Likens-Nickerson Apparatus
लाइकेन्स-निकर्सन उपकरण 1964 में हॉप तेल घटकों का पता लगाने के लिए सैम टी. लाइकेन्स और गेल बी. निकर्सन द्वारा विकसित प्रयोगशाला कांच के बर्तन का एक टुकड़ा है। उपकरण एक साथ भाप आसवन और निष्कर्षण करता है। इस उपकरण का निर्माण आम तौर पर बोरोसिलिकेट कांच से किया जाता है जिसमें ठंडी उंगली कंडेनसर और ग्राउंड ग्लास जोड़ों के साथ उबलते फ्लास्क लगे होते हैं। इसका उपयोग आम तौर पर वाद्य रसायन विज्ञान का उपयोग करके आगे के मात्रात्मक और या गुणात्मक विश्लेषण के लिए लक्षित कार्बनिक यौगिकों को अलग करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसका उपयोग मूल्यवान सामग्री को पुनर्प्राप्त करने के तरीके के रूप में जलीय घोल से लक्षित यौगिकों को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। विवरण और संचालन असामान्य रूप से आकार का लाइकेन्स-निकर्सन उपकरण दो उबलते फ्लास्क का उपयोग करता है। एक फ्लास्क में एक जलीय घोल होता है जिसमें वांछित यौगिक होते हैं और दूसरे में अमिश्रणीय कार्बनिक विलायक होता है। प्रत्येक फ्लास्क को उनके संबंधित क्वथनांक तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है, इस प्रकार वे अपने वाष्पों (या एयरोसोलाइज्ड तेलों) को उपकरण की बाहों के साथ केंद्रीय ठंडी उंगली संघनित्र में भेजते हैं जहां वे पायसीकारी, संघनन और एक अलग करने वाले जाल में गिरते हैं जिसमें एक स्टॉपकॉक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मूल वाष्प पथ पर वापस जाने वाले जाल की भुजाओं को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि या तो जलीय या कार्बनिक परत को उसके संबंधित फ्लास्क में वापस कर दिया जाए। 1964 में इसके आविष्कार के बाद से इस उपकरण को सैकड़ों शोधकर्ताओं द्वारा किण्वित ऊंट के दूध से लेकर टरबोट तक हर चीज में यौगिकों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से अपनाया, संशोधित और उपयोग किया गया है। शायद लाइकेन्स-निकर्सन उपकरण का सबसे उल्लेखनीय क्रमपरिवर्तन गोडफ्रूट एट अल द्वारा वर्णित उपकरण है। 1981 में। हालांकि, शोधकर्ताओं ने अनगिनत विविधताओं का निर्माण और उपयोग किया है जो उपकरण को निर्वात के तहत काम करने, निष्क्रिय गैस से भरने या लगातार संचालित करने की अनुमति देते हैं। फिर भी वे सभी स्वीकार करते हैं कि लाइकेन्स-निकर्सन उपकरण ने अपने संबंधित डिजाइन को सूचित किया है। संदर्भ बाहरी लिंक सैम लिकेंस प्रयोगशाला के कांच के बर्तनों के लिए गेल निकर्सन के साथ साक्षात्कार