Dental curing light
एक दंत चिकित्सा उपचार प्रकाश दंत उपकरण का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग प्रकाश-उपचार राल-आधारित यौगिकों के बहुलककरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई अलग-अलग दंत सामग्री पर किया जा सकता है जो प्रकाश द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। प्रयुक्त प्रकाश दृश्यमान नीले प्रकाश वर्णक्रम के अंतर्गत आता है। यह प्रकाश तरंग दैर्ध्य की एक श्रृंखला पर वितरित किया जाता है और प्रत्येक प्रकार के उपकरण के लिए भिन्न होता है। चार बुनियादी प्रकार के दंत चिकित्सा उपचार प्रकाश स्रोत हैंः टंगस्टन हैलोजन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल. ई. डी.), प्लाज्मा चाप और लेजर। दो सबसे आम हैं हैलोजन और एल. ई. डी.। इतिहास 1960 के दशक की शुरुआत में, पहला हल्का उपचार करने वाला राल मिश्रण विकसित किया गया था। इससे 1970 के दशक में डेंटसप्लाई/कॉलक द्वारा पहला उपचार प्रकाश विकसित किया गया, जिसे नुवा लाइट कहा जाता है। नुवा लाइट ने राल यौगिकों को ठीक करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया। इसे इस आवश्यकता के साथ-साथ इस तथ्य के कारण बंद कर दिया गया था कि यूवी प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य राल में पर्याप्त रूप से प्रवेश नहीं करती थी ताकि इसे पर्याप्त रूप से ठीक किया जा सके। 1980 के दशक की शुरुआत में, दृश्य-प्रकाश उपचार के क्षेत्र में प्रगति ने नीली रोशनी का उपयोग करके एक उपचार उपकरण का निर्माण किया। अगले प्रकार का उपचार प्रकाश विकसित किया गया था क्वार्ट्ज-हैलोजन बल्ब; इस उपकरण में दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्ध्य थी और राल यौगिकों के लिए उपचार प्रकाश और प्रकाश ऊर्जा के अधिक प्रवेश की अनुमति थी। हैलोजन क्यूरिंग लाइट ने यूवी क्यूरिंग लाइट को बदल दिया। 1990 के दशक ने प्रकाश उपचार उपकरणों में बड़े सुधार प्रस्तुत किए। जैसे-जैसे दंत पुनर्स्थापना सामग्री उन्नत हुई, वैसे-वैसे इन सामग्रियों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक भी उन्नत हुई; तेजी से और गहराई से ठीक करने में सक्षम होने के लिए तीव्रता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1998 में प्लाज्मा आर्क क्यूरिंग लाइट पेश किया गया था। यह राल-आधारित यौगिक को ठीक करने के लिए एक उच्च तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत, प्लाज्मा युक्त एक फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग करता है, और 3 सेकंड के भीतर राल मिश्रित सामग्री को ठीक करने का दावा करता है। हालांकि, व्यवहार में, जबकि प्लाज्मा आर्क क्यूरिंग लाइट लोकप्रिय साबित हुआ, इन रोशनी के नकारात्मक पहलुओं (जिसमें एक महंगी प्रारंभिक कीमत, दावा किए गए 3 सेकंड से अधिक समय तक क्यूरिंग और महंगे रखरखाव शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के परिणामस्वरूप अन्य क्यूरिंग लाइट तकनीकों का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति एलईडी क्यूरिंग लाइट है। जबकि एलईडी क्यूरिंग लाइट्स 1990 के दशक से उपलब्ध हैं, उनका व्यापक रूप से उपयोग तब तक नहीं किया गया जब तक कि प्लाज्मा आर्क लाइट्स के स्वामित्व के माध्यम से प्रस्तुत निराशा असहनीय नहीं हो गई। जबकि एल. ई. डी. क्योरिंग लाइट प्रारंभिक क्योरिंग लाइट प्रसाद से एक बड़ा कदम आगे है, परिशोधन और नई तकनीकों को लगातार विकसित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य राल यौगिकों को तेजी से और अधिक पूरी तरह से ठीक करना है। टंगस्टन हैलोजन टंगस्टन हैलोजन क्योरिंग लाइट, जिसे केवल "हैलोजन क्योरिंग लाइट" के रूप में भी जाना जाता है, दंत कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला सबसे अधिक बहुलककरण स्रोत है। प्रकाश के उत्पादन के लिए, एक विद्युत प्रवाह एक पतले टंगस्टन फिलामेंट के माध्यम से बहता है, जो एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। इस प्रतिरोधक को तब "लगभग 3,000 केल्विन के तापमान तक गर्म किया जाता है, यह गरमागरम हो जाता है और दृश्यमान प्रकाश के रूप में अवरक्त और विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है।" यह 400-600 mW cm−2 की तीव्रता के साथ 400 और 500 nm के बीच एक नीली रोशनी प्रदान करता है। इस प्रकार के उपचार प्रकाश में हालांकि कुछ कमियां हैं, जिनमें से पहला बड़ी मात्रा में गर्मी है जो फिलामेंट उत्पन्न करता है। इसके लिए आवश्यक है कि क्यूरिंग लाइट में एक हवादार पंखा लगाया जाए जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी क्यूरिंग लाइट हो। पंखा एक ध्वनि उत्पन्न करता है जो कुछ रोगियों को परेशान कर सकता है, और बल्ब का वाटेज ऐसा होता है (जैसे। 80 डब्ल्यू) इन क्यूरिंग लाइटों को एक बिजली स्रोत में प्लग किया जाना चाहिए; यानी, वे ताररहित नहीं हैं। इसके अलावा, इस प्रकाश को उच्च तापमान तक पहुंचने के कारण वास्तविक क्यूरिंग लाइट बल्ब की लगातार निगरानी और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। (उदाहरण के लिए, एक मॉडल 50 घंटे के अनुमानित जीवन के साथ एक बल्ब का उपयोग करता है जिसके लिए वार्षिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि प्रति दिन 12 मिनट का उपयोग, प्रति वर्ष 250 दिन।) इसके अलावा, सामग्री को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आवश्यक समय एलईडी क्यूरिंग लाइट की तुलना में बहुत अधिक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये उपचार रोशनी एक या अधिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड [एल. ई. डी.] का उपयोग करती हैं और नीली रोशनी का उत्पादन करती हैं जो दंत सामग्री को ठीक करती हैं। प्रकाश-उपचार स्रोतों के रूप में एल. ई. डी. का सुझाव पहली बार 1995 में साहित्य में दिया गया था। दंत चिकित्सा में एल. ई. डी. उपचार का एक संक्षिप्त इतिहास 2013 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रकाश नीली रोशनी के उत्सर्जन के लिए गैलियम नाइट्राइड आधारित अर्धचालक का उपयोग करता है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की पत्रिका में 2004 के एक लेख में बताया गया है, "एल. ई. डी. में, दो डोप्ड अर्ध-चालकों (एन-डोप्ड और पी-डोप्ड) के जंक्शनों पर एक वोल्टेज लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य सीमा में प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन होता है। अर्धचालक संयोजन की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करके, कोई भी तरंग दैर्ध्य सीमा को नियंत्रित कर सकता है। डेंटल एल. ई. डी. क्यूरिंग लाइट्स एल. ई. डी. का उपयोग करती हैं जो 400-500 एन. एम. रेंज (लगभग 460 एन. एम. की चरम तरंग दैर्ध्य के साथ) में नीली रोशनी के एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम का उत्पादन करती हैं, जो सी. पी. क्यू. अणु को सक्रिय करने के लिए उपयोगी ऊर्जा रेंज है जिसका उपयोग आमतौर पर डेंटल मोनोमर्स के फोटो-पॉलीमराइजेशन को शुरू करने के लिए किया जाता है। ये क्यूरिंग लाइट्स हैलोजन क्यूरिंग लाइट्स से बहुत अलग हैं। वे अधिक हल्के, पोर्टेबल और प्रभावी हैं। एलईडी क्यूरिंग लाइट से उत्पन्न गर्मी बहुत कम होती है जिसका अर्थ है कि इसे ठंडा करने के लिए पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि पंखे की अब आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अधिक हल्की और छोटी रोशनी तैयार की जा सकती थी। इसकी सुवाह्यता बिजली की कम खपत से आती है। एल. ई. डी. अब रिचार्जेबल बैटरियों का उपयोग कर सकता है, जिससे यह अधिक आरामदायक और उपयोग करने में आसान हो जाता है। नवीनतम एल. ई. डी. क्यूरिंग लाइट सामग्री को हैलोजन लैंप और पिछली एल. ई. डी. क्यूरिंग लाइटों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक करती है। यह एक बड़े अर्धचालक क्रिस्टल के साथ एकल उच्च-तीव्रता वाले नीले एलईडी का उपयोग करता है। प्रकाश की तीव्रता और रोशनी क्षेत्र को 1,000 मेगावाट/सेमी2 के उत्पादन के साथ बढ़ाया गया है। इस तरह की उच्च तीव्रता वाली रोशनी का उत्सर्जन करने के लिए, यह "बहुस्तरीय बहुलक फिल्म प्रौद्योगिकी" से युक्त एक अत्यधिक परावर्तक दर्पण फिल्म का उपयोग करता है। ऑपरेशन हैलोजन और एल. ई. डी. क्यूरिंग लाइट एक ही तरह से काम करते हैं। इन दोनों रोशनी को नीली रोशनी को चालू करने के लिए प्रचालक को एक बटन या ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है। हैलोजन क्यूरिंग लाइट को सक्रिय करने के लिए एक ट्रिगर दबाया जाता है। पुराने मॉडलों में प्रचालक को प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए ट्रिगर को नीचे रखने की आवश्यकता होती है, जबकि नए मॉडलों में केवल एक बार ट्रिगर को दबाने की आवश्यकता होती है। हेलोजन और एल. ई. डी. लाइटों के दोनों नए मॉडलों में रोशनी तब तक चालू रहेगी जब तक कि ट्रिगर या बटन दबाने के बाद टाइमर समाप्त नहीं हो जाता। जब रोशनी चालू की जाती है, तो इसे ठीक होने तक सामग्री के साथ सीधे दांत के ऊपर रखा जाता है। महत्व क्यूरिंग लाइट के विकास ने दंत चिकित्सा को बहुत बदल दिया। दन्त चिकित्सा प्रकाश के विकास से पहले, दाँत में राल आधारित मिश्रित सामग्री रखने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना पड़ता था। इस विकास से पहले उपयोग की जाने वाली सामग्री एक स्व-उपचार राल सामग्री थी। इन सामग्रियों, एक ए सामग्री और एक बी सामग्री, को आवेदन से पहले अलग से मिलाया गया था। ए सामग्री आधार थी और बी सामग्री उत्प्रेरक थी। इस राल सामग्री को पहले मिलाया जाता था और फिर दांत में रखा जाता था। इसके बाद इसे 30-60 सेकंड के बाद पूरी तरह से सख्त कर दिया जाता है। इसने दंत चिकित्सक के सामने कई समस्याएं प्रस्तुत कीं। एक मुद्दा यह था कि दंत चिकित्सक का इस बात पर नियंत्रण नहीं था कि सामग्री कितनी जल्दी ठीक हो जाती है-एक बार मिलाने के बाद उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप दंत चिकित्सक को सामग्री को जल्दी और ठीक से दाँत में रखना पड़ता है। यदि सामग्री को ठीक से नहीं रखा गया था, तो सामग्री की खुदाई करनी पड़ी और प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ी। इस नई तकनीक के विकास ने नई प्रकाश सक्रिय राल सामग्री को रास्ता दिया। ये नई सामग्रियाँ पिछली सामग्रियों से बहुत अलग हैं। इन सामग्रियों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें सीधे साइट पर वितरित किया जा सकता है। इस नई लचीली राल सामग्री को केवल दंत चिकित्सा प्रकाश से ही पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह दंत चिकित्सकों के लिए नए लाभ प्रस्तुत करता हैः समय की बाधा अब हटा दी गई है और दंत चिकित्सक अब आश्वस्त कर सकते हैं कि सामग्री ठीक से रखी गई है। संदर्भ दंत उपकरण