Automated radioxenon sampler analyzer
स्वचालित रेडियोक्सिनन सैंपलर-विश्लेषक (एआरएसए) को 1990 के दशक के अंत में प्रशांत उत्तर पश्चिमी राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के वित्त पोषण और समर्थन के साथ डिजाइन किया गया था। ए. आर. एस. ए. प्रणाली स्वचालित रूप से हवा से रेडियोक्सिनन एकत्र करती है और मापती है। एआरएसए प्रणाली लगातार बैच मोड में हवा से ज़ेनॉन एकत्र करती है, जो 8 घंटे की अवधि में लगभग 48 घन मीटर का प्रसंस्करण करती है। इस अवधि में एकत्र किए गए ज़ेनॉन की औसत मात्रा लगभग 2 सीसी है। ज़ेनॉन गैस को फिर परमाणु पहचान प्रणाली में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें एक बीटा-गामा संयोग स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ए. आर. एस. ए. को पी. एन. एन. एल. में सी. टी. बी. टी. की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के समर्थन में तैयार किया गया था। 1995-ए. आर. एस. ए. अवधारणा पहली बार प्रयोगशाला 1997 में सिद्ध हुई-ए. आर. एस. ए. ने न्यूयॉर्क शहर 2000 में पर्यावरण मापन प्रयोगशाला में एक क्षेत्र परीक्षण किया-ए. आर. एस. ए. प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय नोबल गैस प्रयोग 2000 में भाग लेने के लिए फ्रीबर्ग, जर्मनी भेजा गया था-ए. आर. एस. ए. को डी. एम. ई. निगम द्वारा व्यावसायीकरण 2002 के लिए अपनाया गया था-ए. आर. एस. ए. का व्यावसायीकरण जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 2003 में स्थानांतरित कर दिया गया था-ए. आर. एस. ए. को अंतर्राष्ट्रीय नोबल गैस प्रयोग संचालन सिद्धांतों में आगे की भागीदारी के लिए ग्वांगझू, चीन भेजा गया था। निगरानी केंद्र ज़ीनॉन को हवा से अलग करते हैं और रेडियोक्सिनॉन का समस्थानिक विश्लेषण करते हैं। ऐसी ही एक रेडियोक्सिनन मापन योजना में, रुचि के समस्थानिकों की पहचान एक β/γ संयोग स्पेक्ट्रोमीटर (BGCS) में इलेक्ट्रॉनों और फोटॉनों की संयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। β स्पेक्ट्रोमीटर एक प्लास्टिक सिंटिलेटर है, जिसे एक बेलनाकार कोशिका के रूप में निर्मित किया जाता है जिसमें अलग ज़ेनॉन नमूना होता है। यह कोशिका NaI (Tl) γ स्पेक्ट्रोमीटर से घिरी हुई है। हम यहाँ दूरस्थ नमूना प्रणाली में उपयोग के लिए उपयुक्त BGCS के लिए एक अंशांकन प्रक्रिया के विकास की रिपोर्ट करते हैं। यह प्रक्रिया γ-किरण कॉम्पटन प्रकीर्णन पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों डिटेक्टरों में एक वास्तविक संयोग संकेत, एक विस्तृत ऊर्जा सीमा पर इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन जो रेडियोक्सिनन क्षय से इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा वितरण से मेल खाता है, और स्रोत स्थान के लिए एक सापेक्ष असंवेदनशीलता है। गेन कैलिब्रेशन के अलावा, यह प्रक्रिया energy.Particle डिटेक्टरों के कार्य के रूप में β डिटेक्टर के रिज़ॉल्यूशन को निर्धारित करती है।