Bert Bolle Barometer
बर्ट बोल बैरोमीटर एक बड़ा जल बैरोमीटर है। 12. 5 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, इसे अंतर्राष्ट्रीय गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बैरोमीटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह उपकरण 1985 में नीदरलैंड में बनाया गया था; 2007 में इसे डेनमार्क, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नए आगंतुक केंद्र में फिर से स्थापित किया गया था और 2011 में वहां से हटा दिया गया था। डच लेखक और बैरोमीटर विशेषज्ञ बर्ट बोले (जन्म 1947) ने 1985 में बैरोमीटर संग्रहालय के केंद्र बिंदु के रूप में जल बैरोमीटर का डिजाइन और निर्माण किया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी एथन के साथ मध्य नीदरलैंड के मार्टेंसडिजक में 18 वीं शताब्दी के कंट्री हाउस 'रुस्टनहोवेन' में चलाया। 1978 में बोले ने बैरोमीटर नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका जर्मन और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 1983 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक की एक वैज्ञानिक उत्तरकथा लिखी और पारा बैरोमीटर प्रणाली में कुछ संशोधन किए। 1985 में बोले और उनकी पत्नी ने अपने देश के घर में एक बैरोमीटर संग्रहालय की स्थापना की। उनका उद्देश्य नीदरलैंड में निजी संग्रहकर्ताओं और संग्रहालयों से बैरोमीटर के ऋण के आधार पर एक संग्रह बनाना था। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया था। बोल संग्रहालय के शुभारंभ को शानदार बनाने के लिए कुछ चाहते थे, एक ऐसा उपकरण जो प्रभावशाली और निश्चित होगा जो बैरोमीटर संग्रहालय के केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा। उन्होंने 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों, जैसे कि इवेंजेलिस्टा टोरिसेली और गैस्पारो बर्टी को श्रद्धांजलि देते हुए एक जल बैरोमीटर डिजाइन करने और बनाने का फैसला किया, जिन्होंने कुछ पहले और सबसे महत्वपूर्ण निर्वात प्रयोगों का निर्माण किया, और 1640 और 1660 के बीच अपने घरों के साथ पहले जल बैरोमीटर बनाए। बोल के पुराने तीन मंजिला ग्रामीण घर की ऊंचाई पर्याप्त थी, जिसका सबसे ऊँचा बिंदु मुख्य हॉल की छत थीः एक सीसा युक्त कांच का गुंबद। हॉल का शीर्ष हॉल के फर्श से 12 मीटर से अधिक की दूरी पर था; इतने विशाल वाद्ययंत्र के लिए एक आदर्श वातावरण। बोले ने चार बोरोसिलिकेट कांच का निर्माण करने का फैसला किया (जैसे। पाइरेक्स) 90 मिमी व्यास के पाइप। उन्होंने पाइपों को नौ मीटर लंबे ठोस ओक के तख्ते में फिट किया, जो आधार पर एक मीटर चौड़ा था। बैरोमीटर के शीर्ष तीन मीटर के लिए, एक 25 मिमी मोटा पॉलीमिथाइलमेथाक्रिलेट (जैसे। पर्सपेक्स) शीट का उपयोग किया गया था। जलाशय कक्ष भी बोरोसिलिकेट कांच से बना था; 600 मिमी व्यास के साथ इस जलाशय की क्षमता 150 लीटर पानी को पकड़ने के लिए पर्याप्त थी, जो बैरोमीटर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक थी। पहला सफल टेस्ट रन नवंबर और दिसंबर 1985 में हुआ था। बोले ने पानी के बैरोमीटर के शीर्ष छोर को एक रोटरी वेन पंप से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया, जो टाइमर रिले द्वारा नियंत्रित था। दस मिनट के अंतराल पर, पंप ने कांच की नली से हवा को बाहर निकाल दिया, जिससे 12 मीटर लंबा उपकरण एक मिनट के भीतर 55 लीटर पानी से भर गया। आगंतुकों को सीढ़ियों पर चढ़ने और शीर्ष तक पानी का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां यह अनायास उबलने लगा (नीचे देखें)। विशाल रजिस्टर प्लेट में दो तराजू थेः पानी का सेंटीमीटर और मिलीबार। जल वाष्प दबाव जल बैरोमीटर के पढ़ने को कम करता है, और इस त्रुटि का परिमाण तापमान के साथ बढ़ता है। इस प्रकार, तापमान में सुधार करने के लिए एक नियम प्रदान किया गया था। पाँच मिनट की पढ़ने की अवधि के बाद, पाइप के शीर्ष क्षेत्र में हवा प्रवेश की गई। कुछ ही मिनटों में सारा पानी नीचे के कुंड में वापस आ जाएगा, जिसके बाद दस मिनट का पंप चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। आगंतुक पूरे दिन एक वास्तविक जीवित वाद्ययंत्र देखने में सक्षम थे। यह उपकरण एक विशाल ड्रॉकार्ड साबित हुआ और बाद के बारह वर्षों की अवधि के दौरान मीडिया में कई बार दिखाई दिया, जिसके दौरान बोल्स बैरोमीटर संग्रहालय संचालित हुआ। 1998 में संग्रहालय को बंद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया बोले और उनकी पत्नी 1999 में ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन निर्माता अपनी रचना के साथ भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बैरोमीटर को उनके साथ ऑस्ट्रेलिया लाया गया, जहाँ बोले ने इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर डेनमार्क के समुदाय को दान कर दिया। शहर में विशाल उपकरण रखने के लिए पर्याप्त ऊँची इमारत नहीं थी, लेकिन 2004 में एक नए बहु-कार्य आगंतुक केंद्र के लिए योजनाएं अपनाई गईं, जिसका केंद्र भाग द बैरोमीटर टॉवर होगा, जिसे विशेष रूप से उपकरण के लिए बनाया गया था। डेनमार्क के शायरे ने जल बैरोमीटर को एक स्थानीय स्मारक बना दिया, जिसका नाम द बर्ट बोल बैरोमीटर रखा गया। इसके अलावा, शैर ने घोषणा की कि मीनार जल बैरोमीटर और सामान्य रूप से मौसम उपकरणों के इतिहास को समर्पित होगी और प्रवेश निःशुल्क होगा। 2007 में डेनमार्क आगंतुक केंद्र का निर्माण पूरा हो गया था। इसका आधिकारिक उद्घाटन 10 अगस्त को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन मंत्री श्रीमती शीला मैकहेल द्वारा किया गया था। बैरोमीटर टावर में बर्ट बोल बैरोमीटर एक स्टेनलेस स्टील के आसन पर खड़ा था। वैक्यूम पंप चक्र नीदरलैंड की तुलना में छोटा हो गया; पिछले दस से घटकर छह मिनट हो गया। टाइमर रिले को एक पी. एल. सी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो अब 11 सोलनॉइड वाल्व के साथ एक परिष्कृत और आधुनिक वैक्यूम प्रणाली को नियंत्रित करता है। प्रति दिन आठ घंटे, सप्ताह में सात दिन काम करते हुए, जल बैरोमीटर लगातार 'चल रहा था'। आगंतुक सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और मीनार के ऊपर स्थित पठन कक्ष में पढ़ सकते हैं। जिस समय कांच की नली में पानी अपने उच्चतम संभव बिंदु पर पहुंच गया, आगंतुक लगभग एक मिनट के लिए एक दिलचस्प भौतिक घटना देख सकते थे। पानी के ऊपर हवा का दबाव काफी कम हो गया था। इसलिए, पानी का वाष्पीकरण इतना जोर से हुआ कि पानी अनायास उबलने लगा, हालांकि इसका तापमान शायद ही कभी 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। इस 'ठंडे उबलने' का योगदान हवा के बुलबुले द्वारा किया जाता है जो पानी के स्तंभ में बने थे। जैसे ही पंप का संपर्क टूट गया, पाइप को खाली करना बंद हो गया और पानी का स्तर फिर से शांत हो गया, जिससे लोग पढ़ने में सक्षम हो गए। जिस समय जल स्तर शांत था, उस समय भी उपकरण के शीर्ष तक हवा के बुलबुले बढ़ने के कारण सतह पर कुछ अशांति थी। हालांकि जल वाष्प के दबाव ने बैरोमीटर के दबाव को कम कर दिया, आगंतुकों को बताया गया कि इस त्रुटि को कैसे ठीक किया जाए और इस प्रकार वास्तविक वायु दबाव की गणना की जाए, और फिर इसकी तुलना टावर में सटीक वैसाला डिजिटल मानक बैरोमीटर से की जा सकती है। दो मिनट की पढ़ने की अवधि के बाद, हवा को धीरे-धीरे पाइप के शीर्ष क्षेत्र में वैक्यूम में भर्ती किया गया था। अगले दो मिनट के भीतर सारा पानी नीचे जलाशय में वापस आ गया था, जिसके बाद बर्ट बोल बैरोमीटर का छह मिनट का पंप चक्र दोहराया गया। मीनार में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, यूरोप के प्राचीन बैरोमीटरों का एक चयन प्रदर्शित किया गया था, साथ ही 17 वीं शताब्दी के सबसे पुराने बैरोमीटर प्रयोगों को दर्शाने वाले पांच भित्ति चित्र भी प्रदर्शित किए गए थे। रीडिंग रूम में बैरोमीटर के अग्रदूतों, इतालवी वैज्ञानिकों गैलीलियो गैलीली और इवांजेलिस्टा टोरिसेली को श्रद्धांजलि दी गई। भूतल पर, बोले ने कई दिलचस्प भौतिक प्रयोग किए थे जैसे कि एटमॉस्फियर सिम्युलेटर, जिसमें कृत्रिम ऊंचाई और चढ़ाव बनाए गए थे। ध्वनि और हवा के साथ दिलचस्प निर्वात प्रयोगों को दिखाने वाला एक घंटी जार भी था। रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया को पर्यटन के लिए विचित्र रिकॉर्ड के देश के रूप में जाना जाता है, जैसे कि बड़ा केला या विशाल राम। हालाँकि, डेनमार्क में जल बैरोमीटर का आकार एक पर्यटक नौटंकी के बजाय आवश्यकता का परिणाम था। ठीक से काम करने के लिए, एक जल बैरोमीटर काफी बड़ा होना चाहिए, जिसमें अधिक ऊंचाई अधिक सटीकता पैदा करती है। बर्ट बोल बैरोमीटर इस प्रकार एक बहुत ही सटीक और वास्तविक काम करने वाला उपकरण है, साथ ही एक प्रभावशाली स्मारक भी है। मान्यता अप्रैल 2008 में बर्ट बोल बैरोमीटर को शीर्ष सौ ऑस्ट्रेलियाई 'अवश्य देखें' विषयों में सूचीबद्ध किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई यात्री पत्रिका ने 100 चीजों की एक सूची जारी की जो आप केवल ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। अपने अस्तित्व के पहले वर्ष के दौरान, डेनमार्क आगंतुक केंद्र ने अपने 100,000वें आगंतुक को दर्ज किया। 25वीं वर्षगांठ दिसंबर 2010 में बैरोमीटर की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। बोले ने "अजीब और अद्भुत मौसम भविष्यवक्ता" शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी थी, जिसकी 1,000 प्रतियां छापी गईं और दिसंबर में आगंतुकों को उपहार के रूप में दी गईं। बर्ट बोल बैरोमीटर की 25वीं वर्षगांठ के जश्न के कुछ ही समय बाद बैरोमीटर का नुकसान डेनमार्क आगंतुक केंद्र ने अपना विश्व आकर्षण खो दिया। जल बैरोमीटर और डेनमार्क आगंतुक केंद्र में बैरोमीटर टावर को बढ़ावा देने और साइनपोस्ट करने के बारे में बोर्ड ऑफ डेनमार्क टूरिज्म इनकॉर्पोरेटेड और डेनमार्क आगंतुक केंद्र के प्रबंधन के साथ मतभेद एक चल रहे संघर्ष के मूल में थे। आखिरकार बोल और उनकी पत्नी ने डेनमार्क परिषद से बैरोमीटर उन्हें वापस देने के लिए कहा, जिसे 21 दिसंबर 2010 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैरोमीटर टावर को फरवरी 2011 के मध्य में ध्वस्त कर दिया गया था। बैरोमीटर के संभावित भावी मालिक के साथ नए स्थान पर बातचीत एक उन्नत चरण में है, हालांकि स्थान अब डेनमार्क में नहीं होगा। एक छोटे से मौसम विज्ञान संग्रहालय के साथ 6x6 मीटर ईंट के मीनार में जल बैरोमीटर रखने की योजना है। जर्मनी के मैगडेबर्ग में ओटो वॉन ग्युरिक संग्रहालय ने 1995 में पानी के बैरोमीटर की एक प्रति खड़ी की, जब बोल से उनकी विशेषज्ञता मांगी गई थी। बैरोमीटर एक सर्पिल सीढ़ी के केंद्र में स्थित था। बोले के रिकॉर्ड को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पॉली कार्बोनेट से बने एक संकीर्ण पाइप का उपयोग किया गया था और उपकरण का नाम डच रिकॉर्ड धारक के नाम पर 'बर्ट बोल वासरबैरोमीटर' रखा गया था। बैरोमीटर के लिए श्रम-गहन रखरखाव एक निरंतर चिंता का विषय है, जिसमें प्रमुख मुद्दों में से एक जल वाष्प है, जो लगातार पंप में प्रवेश करता है और पंप तेल के साथ आसानी से पायसीकृत हो सकता है। इसे रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। चूंकि जल वाष्प लगातार निकाला जाता है, इसलिए जलाशय में जल स्तर को हर दिन ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बैरोमीटर के वातावरण में धूप की प्रचुरता, वर्षा जल में शैवाल की उपस्थिति के साथ मिलकर, पानी की नली के भीतर शैवाल के बढ़ने का खतरा पैदा करता है। इसे संबोधित करने के लिए, मालिकों ने शैवाल को मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया है, लेकिन क्लोरीन के वाष्पीकरण को विशेष रूप से पूरा किया जाना था। वियर एंड टियर वैक्यूम सिस्टम के कमजोर पंप, इसके 11 सोलनॉइड वाल्व और इसके रिले पर भी काफी दबाव डालता है। अंत में, बैरोमीटर को विशेष रूप से शुद्ध वर्षा जल से भरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नल के पानी में कई खनिज होते हैं जो बैरोमीटर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चूंकि जल बैरोमीटर का हमेशा बहुत सावधानी से इलाज किया गया है, इसलिए यह उपकरण अपनी उम्र के बावजूद अभी भी लगभग नया दिखता है। ओक और बोरोसिलिकेट ग्लास जैसी टिकाऊ सामग्रियों का एक सुविचारित चयन निश्चित रूप से इसकी निरंतर दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकरण की नकल करने के अन्य प्रयास घटिया सामग्री के उपयोग, निरंतर पर्यवेक्षण की कमी, पाइप प्रणाली के प्रदूषण और स्थायित्व को कम करने वाले अन्य कारकों के कारण विफल हो गए हैं। बाहरी लिंक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बर्ट बोले बैरोमीटर (अंग्रेजी) (जर्मन) (डच) 18 वीं शताब्दी का देशी घर 'रस्टेनहोवेन', पूर्व में बैरोमीटर संग्रहालय (अंग्रेजी) (डच) संदर्भ बोले, बी। (1982) बैरोमीटर। वाटफोर्डः आर्गस बुक्स। बोले, बी। (1983) बेल्ड में बैरोमीटर। लोचेमः टिजडस्ट्रूम। बोले, बी। (2008) इल बैरोमेट्रो डी बर्ट बोले, एस्ट्राटो दा टॉरिसेलियाना, बोलेटिनो डेला सोसाइटी टॉरिसेलियाना डी साइंस ई लेटर, फेन्ज़ा, नं। 59. बोले, बी। (2010) अजीब और अद्भुत मौसम भविष्यवक्ता, निजी सीमित संस्करण। फ्लेमेरियन, सी. (1888) एल 'एटमॉस्फियर-मेटोरोलॉजी पॉपुलायर। पेरिसः लिब्रेयरी हैचेट एट सी. मिडलटन, डब्ल्यू. ई. नोल्स। (1964) बैरोमीटर का इतिहास। बाल्टीमोरः द जॉन्स हॉपकिन्स प्रेस। दबाव मापक मौसम विज्ञान उपकरण और उपकरण कांच अनुप्रयोग