Gouy balance
फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुई जॉर्जेस गौय द्वारा आविष्कार किया गया गौय संतुलन, एक नमूने की चुंबकीय संवेदनशीलता को मापने के लिए एक उपकरण है। गौय संतुलन चुंबकीय टोक़ पर संचालित होता है, नमूने को एक क्षैतिज भुजा या एक पतले फाइबर द्वारा निलंबित बीम पर रखकर, और भुजा के दूसरे छोर पर एक स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक रखकर, प्रणाली पर एक चुंबकीय क्षेत्र लागू होता है, जिससे कुंडल एक टोक़ का अनुभव करता है जिससे भुजा मुड़ती है या घूमती है। फिर घूर्णन कोण की गणना की जा सकती है। पृष्ठभूमि प्रकाशिकी, ब्राउनियन गति और प्रयोगात्मक भौतिकी में रुचि की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच, गौय की चुंबकत्व की घटनाओं के लिए भी एक मजबूत साज़िश थी। गौय ने एक गणितीय अभिव्यक्ति प्राप्त की जो दर्शाती है कि 1889 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सामग्री की अंतःक्रिया के लिए बल आयतन संवेदनशीलता के समानुपाती है। इस व्युत्पत्ति से, गौय ने प्रस्ताव दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित सामग्री की नलियों के लिए लिए गए संतुलन माप आयतन संवेदनशीलता के लिए उनकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। हालाँकि गौय ने कभी भी स्वयं वैज्ञानिक सुझाव का परीक्षण नहीं किया, लेकिन यह सरल और सस्ती विधि चुंबकीय संवेदनशीलता को मापने और गौय संतुलन के लिए खाका बनाने की नींव बन गई। प्रक्रिया गौय संतुलन नमूने के द्रव्यमान में स्पष्ट परिवर्तन को मापता है क्योंकि यह ध्रुवों के बीच उच्च चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र से पीछे हट जाता है या आकर्षित होता है। कुछ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध शेष राशि में इस अनुप्रयोग के लिए उनके आधार पर एक बंदरगाह होता है। उपयोग में, परीक्षण किए जाने वाले एक लंबे, बेलनाकार नमूने को एक संतुलन से निलंबित किया जाता है, जो आंशिक रूप से एक चुंबक के ध्रुवों के बीच प्रवेश करता है। नमूना ठोस या तरल रूप में हो सकता है, और अक्सर एक बेलनाकार पात्र जैसे कि एक परीक्षण नली में रखा जाता है। ठोस यौगिकों को आम तौर पर एक महीन पाउडर में पीस दिया जाता है ताकि नमूने के भीतर एकरूपता हो सके। एक संलग्न धागे या तार के माध्यम से चुंबकीय ध्रुवों के बीच नमूने को लटकाया जाता है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया को करने के लिए दो अलग-अलग पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक प्रारंभिक संतुलन रीडिंग एक चुंबकीय क्षेत्र (एम. ए.) के बिना ब्याज के नमूने पर किया जाता है। बाद में संतुलन पढ़ने को एक लागू चुंबकीय क्षेत्र (एमबी) के साथ लिया जाता है। इन दोनों रीडिंग के बीच का अंतर नमूने पर चुंबकीय बल (एमबी-एमए) से संबंधित है। अवधारणा दो संतुलन रीडिंग से द्रव्यमान में स्पष्ट परिवर्तन नमूने पर चुंबकीय बल का परिणाम है। एक मजबूत और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के ढाल पर चुंबकीय बल लगाया जाता है। एक पैरामैग्नेटिक यौगिक के साथ एक नमूना को चुंबकीय की ओर नीचे खींचा जाएगा, और स्पष्ट द्रव्यमान एमबी-एमए में एक सकारात्मक अंतर प्रदान करेगा। डायमैग्नेटिक यौगिक या तो वजन में कोई स्पष्ट परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं क्योंकि नमूना लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा पीछे हट जाता है। एक पैरामैग्नेटिक नमूने के साथ, चुंबकीय प्रेरण लागू क्षेत्र की तुलना में अधिक मजबूत होता है और चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक होती है। एक डायमैग्नेटिक नमूने में चुंबकीय प्रेरण लागू क्षेत्र की तुलना में बहुत कमजोर होता है, और एक संबंधित नकारात्मक चुंबकीय संवेदनशीलता होती है। निम्नलिखित गणितीय समीकरण द्रव्यमान में स्पष्ट परिवर्तन को नमूने की आयतन संवेदनशीलता से संबंधित करता हैः mb-मा = द्रव्यमान में स्पष्ट अंतर g = गुरुत्वाकर्षण त्वरण K1 = माध्यम की आयतन संवेदनशीलता, आमतौर पर हवा और नगण्य मूल्य K2 = नमूने की आयतन संवेदनशीलता H = लागू चुंबकीय क्षेत्र A = नमूना नली उपकरण एक व्यावहारिक उपकरण में, संतुलन और चुंबक की पूरी सभा को एक कांच के डिब्बे में संलग्न किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वजन माप हवा की धाराओं से प्रभावित न हो। विभिन्न तापमानों पर माप करने के लिए नमूने को थर्मोस्टेट में भी संलग्न किया जा सकता है। चूँकि इसके लिए एक बड़े और शक्तिशाली विद्युत चुंबक की आवश्यकता होती है, गौय संतुलन एक स्थिर उपकरण है जिसे स्थायी रूप से एक बेंच पर स्थापित किया जाता है। पर्यावरण से कंपन और व्यवधान को कम करने के लिए उपकरण को अक्सर एक गैर-हवादार कमरे में संगमरमर संतुलन मेज पर रखा जाता है। एक गौय संतुलन का स्थिर चुंबकीय अक्सर एक विद्युत स्रोत से जुड़ा एक विद्युत चुंबक होता है, क्योंकि लागू चुंबकीय क्षेत्र के साथ और उसके बिना संतुलन रिकॉर्डिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इवांस संतुलन फैराडे संतुलन किबल संतुलन संदर्भ चुंबकीय उपकरण मापन उपकरण भी देखें।