Whole-body counting
स्वास्थ्य भौतिकी में, पूरे शरीर की गिनती मानव शरीर के भीतर रेडियोधर्मिता के माप को संदर्भित करती है। तकनीक मुख्य रूप से रेडियोधर्मी सामग्री पर लागू होती है जो गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। अल्फा कण क्षय का पता अप्रत्यक्ष रूप से उनके संयोग गामा विकिरण द्वारा भी लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में, बीटा उत्सर्जकों को मापा जा सकता है, लेकिन अवक्रमित संवेदनशीलता के साथ। उपयोग किए जाने वाले उपकरण को आम तौर पर पूरे शरीर काउंटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे "पूरे शरीर के मॉनिटर" के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो कर्मियों के बाहर निकलने की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक रेडियोधर्मी संदूषण नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर के बाहरी संदूषण की जांच के लिए विकिरण सुरक्षा में उपयोग किया जाने वाला शब्द है। सिद्धांत यदि रेडियोधर्मी क्षय के कारण मानव शरीर के भीतर एक रेडियोधर्मी तत्व से एक गामा किरण उत्सर्जित होती है, और इसकी ऊर्जा बचने के लिए पर्याप्त है तो इसका पता लगाया जा सकता है। यह या तो एक सिन्टिलेशन डिटेक्टर या शरीर के करीब रखे गए अर्धचालक डिटेक्टर के माध्यम से होगा। रेडियोधर्मी क्षय गामा विकिरण को जन्म दे सकता है जो अवशोषित होने या अन्य अंतःक्रिया के कारण शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है जिससे यह ऊर्जा खो सकता है; इसलिए किसी भी माप विश्लेषण में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पूरे शरीर की गिनती केवल प्रयोगात्मक अनुप्रयोगों में न्यूट्रॉन विकिरण या उच्च-ऊर्जा बीटा विकिरण (माध्यमिक एक्स-रे या गामा विकिरण को मापकर) उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। एक व्यक्ति को इस माप के लिए कई तरीकों से तैनात किया जा सकता हैः बैठना, झूठ बोलना, खड़ा होना। डिटेक्टर एकल या एकाधिक हो सकते हैं और या तो स्थिर या गतिशील हो सकते हैं। पूरे शरीर की गिनती के फायदे यह हैं कि यह सीधे शरीर की सामग्री को मापता है, अप्रत्यक्ष जैव-परख विधियों (जैसे मूत्र विश्लेषण) पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यह फेफड़ों में अघुलनशील रेडियोन्यूक्लाइड को माप सकता है। दूसरी ओर, पूरे शरीर की गिनती के नुकसान यह हैं कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसका उपयोग केवल मानव शरीर के आत्म-परिरक्षण के कारण गामा उत्सर्जकों के लिए किया जा सकता है, और यह बाहरी संदूषण को आंतरिक संदूषण के रूप में गलत व्याख्या कर सकता है। इस बाद के मामले को रोकने के लिए पहले व्यक्ति का सावधानीपूर्वक डी-संदूषण किया जाना चाहिए। पूरे शरीर की गिनती रेडियोआइसोटोप के बीच अंतर करने में असमर्थ हो सकती है जिसमें समान गामा ऊर्जा होती है। अल्फा और बीटा विकिरण काफी हद तक शरीर द्वारा संरक्षित होते हैं और बाहरी रूप से इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अल्फा क्षय से संयोग गामा का पता लगाया जा सकता है, साथ ही माता-पिता या बेटी न्यूक्लिड्स से विकिरण का भी पता लगाया जा सकता है। अंशांकन कोई भी विकिरण डिटेक्टर एक सापेक्ष उपकरण है, अर्थात माप मूल्य को केवल प्रतिक्रिया संकेत (आमतौर पर प्रति मिनट, या प्रति सेकंड की गिनती) की तुलना एक मानक से प्राप्त संकेत से करके मौजूद सामग्री की मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है जिसकी मात्रा (गतिविधि) सर्वविदित है। एक पूरे शरीर के काउंटर को एक उपकरण के साथ कैलिब्रेट किया जाता है जिसे "फैंटम" के रूप में जाना जाता है जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री का एक ज्ञात वितरण और ज्ञात गतिविधि होती है। स्वीकृत उद्योग मानक बोतल मानिकिन अवशोषक प्रेत (BOMAB) है। बी. ओ. एम. ए. बी. फैंटम में 10 उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन पात्र होते हैं और इसका उपयोग विवो गणना प्रणालियों में अंशांकन करने के लिए किया जाता है जो उच्च ऊर्जा फोटॉन (200 केवी <ई <3 एम. ई. वी.) उत्सर्जित करने वाले रेडियोन्यूक्लाइड को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चूंकि विवो गणना प्रणालियों में अंशांकन के लिए कई अलग-अलग प्रकार के फैंटम का उपयोग किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. एस. टी.) में आयोजित विवो गणना पेशेवरों की 1990 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में फैंटम के लिए मानक विनिर्देश स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया गया था। बैठक में उपस्थित लोगों की आम सहमति यह थी कि BOMAB फैंटम के लिए मानक विनिर्देशों की आवश्यकता थी। BOMAB फैंटम के लिए मानक विनिर्देश विवो माप प्रणालियों में अंशांकन के लिए एक सुसंगत फैंटम डिजाइन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इस तरह की प्रणालियों को रेडियोन्यूक्लाइड को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उच्च-ऊर्जा फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं और जिन्हें शरीर में सजातीय रूप से वितरित माना जाता है। संवेदनशीलता एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई गणना प्रणाली अधिकांश गामा उत्सर्जकों (> 200 केवी) के स्तर का पता लगा सकती है जो उससे बहुत नीचे के स्तर पर है जो लोगों में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करेगा। रेडियोधर्मी सीज़ियम (सीएस-137) के लिए एक विशिष्ट पहचान सीमा लगभग 40 बीक्यू है। सेवन पर वार्षिक सीमा (यानी, वह राशि जो किसी व्यक्ति को कर्मचारी सीमा के बराबर एक खुराक देगी जो 20 एम. एस. वी. है) लगभग 2,000,000 बी. क्यू. है। सभी मनुष्यों में मौजूद प्राकृतिक रूप से होने वाले रेडियोधर्मी पोटेशियम की मात्रा का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। पोटेशियम की कमी से मृत्यु का खतरा 100% तक पहुँच जाता है क्योंकि पूरे शरीर की गिनती शून्य तक पहुँच जाती है। इन उपकरणों के इतने संवेदनशील होने का कारण यह है कि उन्हें अक्सर कम पृष्ठभूमि वाले गणना कक्षों में रखा जाता है। आमतौर पर यह एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें बहुत मोटी दीवारें होती हैं जो निम्न-पृष्ठभूमि इस्पात (~ 20 सेमी) से बनी होती हैं और कभी-कभी सीसे की एक पतली परत (~ 1 सेमी) के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं। यह परिरक्षण कक्ष के अंदर पृष्ठभूमि विकिरण को परिमाण के कई क्रम से कम कर सकता है। गणना का समय और पहचान की सीमा प्रणाली की गणना ज्यामिति के आधार पर, गणना का समय 1 मिनट से लेकर लगभग 30 मिनट तक हो सकता है। काउंटर की संवेदनशीलता गिनती के समय पर निर्भर करती है, इसलिए उसी प्रणाली के लिए गिनती जितनी लंबी होगी, पहचान की सीमा उतनी ही बेहतर होगी। पता लगाने की सीमा, जिसे अक्सर न्यूनतम पता लगाने योग्य गतिविधि (एमडीए) के रूप में संदर्भित किया जाता है, सूत्र द्वारा दिया जाता हैः जहां एन रुचि के क्षेत्र में पृष्ठभूमि की गिनती की संख्या है; ई गिनती की दक्षता है; और टी गिनती का समय है। यह मात्रा निर्णय सीमा से लगभग दोगुनी है, एक अन्य सांख्यिकीय मात्रा, जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि कोई गतिविधि मौजूद है या नहीं। (अर्थात, अधिक विश्लेषण के लिए एक प्रेरक बिंदु)। 1950 में, लियोनिडास डी. मारिनेली ने उन लोगों को मापने के लिए एक निम्न-स्तरीय गामा-रे होल बॉडी काउंटर विकसित और लागू किया, जिन्हें 1920 और 1930 के दशक की शुरुआत में रेडियम का इंजेक्शन दिया गया था, जो परमाणु विस्फोटों के संपर्क में आने से और उद्योग और चिकित्सा में आकस्मिक संपर्क से दूषित थे। मारिनेल्ली के पूरे शरीर काउंटर का उपयोग पहली बार 1952 में शिकागो विश्वविद्यालय के बिलिंग्स अस्पताल में किया गया था। संदर्भ बाहरी लिंक विकिरण स्वास्थ्य प्रभाव आयनीकरण विकिरण डिटेक्टर विकिरण संरक्षण