Capacitance probe
कैपेसिटेंस सेंसर (या डाइलेक्ट्रिक सेंसर) आसपास के माध्यम की डाइलेक्ट्रिक पारगम्यता को मापने के लिए कैपेसिटेंस का उपयोग करते हैं। विन्यास न्यूट्रॉन जांच की तरह है जहाँ मिट्टी में पीवीसी से बनी एक अभिगम नली स्थापित की जाती है; जांच मॉड्यूलर (कंघी जैसी) भी हो सकती है और एक लॉगर से जुड़ी हो सकती है। संवेदी शीर्ष में एक ऑसिलेटर सर्किट होता है, आवृत्ति एक कुंडलाकार इलेक्ट्रोड, फ्रिंज-प्रभाव संधारित्र और मिट्टी के परावैद्युत स्थिरांक द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक संधारित्र संवेदक में दो धातु के वलय होते हैं जो अभिगम नली के शीर्ष से कुछ दूरी पर परिपथ बोर्ड पर लगे होते हैं। ये वलय इलेक्ट्रोड की एक जोड़ी हैं, जो संधारित्र की प्लेटें बनाती हैं और मिट्टी बीच में परावैद्युत के रूप में कार्य करती है। प्लेटें एक ऑसिलेटर से जुड़ी होती हैं, जिसमें एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है। दोलनशील विद्युत क्षेत्र दो वलय के बीच उत्पन्न होता है और अभिगम नली की दीवार के माध्यम से मिट्टी के माध्यम में फैलता है। संधारित्र और ऑसिलेटर एक परिपथ बनाते हैं, और आसपास के माध्यम के परावैद्युत स्थिरांक में परिवर्तन का पता परिचालन आवृत्ति में परिवर्तन से लगाया जाता है। कैपेसिटेंस सेंसर को मुक्त हवा में एक्सेस ट्यूब के अंदर 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक दोलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संवेदक का उत्पादन मिट्टी की नमी के स्तर के कारण मिट्टी की क्षमता की आवृत्ति प्रतिक्रिया है। अनुप्रयोग इस तरह के उपकरण के लिए एक अनुप्रयोग मिट्टी की जल मात्रा को मापना है, जहां मिट्टी की कुल मात्रा में पानी की मात्रा मिट्टी की परावैद्युत पारगम्यता को सबसे अधिक प्रभावित करती है क्योंकि पानी का परावैद्युत (80) मिट्टी के अन्य घटकों (खनिज मिट्टीः 4, कार्बनिक पदार्थः 4, वायुः 1) की तुलना में बहुत अधिक है। जब मिट्टी में पानी की मात्रा बदलती है, तो एक जांच परावैद्युत पारगम्यता में परिवर्तन के कारण धारिता में परिवर्तन को मापेगी जिसे पानी की मात्रा में परिवर्तन के साथ सीधे सहसंबद्ध किया जा सकता है। अब दुनिया भर में कृषि में सिंचाई समय-निर्धारण में क्षमता संवेदक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कम्पोजिट मटीरियल्स का इलाज निगरानीः संवेदक सतह पर निर्दिष्ट गहराई पर थर्मोसेट रेजिन और कम्पोजिट मटीरियल्स के मैट्रिक्स की विद्युत प्रतिक्रिया को मापने के लिए डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस सेंसर का उपयोग किया जाता है। इन संवेदकों के उपयोग में शामिल प्रमुख मॉडल विद्युत क्षेत्र मॉडल है। क्षेत्र के भीतर सामग्री के विद्युत गुणों और माप के बीच पत्राचार (अर्थात। धारिता) परावैद्युत संवेदक से रीडिंग की व्याख्या करने में मौलिक है। टर्बो मशीनरी परीक्षण में टिप क्लीयरेंस माप। कैपेसिटेंस-सेंसर का उपयोग हॉपर या साइलो जैसी संरचनाओं में कुछ ठोस पदार्थों के स्तर को मापने के लिए भी किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन संवेदक संदर्भ डेन जे. एच., टॉप जी. सी., सह-संपादक 2002 भी देखें। "मृदा विश्लेषण के तरीके भाग 4-भौतिक तरीके"। सॉयल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इंक. मैडिसन, विस्कॉन्सिन। ज़ार्नोम्स्की एन. एम., मूर जी. डब्ल्यू., पिप्कर टी. जी., लिकाटा जे. 2005 में। "प्रशांत उत्तर-पश्चिम की दो वन मिट्टी में मिट्टी के पानी की मात्रा को मापने के लिए तीन वैकल्पिक उपकरणों की सटीकता और सटीकता।" कैनेडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च 35,8, पृष्ठ। 1867 में। जलविज्ञान भौतिक रसायन विज्ञान यथास्थिति भू-तकनीकी जांचों में मृदा भौतिकी मापन उपकरण समग्र सामग्री विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान