Noise dosimeter
एक शोर डोसीमीटर (अमेरिकी अंग्रेजी) या शोर डोसीमीटर (ब्रिटिश अंग्रेजी) एक विशेष ध्वनि स्तर मीटर है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एक समय की अवधि में एकीकृत व्यक्ति के शोर जोखिम को मापना है; आमतौर पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएचए) 29 सीएफआर 1910.95 व्यावसायिक शोर जोखिम मानक या ईयू निर्देशक 2003/10 ईसी जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना। शोर मापन शोर डोसीमीटर ध्वनि दबाव स्तर (एस. पी. एल.) को मापते और संग्रहीत करते हैं और समय के साथ इन मापों को एकीकृत करके, एक निश्चित अवधि के लिए संचयी शोर-एक्सपोजर रीडिंग प्रदान करते हैं, जैसे कि 8 घंटे का कार्यदिवस। डोसिमीटर व्यक्तिगत या क्षेत्र शोर मॉनिटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। व्यावसायिक सेटिंग्स में, व्यक्तिगत शोर डोसिमीटर अक्सर एक कर्मचारी के शरीर पर पहने जाते हैं, जिसमें माइक्रोफोन व्यक्ति के सबसे अधिक उजागर कंधे के बीच-शीर्ष पर लगाया जाता है। क्षेत्र निगरानी का उपयोग शोर जोखिम का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है जब शोर का स्तर अपेक्षाकृत स्थिर होता है और कर्मचारी गतिशील नहीं होते हैं। कार्यस्थलों पर जहां कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं या जहां समय के साथ शोर की तीव्रता में उतार-चढ़ाव होता है, शोर के संपर्क में आने का अनुमान आम तौर पर व्यक्तिगत निगरानी दृष्टिकोण द्वारा अधिक सटीक रूप से लगाया जाता है। डोसीमीटर का उपयोग कानूनी कार्यवाही, इंजीनियरिंग शोर नियंत्रण के विकास और अन्य औद्योगिक स्वच्छता उद्देश्यों में उपयोग के लिए डेटा एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। शोर जोखिम माप करने की योजना बनाते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि डोसीमीटर को निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार कैलिब्रेट और संचालित किया जाए। ध्वनिक वातावरण के गुणों, मुख्य माप उद्देश्यों को समझना भी आवश्यक है क्योंकि वे श्रवण क्षति के जोखिम को निर्धारित करने से संबंधित हैं, और डोसिमीटर के उपयोग से जुड़ी सीमाएं। डोसिमीटर निर्माताओं का सुझाव है कि विश्वसनीय संचालन को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक माप से पहले और बाद में उपकरण को एक ध्वनिक अंशांकन यंत्र जैसे पिस्टनफोन के साथ कैलिब्रेट किया जाए। क्षेत्र अंशांकन दिनचर्या के अलावा, निर्माता पता लगाने योग्य संदर्भ स्रोतों का उपयोग करके एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उपकरण के आवधिक व्यापक अंशांकन और प्रमाणन की सलाह देते हैं। समकालीन डोसीमीटरों का फील्ड कैलिब्रेशन ज्यादातर पीसी-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से स्वचालित किया गया है जो कैलिब्रेशन दिनचर्या चलाते हैं, समय और तिथि का दस्तावेजीकरण करते हैं, और स्तरों में किसी भी ऑफसेट के लिए समायोजित करते हैं। वर्तमान डोसीमीटर उपयोगकर्ता को शोर खुराक, समय-भारित औसत, ध्वनि जोखिम स्तर के साथ-साथ शिखर, अधिकतम और न्यूनतम ध्वनि दबाव स्तर जैसे मापदंड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अधिकांश डोसीमीटर एकत्र किए गए डेटा के सांख्यिकीय और चित्रमय प्रतिनिधित्व भी उत्पन्न करते हैं। ए. एन. एस. आई. S1.25 निर्दिष्ट करता है कि डोसीमीटर को कम से कम निम्नलिखित मापदंड प्रदान करने चाहिएः आवृत्ति भारः ए-भार या सी-भार घातीय औसतः एफ (तेज); एस (धीमा) मानदंड स्तरः 90,85,84,80, या वी (परिवर्तनीय) मानदंड अवधिः घंटे सीमा स्तरः 90,80, या वी (परिवर्तनीय) विनिमय दरः 5,4, या 3 एक शोर या ध्वनि खुराक एक दिन में एक व्यक्ति की ध्वनि की मात्रा है। खुराक को प्रतिशत द्वारा दर्शाया जाता है। 100% की शोर खुराक का मतलब है कि एक व्यक्ति ने शोर की अनुमेय मात्रा को पार कर लिया है। 100% शोर खुराक के बाद किसी भी शोर के संपर्क में आने से सुनवाई को नुकसान हो सकता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक्सपोजर जमा होता है। विनिमय दर को जोड़ने से एक्सपोजर समय आधा हो जाता है। निम्नलिखित तालिका नवंबर 2018 तक व्यावसायिक संगठनों के लिए जोखिम स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैः मानकीकरण अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो ध्वनि स्तर मीटर और डोसिमीटर जैसे उपकरणों की तकनीकी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, वह जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आई. ई. सी.) है; जबकि उनके उपयोग की विधि आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई. एस. ओ.) प्रकाशन में दी जाती है। अमेरिका में, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (ए. एन. एस. आई.) ए. एन. एस. आई. S1.25-1991 (आर. 2007) व्यक्तिगत शोर डोसीमीटर की प्रदर्शन विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है। डोसीमीटर का उपयोग मूल डोसीमीटर को डोसीमीटर के शरीर से जुड़े माइक्रोफोन के साथ पहने जाने वाले बेल्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया था और कंधे पर कान के जितना संभव हो उतना पास लगाया गया था। इन उपकरणों को पूर्ण कार्य पारी के लिए पहना जाता था और अंत में शुरू में प्रतिशत खुराक में, या किसी अन्य एक्सपोजर मीट्रिक में एक रीडआउट देता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून को पूरा करने के लिए माप करने का ये सबसे आम तरीका था, लेकिन यूरोप में, पारंपरिक ध्वनि स्तर मीटर का समर्थन किया गया था। इसके कई कारण थे, लेकिन आम तौर पर यूरोप में डोसिमीटर पर कई कारणों से अविश्वास किया गया था, जिनमें से कुछ थे। केबल को खतरनाक माना जाता था क्योंकि यह घूर्णन मशीनरी पर पकड़ सकता था डोसिमीटर आपको बता सकता था कि स्तर पार हो गया था, लेकिन यह नहीं कहता था कि यह कब हुआ श्रमिक डेटा को बहुत आसानी से गलत साबित कर सकते थे उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य पैटर्न को प्रभावित करने के लिए काफी बड़ा था-जहां अधिकांश शुरुआती उपकरणों का निर्माण किया गया था, ये कारण इतने मायने नहीं रखते थे। इन यूरोपीय आपत्तियों को दूर करने के लिए, डोसिमीटर छोटे हो गए और एक डेटा स्टोर को शामिल करना शुरू कर दिया जहां शोर का समय इतिहास, आमतौर पर लघु समतुल्य ध्वनि स्तर (एल. ई. क्यू.) के रूप में संग्रहीत किया जाता था। इस डेटा को एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और शोर जोखिम के सटीक पैटर्न को मिनट दर मिनट प्लॉट किया जा सकता है। उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि शॉर्ट लेक के रूप में डेटा को संग्रहीत करना था, एक फ्रांसीसी अवधारणा जिसने कंप्यूटर को ध्वनिकी में लाने में मदद की। साथ ही, डोसिमीटर ने ए-भार के अलावा एक दूसरे सी-आवृत्ति-भारित चैनल को शामिल करना शुरू कर दिया जिसने वास्तविक शिखर को इंगित करने की अनुमति दी। जब तक पी. एस. ई. एम. मानक प्रकाशित हुआ, तब तक यूरोप और यू. एस. ए. दोनों में कई प्रमुख ध्वनि स्तर मीटर कंपनियों के पास अपनी सीमा में एक डोसिमीटर था। शोर डोसीमीटर श्रमिकों द्वारा पहना जाता है ताकि समय के साथ उनके ध्वनि संपर्क पर नज़र रखी जा सके। एक प्रकार 2 ध्वनि स्तर मीटर की सटीकता के साथ, अधिकांश शोर डोसीमीटर ± 2 डी. बी. ए. के भीतर मापते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शोर मापक ठीक से कैलिब्रेट किया गया है और अत्यधिक तापमान और आर्द्रता से बाहर रखा गया है। शोर डोसीमीटर आमतौर पर एक श्रवण संरक्षणवादी, ध्वनि इंजीनियर या श्रवणविज्ञानी द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। जब पेशेवर शोर डोसीमीटर स्थापित कर रहा होता है, तो ध्वनि नमूने की आवृत्ति और लॉग जानकारी जैसी सेटिंग्स पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी डोसीमीटर को रखते समय, माइक्रोफोन को कंधे पर क्लिप किया जाना चाहिए और माइक्रोफोन ऊपर की ओर होना चाहिए। माइक्रोफोन को आसपास के किसी भी कपड़े से खुला और साफ रखा जाना चाहिए। बाहर निकलते समय इसे किसी भी वायु स्रोत से संरक्षित किया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक विंड स्क्रीन होनी चाहिए। दिन के दौरान, डोसिमीटर उपयोगकर्ता द्वारा अनुभव किए गए ध्वनि स्तर के समय-भारित औसत को मापेगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो क्योंकि कार्य पाली के दौरान डोसिमीटर को अक्सर 8 से 10 घंटे तक चलना पड़ता है। शोर डोसीमीटर उपयोगकर्ता की आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए उपयोगकर्ता को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि उपकरण को कैसे संचालित किया जाए और सफलतापूर्वक उपयोग किया जाए ताकि अंतिम परिणाम उपयोगकर्ता की छेड़छाड़ से प्रभावित न हो। कंपनियाँ निम्नलिखित प्रमुख निर्माता उन लोगों में से हैं जो शोर डोसीमीटर प्रदान करते हैंः डेनमार्क ब्रुएल एंड केजेयर यूनाइटेड किंगडम कैसल ग्रुप लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम कैसेला सी. ई. एल. लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम सिरस रिसर्च पी. एल. सी. यूनाइटेड किंगडम पल्सर इंस्ट्रूमेंट्स पी. एल. सी. यू. एस. ए. 3 एम यू. एस. ए. लार्सन-डेविस फ्रांस 01 डी. बी.-मेत्राविब पोलैंड स्वानटेक जापान रियान सी. ओ., लिमिटेड संदर्भ डोसीमीटर ध्वनि माप ध्वनि प्रदूषण