Magnetic resonance angiography
चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी (एम. आर. ए.) रक्त वाहिकाओं की छवि के लिए चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एम. आर. आई.) पर आधारित तकनीकों का एक समूह है। चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी का उपयोग धमनियों (और कम सामान्य रूप से नसों) की छवियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ताकि स्टेनोसिस (असामान्य संकीर्णता), अवरोध, धमनीविस्फार (वाहिका की दीवार के फैलाव, टूटने के जोखिम में) या अन्य असामान्यताओं के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सके। एम. आर. ए. का उपयोग अक्सर गर्दन और मस्तिष्क की धमनियों, वक्ष और पेट की महाधमनी, गुर्दे की धमनियों और पैरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है (बाद की परीक्षा को अक्सर "रन-ऑफ" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। अधिग्रहण विभिन्न तकनीकों का उपयोग रक्त वाहिकाओं, दोनों धमनियों और नसों के चित्र उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो प्रवाह प्रभाव या विपरीत (अंतर्निहित या औषधीय रूप से उत्पन्न) के आधार पर होता है। सबसे अधिक बार लागू की जाने वाली एम. आर. ए. विधियों में अंतःशिरा कंट्रास्ट एजेंटों का उपयोग शामिल है, विशेष रूप से जो रक्त के टी1 को लगभग 250 एमएस तक छोटा करने के लिए गैडोलिनियम युक्त होते हैं, जो अन्य सभी ऊतकों (वसा को छोड़कर) के टी1 से छोटे होते हैं। लघु-टी. आर. अनुक्रम रक्त की उज्ज्वल छवियाँ उत्पन्न करते हैं। हालांकि, एम. आर. ए. करने के लिए कई अन्य तकनीकें मौजूद हैं, और इन्हें दो सामान्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः 'प्रवाह-निर्भर' तरीके और 'प्रवाह-स्वतंत्र' तरीके। प्रवाह-निर्भर एंजियोग्राफी एम. आर. ए. के लिए विधियों का एक समूह रक्त प्रवाह पर आधारित है। उन विधियों को प्रवाह निर्भर एम. आर. ए. के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि वाहिकाओं के भीतर रक्त अन्य स्थिर ऊतकों से वाहिकाओं को अलग करने के लिए बह रहा है। इस तरह, वास्कुलेचर की छवियों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रवाह पर निर्भर एम. आर. ए. को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः चरण-विपरीत एम. आर. ए. (पी. सी.-एम. आर. ए.) है जो रक्त को स्थिर ऊतक और समय-उड़ान एम. आर. ए. (टी. ओ. एफ. एम. आर. ए.) से अलग करने के लिए चरण अंतर का उपयोग करता है जो इस बात का फायदा उठाता है कि रक्त के गतिशील स्पिन स्थिर ऊतक की तुलना में कम उत्तेजना दालों का अनुभव करते हैं, उदाहरण के लिए। एक पतले टुकड़े की इमेजिंग करते समय। टाइम-ऑफ-फ्लाइट (टी. ओ. एफ.) या इनफ्लो एंजियोग्राफी, प्रवाहित रक्त को स्थिर ऊतक की तुलना में बहुत अधिक चमकीला बनाने के लिए एक छोटे प्रतिध्वनि समय और प्रवाह क्षतिपूर्ति का उपयोग करता है। जैसे-जैसे बहता रक्त छवि वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसमें सीमित संख्या में उत्तेजना दालें देखी जाती हैं, इसलिए यह संतृप्त नहीं होता है, यह इसे संतृप्त स्थिर ऊतक की तुलना में बहुत अधिक संकेत देता है। चूँकि यह विधि बहने वाले रक्त पर निर्भर है, इसलिए छवि के तल में धीमे प्रवाह (जैसे बड़े धमनीविस्फार) या प्रवाह वाले क्षेत्रों को अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता है। यह आमतौर पर सिर और गर्दन में उपयोग किया जाता है और विस्तृत उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां देता है। यह इस्केमिक स्ट्रोक के रोगियों में इंट्राक्रैनियल परिसंचरण के नियमित एंजियोग्राफिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीक भी है। चरण-कंट्रास्ट एम. आर. ए. चरण-कंट्रास्ट (पी. सी.-एम. आर. ए.) का उपयोग चुंबकीय अनुनाद संकेत के चरण में रक्त के गति के वेग को कूटबद्ध करने के लिए किया जा सकता है। वेग को कूटबद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि उत्तेजना पल्स और रीडआउट के बीच एक द्विध्रुवीय प्रवणता का अनुप्रयोग है। एक द्विध्रुवीय प्रवणता समान क्षेत्र के दो सममित खंडों द्वारा बनाई जाती है। यह कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रवणता को चालू करके, और फिर समान समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रवणता को विपरीत दिशा में बदलकर बनाया जाता है। परिभाषा के अनुसार, एक द्विध्रुवीय प्रवणता का कुल क्षेत्रफल (0वां क्षण) शून्य हैः (1) द्विध्रुवीय प्रवणता को किसी भी अक्ष या अक्षों के संयोजन के साथ लागू किया जा सकता है जो उस दिशा पर निर्भर करता है जिसके साथ प्रवाह को मापा जाना है (जैसे। x)। , प्रवणता के अनुप्रयोग के दौरान अर्जित चरण, स्थिर स्पिन के लिए 0 हैः उनका चरण द्विध्रुवी प्रवणता के अनुप्रयोग से अप्रभावित है। एक स्थिर वेग के साथ चलने वाले स्पिनों के लिए, लागू द्विध्रुवी प्रवणता की दिशा के साथः (2) उपार्जित चरण द्विध्रुवी प्रवणता के पहले क्षण और दोनों के लिए आनुपातिक है, इस प्रकार अनुमान लगाने का एक साधन प्रदान करता है। इमेज़्ड स्पिन की लार्मर आवृत्ति है। मापने के लिए, एम. आर. आई. संकेत को द्विध्रुवीय प्रवणता (अलग-अलग चुंबकीय क्षेत्र) द्वारा हेरफेर किया जाता है जो अधिकतम अपेक्षित प्रवाह वेग के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं। एक छवि अधिग्रहण जो द्विध्रुवीय ढाल के विपरीत है, तब प्राप्त किया जाता है और दोनों छवियों के अंतर की गणना की जाती है। स्थैतिक ऊतक जैसे मांसपेशियों या हड्डी को घटाया जाएगा, हालांकि रक्त जैसे गतिशील ऊतक एक अलग चरण प्राप्त करेंगे क्योंकि यह ढाल के माध्यम से लगातार चलता है, इस प्रकार प्रवाह की गति भी देता है। चूँकि फेज-कंट्रास्ट एक समय में केवल एक दिशा में प्रवाह प्राप्त कर सकता है, इसलिए प्रवाह की पूरी छवि देने के लिए तीनों दिशाओं में 3 अलग-अलग छवि अधिग्रहणों की गणना की जानी चाहिए। इस विधि की धीमी गति के बावजूद, तकनीक की ताकत यह है कि बहते रक्त की इमेजिंग के अलावा, रक्त प्रवाह की मात्रात्मक माप प्राप्त की जा सकती है। जबकि एम. आर. ए. में अधिकांश तकनीकें कंट्रास्ट एजेंटों पर निर्भर करती हैं या कंट्रास्ट (कंट्रास्ट एन्हांस्ड तकनीक) उत्पन्न करने के लिए रक्त में प्रवाह करती हैं, गैर-कंट्रास्ट वर्धित प्रवाह-स्वतंत्र तरीके भी हैं। ये विधियाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रवाह पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि टी1, टी2 और वोक्सेल के विभिन्न ऊतकों के रासायनिक बदलाव के अंतर पर आधारित हैं। इस तरह की तकनीकों का एक मुख्य लाभ यह है कि हम संवहनी रोगों के रोगियों में अक्सर पाए जाने वाले धीमे प्रवाह के क्षेत्रों की अधिक आसानी से कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा, गैर-विपरीत उन्नत तरीकों के लिए अतिरिक्त विपरीत एजेंट के प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हाल ही में पुरानी गुर्दे की बीमारी और गुर्दे की विफलता के रोगियों में नेफ्रोजेनिक प्रणालीगत फाइब्रोसिस से जोड़ा गया है। कंट्रास्ट-वर्धित चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी एम. आर. आई. कंट्रास्ट एजेंटों के इंजेक्शन का उपयोग करती है और वर्तमान में एम. आर. ए. करने का सबसे आम तरीका है। कंट्रास्ट माध्यम को एक नस में इंजेक्ट किया जाता है, और छवियों को पूर्व-कंट्रास्ट और धमनियों के माध्यम से एजेंट के पहले पास के दौरान प्राप्त किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद इन दो अधिग्रहणों के घटाव से, एक छवि प्राप्त की जाती है जो सिद्धांत रूप में केवल रक्त वाहिकाओं को दिखाती है, न कि आसपास के ऊतक को। बशर्ते कि समय सही हो, इसके परिणामस्वरूप बहुत उच्च गुणवत्ता की छवियाँ हो सकती हैं। एक विकल्प एक विपरीत एजेंट का उपयोग करना है जो अधिकांश एजेंटों के रूप में, कुछ मिनटों के भीतर संवहनी प्रणाली को नहीं छोड़ता है, लेकिन एक घंटे (एक "रक्त-पूल एजेंट") तक परिसंचरण में रहता है। चूंकि छवि अधिग्रहण के लिए अधिक समय उपलब्ध है, इसलिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली इमेजिंग संभव है। हालाँकि, एक समस्या यह है कि यदि उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियों की आवश्यकता होती है तो धमनियों और नसों दोनों को एक ही समय में बढ़ाया जाता है। घटाव रहित कंट्रास्ट-वर्धित चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफीः एम. आर. ए. प्रौद्योगिकी में हाल के विकास ने गैर-कंट्रास्ट वर्धित मुखौटा छवि के घटाव के बिना उच्च गुणवत्ता वाले कंट्रास्ट-वर्धित एम. आर. ए. छवियों को बनाना संभव बना दिया है। इस दृष्टिकोण को नैदानिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि यह गति घटाव कलाकृतियों के साथ-साथ छवि पृष्ठभूमि शोर की वृद्धि को रोकता है, दोनों छवि घटाव के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। इस दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बड़े छवि क्षेत्रों पर शरीर में वसा का उत्कृष्ट दमन किया जाए, जो कि एम. डी. आई. एक्स. ओ. एन. अधिग्रहण विधियों का उपयोग करके संभव है। पारंपरिक एम. आर. ए. वास्तविक छवि अधिग्रहण के दौरान शरीर की वसा से उत्पन्न होने वाले संकेतों को दबा देता है, जो एक ऐसी विधि है जो चुंबकीय और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में छोटे विचलन के प्रति संवेदनशील है और इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त वसा दमन दिखाई दे सकता है। एम. डी. आई. एक्स. ओ. एन. विधियाँ वसा या पानी द्वारा बनाए गए छवि संकेतों को अलग और सटीक रूप से अलग कर सकती हैं। एम. आर. ए. स्कैन के लिए 'पानी की छवियों' का उपयोग करने से, वस्तुतः शरीर में कोई वसा नहीं देखी जाती है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले एम. आर. वेनोग्राम के लिए किसी घटाव मास्क की आवश्यकता न पड़े। गैर-वर्धित चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफीः चूंकि कंट्रास्ट एजेंटों का इंजेक्शन खराब गुर्दे के कार्य वाले रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए अन्य तकनीकें विकसित की गई हैं, जिन्हें किसी भी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये विधियाँ टी1, टी2 के अंतर और वोक्सेल के विभिन्न ऊतकों के रासायनिक बदलाव पर आधारित हैं। प्रवाह-स्वतंत्र एंजियोग्राफी के लिए एक उल्लेखनीय गैर-वर्धित विधि संतुलित स्थिर-अवस्था मुक्त पूर्वगमन (बी. एस. एस. एफ. पी.) इमेजिंग है जो स्वाभाविक रूप से धमनियों और नसों से उच्च संकेत उत्पन्न करती है। 2डी और 3डी अधिग्रहण छवियों के अधिग्रहण के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। सामान्य तौर पर, 2डी और 3डी छवियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। यदि 3डी डेटा प्राप्त किया जाता है, तो मनमाने दृश्य कोणों पर क्रॉस सेक्शन की गणना की जा सकती है। त्रि-आयामी डेटा को विभिन्न टुकड़ों से 2डी डेटा के संयोजन से भी उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप मूल डेटा अधिग्रहण से अलग दृश्य कोणों पर कम गुणवत्ता वाली छवियां मिलती हैं। इसके अलावा, 3डी डेटा का उपयोग न केवल क्रॉस सेक्शनल छवियां बनाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि डेटा से अनुमानों की गणना भी की जा सकती है। जटिल वाहिका ज्यामिति से निपटने में त्रि-आयामी डेटा अधिग्रहण भी सहायक हो सकता है जहां रक्त सभी स्थानिक दिशाओं में बह रहा है (दुर्भाग्य से, इस मामले में तीन अलग-अलग प्रवाह एन्कोडिंग की भी आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्थानिक दिशा में एक)। पी. सी.-एम. आर. ए. और टी. ओ. एफ.-एम. आर. ए. दोनों के फायदे और नुकसान हैं। पी. सी.-एम. आर. ए. में टी. ओ. एफ.-एम. आर. ए. की तुलना में धीमी गति से प्रवाह में कम कठिनाइयाँ होती हैं और यह प्रवाह के मात्रात्मक माप की भी अनुमति देता है। पी. सी.-एम. आर. ए. स्पंदन और गैर-समान प्रवाह की इमेजिंग करते समय कम संवेदनशीलता दिखाता है। सामान्य तौर पर, प्रवाह पर निर्भर एम. आर. ए. में धीमा रक्त प्रवाह एक बड़ी चुनौती है। यह रक्त संकेत और स्थिर ऊतक संकेत के बीच अंतर को छोटा बनाता है। यह या तो पी. सी.-एम. आर. ए. पर लागू होता है जहां रक्त और स्थिर ऊतक के बीच चरण अंतर तेज प्रवाह की तुलना में कम हो जाता है और टी. ओ. एफ.-एम. आर. ए. जहां अनुप्रस्थ रक्त चुंबकत्व और इस प्रकार रक्त संकेत कम हो जाते हैं। कंट्रास्ट एजेंटों का उपयोग रक्त संकेत को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है-यह विशेष रूप से बहुत छोटी वाहिकाओं और बहुत कम प्रवाह वेग वाली वाहिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो आम तौर पर तदनुसार कमजोर संकेत दिखाते हैं। दुर्भाग्य से, यदि रोगी खराब गुर्दे के कार्य से पीड़ित हैं तो गैडोलीनियम-आधारित कंट्रास्ट मीडिया का उपयोग खतरनाक हो सकता है। इन जटिलताओं से बचने के साथ-साथ कंट्रास्ट मीडिया की लागत को समाप्त करने के लिए, हाल ही में गैर-उन्नत तरीकों पर शोध किया गया है। विकास प्रवाह-स्वतंत्र एन. ई. एम. आर. ए. विधियों में गैर-संवर्धित तकनीकें प्रवाह पर आधारित नहीं हैं, लेकिन स्थिर ऊतक से रक्त को अलग करने के लिए टी1, टी2 और रासायनिक बदलाव में अंतर का फायदा उठाती हैं। गेटेड घटाव तेज स्पिन-इकोः एक इमेजिंग तकनीक जो सिस्टोल और डायस्टोल पर प्राप्त दो तेज स्पिन प्रतिध्वनि अनुक्रमों को घटाती है। आर्टेरियोग्राफी सिस्टोलिक डेटा को घटाकर प्राप्त की जाती है, जहां धमनियां काली दिखाई देती हैं, डायस्टोलिक डेटा सेट से, जहां धमनियां चमकीली दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक गेटिंग के उपयोग की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के व्यापार नामों में फ्रेश ब्लड इमेजिंग (तोशिबा), TRANCE (फिलिप्स), देशी स्पेस (सीमेंस) और डेल्टाफ्लो (GE) शामिल हैं। 4डी डायनेमिक एम. आर. एंजियोग्राफी (4डी-एम. आर. ए.): संवर्द्धन से पहले पहली छवियां, बाद की छवियों में संवहनी पेड़ को निकालने के लिए एक घटाव मास्क के रूप में काम करती हैं। प्रचालक को अपनी गतिशीलता के दृश्य के साथ रक्त-नाली के धमनी और शिरापरक चरणों को विभाजित करने की अनुमति देता है। एम. आर. ए. की अन्य विधियों की तुलना में इस विधि पर शोध करने में अब तक बहुत कम समय लगा है। बोल्ड वेनोग्राफी या संवेदनशीलता भारित इमेजिंग (एस. डब्ल्यू. आई.): यह विधि ऊतकों के बीच संवेदनशीलता अंतर का फायदा उठाती है और इन अंतरों का पता लगाने के लिए चरण छवि का उपयोग करती है। परिमाण और चरण डेटा को संयुक्त किया जाता है (डिजिटल रूप से, एक छवि-प्रसंस्करण कार्यक्रम द्वारा) एक बढ़ी हुई विपरीत परिमाण छवि का उत्पादन करने के लिए जो शिरापरक रक्त, रक्तस्राव और लोहे के भंडारण के लिए उत्कृष्ट रूप से संवेदनशील है। एस. डब्ल्यू. आई. के साथ शिरापरक रक्त की इमेजिंग एक रक्त-ऑक्सीजन-स्तर पर निर्भर (बी. ओ. एल. डी.) तकनीक है, यही कारण है कि इसे (और कभी-कभी स्थिर) बी. ओ. एल. डी. वेनोग्राफी के रूप में संदर्भित किया जाता था। शिरापरक रक्त के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण एस. डब्ल्यू. आई. का उपयोग आमतौर पर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों (टी. बी. आई.) और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मस्तिष्क वेनोग्राफी के लिए किया जाता है। प्रवाह प्रभाव आधारित एम. आर. ए. के समान प्रक्रियाओं का उपयोग नसों की छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चुंबकीय अनुनाद वेनोग्राफी (एम. आर. वी.) एक विमान को निम्न स्तर पर उत्तेजित करके प्राप्त की जाती है, जबकि उत्तेजना विमान से तुरंत बेहतर विमान में संकेत एकत्र किया जाता है, और इस प्रकार शिरापरक रक्त की इमेजिंग की जाती है जो हाल ही में उत्तेजित विमान से चला गया है। ऊतक संकेतों में अंतर का उपयोग एम. आर. ए. के लिए भी किया जा सकता है। यह विधि शरीर में अन्य ऊतकों की तुलना में रक्त के विभिन्न संकेत गुणों पर आधारित है, जो एम. आर. प्रवाह प्रभावों से स्वतंत्र है। यह सबसे सफलतापूर्वक संतुलित नाड़ी अनुक्रमों जैसे कि ट्रूएफआईएसपी या बीटीएफई के साथ किया जाता है। ऊतक के जीवित रहने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए स्ट्रोक इमेजिंग में भी बोल्ड का उपयोग किया जा सकता है। आम तौर पर कलाकृतियाँ एम. आर. ए. तकनीकें अशांत प्रवाह के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के चुंबकीय प्रोटॉन स्पिन चरण सुसंगतता (इंट्रा-वोक्सेल विक्षेपण घटना) खो देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संकेत का नुकसान होता है। इस घटना के परिणामस्वरूप धमनी स्टेनोसिस का अधिक आकलन हो सकता है। एम. आर. ए. में देखी गई अन्य कलाकृतियों में शामिल हैंः चरण-विपरीत एम. आर. ए.: छवि में अधिकतम रक्त वेग के कम आकलन के कारण चरण को लपेटना। फेज-कंट्रास्ट एम. आर. ए. के लिए अधिकतम निर्धारित वेग के बारे में तेजी से चलने वाला रक्त अलग हो जाता है और इसके बजाय संकेत पाई से-पाई तक लपेट जाता है, जिससे प्रवाह की जानकारी अविश्वसनीय हो जाती है। अधिकतम मापा वेग से ऊपर वेग एन्कोडिंग (वी. ई. एन. सी.) मानों का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। इसे तथाकथित चरण-अनव्रैपिंग से भी ठीक किया जा सकता है। मैक्सवेल पदः मुख्य क्षेत्र B0 में प्रवणता क्षेत्र के परिवर्तन के कारण। इससे अधिक चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो जाता है और प्रवाह के लिए गलत चरण जानकारी देता है। त्वरणः रक्त प्रवाह को तेज करने के लिए चरण-विपरीत तकनीक द्वारा ठीक से कूटबद्ध नहीं किया जाता है, जिससे रक्त प्रवाह की मात्रा निर्धारित करने में त्रुटियां हो सकती हैं। टाइम-ऑफ-फ्लाइट एम. आर. ए.: लैमिनार प्रवाह के कारण संतृप्ति कलाकृतिः कई वाहिकाओं में, रक्त प्रवाह वाहिका के केंद्र के पास की तुलना में वाहिका की दीवारों के पास धीमा होता है। इससे वाहिका की दीवारों के पास रक्त संतृप्त हो जाता है और वाहिका के स्पष्ट क्षमता को कम कर सकता है। विनीशियन ब्लाइंड आर्टिफैक्टः क्योंकि तकनीक स्लैब में छवियों को प्राप्त करती है (जैसा कि मल्टीपल ओवरलैपिंग थिन-स्लैब एक्विजिशन, एम. ओ. टी. एस. ए. में), स्लैब के पार एक गैर-समान फ़्लिप कोण रचित छवियों में क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई दे सकता है। कभी-कभी, एम. आर. ए. सीधे (मोटे) टुकड़ों का उत्पादन करता है जिसमें रुचि का पूरा पात्र होता है। अधिक सामान्य रूप से, हालांकि, अधिग्रहण के परिणामस्वरूप शरीर में 3 डी मात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले टुकड़ों का एक ढेर होता है। इस 3डी डेटासेट को कंप्यूटर मॉनिटर जैसे 2डी उपकरण पर प्रदर्शित करने के लिए, कुछ प्रतिपादन विधि का उपयोग करना पड़ता है। सबसे आम विधि अधिकतम तीव्रता प्रक्षेपण (एम. आई. पी.) है, जहाँ कंप्यूटर आयतन के माध्यम से किरणों का अनुकरण करता है और स्क्रीन पर प्रदर्शन के लिए उच्चतम मूल्य का चयन करता है। परिणामी छवियाँ पारंपरिक कैथेटर एंजियोग्राफी छवियों से मिलती-जुलती हैं। यदि ऐसे कई अनुमानों को एक सिने लूप या क्विकटाइम वी. आर. ऑब्जेक्ट में जोड़ा जाता है, तो गहराई की छाप में सुधार होता है, और पर्यवेक्षक 3डी संरचना की अच्छी धारणा प्राप्त कर सकता है। एम. आई. पी. का एक विकल्प प्रत्यक्ष आयतन प्रतिपादन है जहाँ एम. आर. संकेत को चमक, अपारदर्शिता और रंग जैसे गुणों में अनुवादित किया जाता है और फिर एक ऑप्टिकल मॉडल में उपयोग किया जाता है। नैदानिक उपयोग एम. आर. ए. शरीर में कई धमनियों का अध्ययन करने में सफल रहा है, जिसमें मस्तिष्क और सिर और गर्दन में अन्य वाहिकाएं, महाधमनी और वक्ष और पेट में इसकी प्रमुख शाखाएं, गुर्दे की धमनियां और निचले अंगों में धमनियां शामिल हैं। कोरोनरी धमनियों के लिए, हालांकि, एम. आर. ए. सी. टी. एंजियोग्राफी या आक्रामक कैथेटर एंजियोग्राफी की तुलना में कम सफल रहा है। अक्सर, अंतर्निहित बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, लेकिन एन्यूरिज्म या असामान्य संवहनी शरीर रचना जैसी चिकित्सा स्थितियों का भी निदान किया जा सकता है। आक्रामक कैथेटर एंजियोग्राफी की तुलना में एम. आर. ए. का एक लाभ परीक्षा का गैर-आक्रामक चरित्र है (शरीर में कोई कैथेटर नहीं लगाना पड़ता है)। सीटी एंजियोग्राफी और कैथेटर एंजियोग्राफी की तुलना में एक और लाभ यह है कि रोगी किसी भी आयनीकरण विकिरण के संपर्क में नहीं आता है। इसके अलावा, एम. आर. आई. के लिए उपयोग किया जाने वाला कंट्रास्ट मीडिया सी. टी. एंजियोग्राफी और कैथेटर एंजियोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले मीडिया की तुलना में कम विषाक्त होता है, जिसमें कम लोगों को एलर्जी का कोई खतरा होता है। रोगी में इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। विधि की सबसे बड़ी कमियां इसकी तुलनात्मक रूप से उच्च लागत और इसका कुछ हद तक सीमित स्थानिक समाधान है। स्कैन में लगने वाला समय भी एक समस्या हो सकती है, जिसमें सी. टी. बहुत तेज होता है। जिन रोगियों के लिए एम. आर. आई. परीक्षा असुरक्षित हो सकती है (जैसे कि आँखों में पेसमेकर या धातु या कुछ सर्जिकल क्लिप होना), उनमें भी इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। कपाल परिसंचरण को देखने के लिए एम. आर. ए. प्रक्रियाएं सामान्य एम. आर. आई. मस्तिष्क की स्थिति से अलग नहीं हैं। हेड कॉइल के भीतर स्थिरीकरण की आवश्यकता होगी। एम. आर. ए. आमतौर पर कुल एम. आर. आई. मस्तिष्क परीक्षा का एक हिस्सा होता है और सामान्य एम. आर. आई. प्रोटोकॉल में लगभग 10 मिनट जोड़ता है। कम्प्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी भी देखें ट्रांसक्रैनियल डॉप्लर सोनोग्राफी संदर्भ बाहरी लिंक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग संवहनी प्रक्रियाएँ