Jackson cross cylinder
जैक्सन क्रॉस सिलेंडर (जे. सी. सी.) एक उपकरण है जिसका उपयोग नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोप्टिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी नियमित नेत्र परीक्षा में करते हैं, विशेष रूप से दृष्टिवैषम्य के रोगियों में सुधारात्मक लेंस शक्ति के निर्धारण में। इसका उपयोग आँख के निकट परीक्षण के लिए भी किया जाता है। उपकरण जैक्सन क्रॉस सिलेंडर एक एकल कम शक्ति वाला लेंस है, जो एक दूसरे के लंबवत अक्ष के साथ समान शक्ति के एक प्लस सिलेंडर और एक माइनस सिलेंडर का संयोजन है, जिसमें दो अक्षों के बीच 45 डिग्री पर एक हैंडल रखा गया है। इसलिए जे. सी. सी. एक गोलाकार लेंस है जिसमें सिलेंडर की शक्ति गोले की शक्ति से दोगुनी होती है और विपरीत संकेत जैसे। + 0.5DS/-1.0DC या + 0.25DS/-0.5DC। जे. सी. सी. +/- 1 सहित विभिन्न शक्तियों में उपलब्ध हैं, जिनका सबसे अधिक उपयोग +/- 0.25 और +/- 0.50 के लिए किया जाता है। माइनस और प्लस शक्तियों के अक्ष को इंगित करने के लिए बिंदु या रेखाएँ होती हैं। संकेत दृष्टिवैषम्य के रोगियों में सुधारात्मक लेंस की शक्ति और इसकी धुरी को निर्धारित करने के लिए जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आँख के निकट परीक्षण के लिए भी किया जाता है। प्रक्रिया जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का उपयोग करने से पहले गोलाकार लेंस के साथ सबसे अच्छी दृष्टि की पहचान की जानी चाहिए। दृष्टिवैषम्य के मामले में गोलाकार लेंस के साथ सबसे अच्छी दृष्टि तब प्राप्त होती है जब भ्रम का चक्र रेटिना पर होता है। दृष्टिवैषम्य का पता लगाना सबसे पहले एक गोलाकार लेंस के साथ बेहतर दृष्टि की पहचान की जानी चाहिए। जे. सी. सी. लेंस को पहले 180° पर शून्य-सिलेंडर अक्ष के साथ गोलाकार लेंस के ऊपर रखा जाता है, और फिर 90° पर अक्ष के साथ। यदि दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, तो जे. सी. सी. लेंस अक्ष 45° और 135° के साथ परीक्षण दोहराएं। यदि रोगी फिर से दृष्टि में कोई अंतर नहीं बताता है, तो कोई दृष्टिवैषम्य नहीं होता है और यदि किसी भी स्थिति में सुधार होता है तो दृष्टिवैषम्य को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयास किया जाना चाहिए। अक्ष का परिष्करण दृष्टिवैषम्य सुधार में बेलनाकार लेंस के अक्ष का परिष्करण परीक्षण फ्रेम में सुधारात्मक लेंस के अक्ष के समानांतर हैंडल के साथ सुधारात्मक लेंस के साथ जे. सी. सी. को रखकर किया जाता है। हैंडल को घुमाया जाता है ताकि क्रॉस सिलेंडर में माइनस और प्लस लेंस आपस में बदल जाए। यदि किसी भी स्थिति में दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, तो सुधारात्मक लेंस का अक्ष सही है और यदि दृष्टि में अंतर है, तो स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने के लिए अक्ष को घुमाया जाना चाहिए। अक्ष को बेहतर दिशा में 5 डिग्री घुमाया जाना चाहिए। दृष्टिवैषम्य सुधार में बेलनाकार लेंस की शक्ति का परिशोधन परीक्षण फ्रेम में सुधारात्मक लेंस के अक्ष के समानांतर जेसीसी शक्ति के अक्ष के साथ सुधारात्मक लेंस के साथ जेसीसी को रखकर किया जाता है। हैंडल को घुमाया जाता है ताकि क्रॉस सिलेंडर में माइनस और प्लस लेंस आपस में बदल जाए और यदि किसी भी स्थिति में दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, तो सुधारात्मक लेंस की शक्ति सही है और यदि दृष्टि में अंतर है, तो शक्ति को समायोजित किया जाना चाहिए। आवास के निकट बिंदु 40 से. मी. पर एककोशिकीय और दूरबीन क्रॉस सिलेंडर निष्कर्ष आवास के निकट बिंदु और प्रेस्बियोपिया को ठीक करने के लिए आवश्यक निकट जोड़ के बारे में जानकारी देते हैं। 1837 में, अंग्रेजी गणितशास्त्री और खगोलशास्त्री जॉर्ज बिडेल ऐरी ने बेलनाकार लेंस का आविष्कार किया और इसका उपयोग दृष्टिवैषम्य को ठीक करने के लिए किया। 1849 में, आयरिश अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितशास्त्री जॉर्ज स्टोक्स ने दृष्टिवैषम्य का निदान करने के लिए स्टोक्स लेंस का आविष्कार किया। इस लेंस में दो बेलनाकार लेंस शामिल थे, एक प्लेनो-कन्वेक्स और एक प्लेनो-कन्केव, जिन्हें विपरीत दिशाओं में घुमाया जाता है। 1887 में एडवर्ड जैक्सन ने दृष्टिवैषम्य का पता लगाने में संशोधित स्टोक्स लेंस के उपयोग का वर्णन किया, और 1907 में उन्होंने एक क्रॉस सिलेंडर का उपयोग करके दृष्टिवैषम्य में एक सुधार सिलेंडर के अक्ष के निर्धारण का वर्णन किया। एक हैंडल के साथ संशोधित क्रॉस सिलेंडर लेंस, जिसका उन्होंने उपयोग किया था, बाद में जैक्सन क्रॉस सिलेंडर के रूप में जाना गया। संदर्भ नेत्र उपकरण नैदानिक नेत्र विज्ञान ऑप्टोमेट्री