Passive dual coil resonator
एक निष्क्रिय दोहरी कुंडल अनुनाद (पी. डी. सी. आर.) एक पूर्व नैदानिक चुंबकीय कण इमेजिंग (एम. पी. आई.) प्रणाली के लिए एक विशुद्ध रूप से निष्क्रिय प्राप्त कुंडल सम्मिलित है जो आवृत्ति-चयनात्मक संकेत वृद्धि प्रदान करता है। पी. डी. सी. आर. का उद्देश्य उच्च मिश्रण आदेशों से जुड़े आवृत्ति घटकों को बढ़ाना है, जो उच्च स्थानिक संकल्प प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणा एम. पी. आई. में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अच्छा संकेत-से-शोर अनुपात प्राप्त करना है, विशेष रूप से उच्च सामंजस्य के लिए। इसके पीछे का इरादा यह है कि प्रेरित कण संकेत के अधिक से अधिक सामंजस्य, जो उच्च आवृत्तियों पर तीव्रता में गिरते हैं और फिर शोर तल में गायब हो जाते हैं, एक बेहतर स्थानिक संकल्प तक पहुंचने के लिए छवि पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करने योग्य होने चाहिए। उच्च आवृत्तियों पर हार्मोनिक्स को बढ़ाने के लिए, किसी का उद्देश्य उच्च हार्मोनिक्स पर कणों और प्राप्त कुंडलियों के बीच प्रेरक युग्मन को बढ़ाना है। डिजाइन जैसा कि नाम से पता चलता है, पी. डी. सी. आर., जिसमें दो समाक्षीय कुंडलियां होती हैं, निष्क्रिय है क्योंकि इसमें वोल्टेज स्रोत नहीं होता है और बाकी एम. पी. आई. स्कैनर प्रणाली के लिए कोई विद्युत कनेक्शन भी नहीं होता है। पी. डी. सी. आर. एक अनुनाद परिपथ का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसमें एक संधारित्र भी शामिल है। पी. डी. सी. आर. मुख्य रूप से अपने आंतरिक कुंडल के साथ कणों की चुंबकत्व प्रतिक्रिया को उठाता है। इसके बाद यह अपने बाहरी कुंडल के साथ प्राप्त संकेत भेजता है, लेकिन अपनी अनुनाद आवृत्ति की सीमा में बढ़ जाता है। यह आउटपुट फिर स्कैनर के रिसीव कॉइल द्वारा उठाया जाता है। स्कैनर और पी. डी. सी. आर. के सभी अलग-अलग कुंडलियों के बीच युग्मन होगा, हालांकि, वर्णित प्रक्रिया हावी होगी। पीडीसीआर, अर्थात। अनुनाद परिपथ, उस आवृत्ति के पास एक आवृत्ति के लिए ट्यून किया जाता है जिस पर संकेत के हार्मोनिक्स शोर तल में गायब हो जाते हैं और इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार अपने कार्य को पूरा करते हैं। संदर्भ चिकित्सा इमेजिंग चिकित्सा प्रौद्योगिकी चिकित्सा भौतिकी अनुनादकर्ता