस. डब्ल्यू. आई. के साथ इसका सबसे अच्छा पता लगाया जाता है। यहाँ दिखाए गए उदाहरण में, ढाल प्रतिध्वनि छवि संभावित साइटोटॉक्सिक एडिमा के क्षेत्र को दिखाती है जबकि एस. डब्ल्यू छवि स्ट्रोक और प्रभावित संवहनी क्षेत्र के संभावित स्थानीयकरण को दिखाती है (1.5 टी पर प्राप्त डेटा)। ढाल प्रतिध्वनि भारित छवि में उज्ज्वल क्षेत्र इस तीव्र आघात उदाहरण में प्रभावित क्षेत्र को दर्शाता है। एस. डब्ल्यू. आई. छवि में तीर ऊतक को जोखिम में दिखा सकते हैं जो स्ट्रोक (ए, बी, सी) और स्ट्रोक के स्थान (डी) से प्रभावित हुआ है। हम प्रभावित संवहनी क्षेत्र को देखने में सक्षम होने का कारण यह हो सकता है कि इस ऊतक में ऑक्सीजन संतृप्ति का स्तर कम हो गया है, यह सुझाव देते हुए कि मस्तिष्क के इस क्षेत्र में प्रवाह को स्ट्रोक के बाद कम किया जा सकता है। एक अन्य संभावित व्याख्या यह है कि स्थानीय शिरापरक रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। दोनों ही मामलों में, यह छवि बताती है कि इस संवहनी क्षेत्र से जुड़े ऊतक को खतरा हो सकता है। भविष्य के आघात अनुसंधान में स्थानीय प्रवाह और ऑक्सीजन संतृप्ति के बारे में अधिक जानने के लिए परफ्यूजन भारित इमेजिंग और एस. डब्ल्यू. आई. की तुलना शामिल होगी। स्टर्ज-वेबर रोग स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम के साथ एक नवजात शिशु का एक एस. डब्ल्यू. आई. वेनोग्राम जो तंत्रिका संबंधी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता था, दाईं ओर दिखाया गया है। प्रारंभिक पारंपरिक एम. आर. इमेजिंग विधियों ने कोई असामान्यता प्रदर्शित नहीं की। वेंट्रिकल के पीछे के सींग और कॉर्टिकल सतह के बीच फैले बाएं ओसीपीटल लोब में असामान्य शिरापरक वास्कुलेचर वेनोग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उच्च रिज़ॉल्यूशन के कारण संपार्श्विक भी हल किए जा सकते हैं। ट्यूमर ट्यूमर के लक्षण वर्णन का एक हिस्सा एंजियोजेनेसिस और माइक्रो-रक्तस्राव दोनों के दृष्टिकोण से घावों के एंजियोग्राफिक व्यवहार को समझने में निहित है। आक्रामक ट्यूमर में तेजी से बढ़ने वाले रक्तवाहिका और कई सूक्ष्म रक्तस्राव होते हैं। इसलिए, ट्यूमर में इन परिवर्तनों का पता लगाने की क्षमता से ट्यूमर की स्थिति का बेहतर निर्धारण हो सकता है। सामान्य ऊतक की तुलना में संवेदनशीलता में अंतर के कारण शिरापरक रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति एस. डब्ल्यू. आई. की बढ़ी हुई संवेदनशीलता ट्यूमर की सीमाओं और ट्यूमर रक्तस्राव का पता लगाने में बेहतर विरोधाभास की ओर ले जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एम. एस.) का अध्ययन आमतौर पर एफ. एल. ए. आई. आर. और इसके विपरीत उन्नत टी1 इमेजिंग के साथ किया जाता है। एस. डब्ल्यू. आई. कुछ घावों में शिरापरक संपर्क को प्रकट करके इसमें जोड़ता है और कुछ घावों में लोहे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह प्रमुख नई जानकारी एमएस के शरीर विज्ञान को समझने में मदद कर सकती है। एस. डब्ल्यू. आई. स्कैन द्वारा मापी गई चुंबकीय अनुनाद आवृत्ति को एम. एस. घाव के गठन के प्रति संवेदनशील दिखाया गया था। एक विपरीत उन्नत स्कैन पर एक नया घाव दिखाई देने से महीनों पहले आवृत्ति बढ़ जाती है। कंट्रास्ट वृद्धि के समय आवृत्ति तेजी से बढ़ती है और कम से कम छह महीने तक बढ़ती रहती है। वैस्कुलर डिमेंशिया और सेरेब्रल एमिलॉइड एंजियोपैथी (सी. ए. ए.) ग्रेडिएंट रिकॉल्ड इको (जी. आर. ई.) इमेजिंग सी. ए. ए. में रक्तस्राव का पता लगाने का पारंपरिक तरीका है, हालांकि एस. डब्ल्यू. आई. एक बहुत अधिक संवेदनशील तकनीक है जो कई सूक्ष्म-रक्तस्राव को प्रकट कर सकती है जो जी. आर. ई. छवियों पर छूट जाते हैं। एक पारंपरिक ढाल प्रतिध्वनि टी2 *-भारित छवि (बाएं, टीई = 20 एमएस) सी. ए. ए. से जुड़े कुछ निम्न-संकेत केंद्र दिखाती है। दूसरी ओर, एक एस. डब्ल्यू. आई. छवि (केंद्र, 0.5 मिमी x 0.5 मिमी x 2.0 मिमी के रिज़ॉल्यूशन के साथ, 8 मिमी से अधिक प्रक्षेपित) कई और संबंधित निम्न-संकेत केंद्र दिखाती है। स्थानीय हीमोसिडेरिन निर्माण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चरण छवियों का उपयोग किया गया था। 25 मिमी x 0.25 मिमी x 2 मिमी के अभी तक उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ एक उदाहरण चरण छवि (दाएं) कई सी. ए. ए. से जुड़े केंद्र को स्थानीयकृत करने की स्पष्ट क्षमता दिखाती है। निमोसेफलस हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एस. डब्ल्यू. आई. निमोसेफलस से ठीक होने वाले न्यूरोसर्जिकल रोगियों की निगरानी के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि एस. डब्ल्यू. आई. के साथ हवा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उच्च क्षेत्र एस. डब्ल्यू. आई. एस. डब्ल्यू. आई. विशिष्ट रूप से उच्च क्षेत्र प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि चरण छवि में कंट्रास्ट प्रतिध्वनि समय (टी. ई.) और क्षेत्र शक्ति के रैखिक रूप से आनुपातिक है। उच्च क्षेत्र इस प्रकार कंट्रास्ट के नुकसान के बिना छोटे प्रतिध्वनि समय की अनुमति देते हैं जो स्कैन समय और गति से संबंधित कलाकृतियों को कम कर सकते हैं। उच्च क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च संकेत-से-शोर भी स्कैन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उच्च रिज़ॉल्यूशन स्कैन की अनुमति देता है। चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी मात्रात्मक संवेदनशीलता मानचित्रण बाहरी लिंक एस. डब्ल्यू. आई. सूचना विवरणिका, जिसमें एस. डब्ल्यू. आई. सॉफ्टवेयर एम. आर. आई.-सी. सी. एस. वी. आई. पायलट अध्ययन एम. आर. ए. और एस. डब्ल्यू. आई. नाइस एम. आर. आई. एम. आर. आई. संस्थान के साथ जैव चिकित्सा अनुसंधान फुटनोट्स संदर्भ चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग न्यूरोइमेजिंग शामिल हैं, भी देखें।