Current meter
एक वर्तमान मीटर यांत्रिक, झुकाव, ध्वनिक या विद्युत साधनों द्वारा प्रवाह माप के लिए एक समुद्र विज्ञान उपकरण है। भौतिकी में, पर्यवेक्षक कहाँ स्थित है, इसके आधार पर अलग-अलग संदर्भ फ्रेमों को अलग किया जाता है, यह द्रव गतिकी में प्रवाह क्षेत्र के लैग्रैन्जियन और यूलरियन विनिर्देश के लिए मूल बातें हैंः पर्यवेक्षक या तो गतिशील फ्रेम में (लैग्रैन्जियन ड्रिफ्टर के लिए) या एक विश्राम फ्रेम में हो सकता है। लैग्रैन्जियन करंट मीटर एक समुद्र विज्ञान ड्रिफ्टर के विस्थापन को मापते हैं, एक बिना लंगर वाले उछाल या एक गैर-लंगर वाले जहाज की वास्तविक स्थिति को मृत गणना द्वारा भविष्यवाणी की गई स्थिति में मापते हैं। यूलरियन धारा मीटर एक विश्राम धारा मीटर से गुजरने वाली धारा को मापते हैं। मैकेनिकल मैकेनिकल करंट मीटर ज्यादातर एक प्रोपेलर के घूर्णन की गिनती पर आधारित होते हैं और इस प्रकार रोटर करंट मीटर होते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में एकमान धारा मीटर का एहसास होता है जो घूर्णन की संख्या को गिनने के लिए गेंदों को एक पात्र में डालता है। रॉबर्ट्स रेडियो करंट मीटर एक उपकरण है जो एक लंगर वाले उछाल पर लगाया जाता है और अपने निष्कर्षों को रेडियो के माध्यम से एक सर्विसिंग पोत तक पहुँचाता है। ऊर्ध्वाधर गति द्वारा शुरू की गई त्रुटि को कम करने के लिए सेवोनियस वर्तमान मीटर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। ध्वनिक धारा मीटर दो बुनियादी प्रकार के होते हैंः डॉप्लर और यात्रा समय। दोनों विधियों में पानी में ध्वनि उत्सर्जित करने के लिए सिरेमिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। डॉपलर उपकरण अधिक आम हैं। इस प्रकार का एक उपकरण एकॉस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर (ए. डी. सी. पी.) है, जो पानी के स्तंभ के भीतर कणों से बिखरे हुए ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके गहराई सीमा पर पानी के वर्तमान वेग को मापता है। ए. डी. सी. पी. गतिशील कणों की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्वनि के यात्रा समय का उपयोग करते हैं। एकल-बिंदु उपकरण फिर से डॉपलर शिफ्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन यात्रा के समय को नजरअंदाज करते हैं। इस तरह के एकल-बिंदु डॉपलर वर्तमान संवेदक (डीसीएस) की विशिष्ट वेग सीमा 0 से 300 सेमी/सेकंड होती है। ये उपकरण आमतौर पर अतिरिक्त वैकल्पिक संवेदक से लैस होते हैं। यात्रा समय उपकरण कम से कम दो ध्वनिक संकेतों, एक ऊपर की धारा और एक नीचे की धारा द्वारा जल वेग निर्धारित करते हैं। उत्सर्जक से रिसीवर तक यात्रा करने के समय को दोनों दिशाओं में सटीक रूप से मापकर, दोनों बिंदुओं के बीच पानी की औसत गति निर्धारित की जा सकती है। अनेक पथों का उपयोग करके, जल वेग को तीन आयामों में निर्धारित किया जा सकता है। यात्रा समय मीटर आम तौर पर डॉपलर मीटर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, लेकिन केवल ट्रांसड्यूसरों के बीच वेग को रिकॉर्ड करते हैं। डॉप्लर मीटर का लाभ यह है कि वे पानी के वेग को काफी सीमा पर निर्धारित कर सकते हैं, और ए. डी. सी. पी. के मामले में, कई सीमाओं पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यह नया दृष्टिकोण उदाहरण के लिए फ्लोरिडा जलडमरूमध्य में नियोजित है जहां जलमग्न टेलीफोन केबल में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है और पूरी व्यवस्था को एक विशाल धारा मीटर के रूप में देखा जा सकता है। इसके पीछे की भौतिकी-आवेशित कण (समुद्री जल में आयन) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में महासागर की धाराओं के साथ गति कर रहे हैं जो गति के लंबवत है। फैराडे के प्रेरण नियम (मैक्सवेल के समीकरणों का तीसरा) का उपयोग करके, प्रेरित विद्युत धाराओं को मापकर औसत क्षैतिज प्रवाह की परिवर्तनशीलता का मूल्यांकन करना संभव है। विभिन्न गहराई पर छोटे चालकता परिवर्तनों के कारण विधि में एक मामूली ऊर्ध्वाधर भार प्रभाव होता है। टिल्ट टिल्ट करंट मीटर ड्रैग-टिल्ट सिद्धांत के तहत काम करते हैं और प्रकार के आधार पर या तो तैरने या डूबने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक फ्लोटिंग टिल्ट करंट मीटर में आम तौर पर एक उप-सतह उत्प्लावक आवास होता है जो एक लचीली रेखा या टीथर के साथ समुद्र तल पर लंगर डाला जाता है। एक डूबती झुकाव धारा समान है, लेकिन आवास को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मीटर संलग्नक बिंदु से लटक जाए। किसी भी मामले में, आवास अपने आकार, उत्प्लावन (नकारात्मक या सकारात्मक) और जल वेग के एक कार्य के रूप में झुकता है। एक बार आवास की विशेषताओं का पता चल जाने के बाद, आवास के कोण और झुकाव की दिशा को मापकर वेग का निर्धारण किया जा सकता है। आवास में एक डेटा लॉगर होता है जो झुकाव वर्तमान मीटर के अभिविन्यास (ऊर्ध्वाधर और कम्पास असर से कोण) को रिकॉर्ड करता है। फ्लोटिंग टिल्ट करंट मीटर आमतौर पर सीसा या कंक्रीट लंगर के साथ नीचे तैनात किए जाते हैं, लेकिन लॉबस्टर ट्रैप या अवसर के अन्य सुविधाजनक लंगर पर तैनात किए जा सकते हैं। डूबते झुकाव वाले वर्तमान मीटर एक समुद्र विज्ञान लंगर, तैरते हुए डॉक या मछली कलम से जुड़े हो सकते हैं। झुकाव धारा मीटरों को धारा को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में लाभ है क्योंकि वे आम तौर पर अपेक्षाकृत कम लागत वाले उपकरण होते हैं और डिजाइन और संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है। उपकरण की कम लागत शोधकर्ताओं को अधिक संख्या में मीटर का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है (जिससे स्थानिक घनत्व बढ़ जाता है) और/या उन स्थानों पर जहां उपकरण के नुकसान का खतरा होता है। गहराई सुधार वर्तमान मीटर आमतौर पर एक समुद्र विज्ञान लंगर के भीतर तैनात किए जाते हैं जिसमें जमीन पर एक लंगर वजन, उपकरण (ओं) के साथ एक लंगर रेखा और लंगर रेखा को कम या ज्यादा ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तैरता हुआ उपकरण होता है। हवा में पतंग की तरह, लंगर रेखा का वास्तविक आकार पूरी तरह से सीधा नहीं होगा, बल्कि एक तथाकथित (आधा) कैटनरी के बाद होगा। जल धाराओं के प्रभाव में (और हवा यदि शीर्ष उछाल समुद्र की सतह से ऊपर है) लंगर रेखा का आकार निर्धारित किया जा सकता है और इससे उपकरणों की वास्तविक गहराई निर्धारित की जा सकती है। यदि धाराएँ प्रबल (0.1 मीटर प्रति सेकंड से अधिक) हैं और लंगर डालने वाली रेखाएँ लंबी (1 किमी से अधिक) हैं, तो उपकरण की स्थिति 50 मीटर तक भिन्न हो सकती है।