History of hearing aids
पहली श्रवण सहायता 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। आधुनिक श्रवण यंत्रों की ओर आंदोलन टेलीफोन के निर्माण के साथ शुरू हुआ, और पहला विद्युत श्रवण यंत्र 1898 में बनाया गया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक, डिजिटल श्रवण सहायता को जनता को व्यावसायिक रूप से वितरित किया गया था। कुछ पहले श्रवण यंत्र बाहरी श्रवण यंत्र थे। बाहरी श्रवण कान के सामने सीधी आवाज़ में सहायता करता है और अन्य सभी आवाज़ों को अवरुद्ध करता है। उपकरण कान के पीछे या कान में फिट होगा। कार्बन माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप या डीएसपी के आविष्कार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास ने श्रवण सहायता को इसके वर्तमान रूप में बदलने में मदद की। आंशिक रूप से बधिर लोगों के लिए कान की तुरहियों का उपयोग 17वीं शताब्दी का है। 18वीं शताब्दी के अंत तक, उनका उपयोग तेजी से आम होता जा रहा था। विशिष्ट ग्राहकों के लिए एक बार के आधार पर उपकरण निर्माताओं द्वारा संकुचित शंक्वाकार कान की तुरहियाँ बनाई गई थीं। उस अवधि के प्रसिद्ध मॉडलों में टाउनसेंड ट्रम्पेट (बधिर शिक्षक जॉन टाउनशेंड द्वारा बनाया गया), रेनॉल्ड्स ट्रम्पेट (विशेष रूप से चित्रकार जोशुआ रेनॉल्ड्स के लिए बनाया गया) और डाउबेनी ट्रम्पेट शामिल थे। इयर ट्रम्पेट का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली पहली कंपनी की स्थापना फ्रेडरिक सी. रेन ने 1800 में लंदन में की थी। कान की तुरहियाँ बनाने के साथ-साथ, रेन ने सुनने वाले पंखे और बोलने वाली नलियाँ भी बेचीं। इन उपकरणों ने ध्वनियों को बढ़ाने में मदद की, जबकि अभी भी पोर्टेबल हैं। हालाँकि, ये उपकरण आम तौर पर भारी थे और उन्हें नीचे से शारीरिक रूप से सहारा देना पड़ता था। बाद में, श्रवण यंत्र के रूप में छोटे, हाथ से पकड़े जाने वाले कान के तुरहियों और शंकुओं का उपयोग किया गया। रेन को 1819 में पुर्तगाल के बीमार राजा जॉन VI के लिए एक विशेष ध्वनिक कुर्सी डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था। सिंहासन को अलंकृत नक्काशीदार भुजाओं के साथ बनाया गया था जो शेरों के खुले मुंह की तरह दिखते थे। ये छेद ध्वनिकी के लिए प्राप्त करने वाले क्षेत्र के रूप में काम करते थे, जिन्हें एक बोलने वाली नली के माध्यम से सिंहासन के पीछे और राजा के कान में प्रेषित किया जाता था। अंत में 1800 के दशक के अंत में, ध्वनिक हॉर्न, जो एक ट्यूब थी जिसके दो छोर थे, एक शंकु जो ध्वनि को पकड़ता था, और अंततः कान में फिट होने के लिए बनाया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, छिपे हुए श्रवण यंत्र तेजी से लोकप्रिय हो गए। रीन ने कई उल्लेखनीय डिजाइनों का बीड़ा उठाया, जिसमें उनके 'ध्वनिक हेडबैंड' भी शामिल थे, जहां श्रवण सहायता उपकरण को बालों या हेडगियर के भीतर कलात्मक रूप से छुपाया गया था। रीन्स के औरोलीस फोन हेडबैंड थे, जो विभिन्न आकारों में बने होते थे, जिसमें कान के पास ध्वनि संग्राहक शामिल होते थे जो ध्वनिकी को बढ़ाते थे। श्रवण यंत्रों को सोफे, कपड़ों और सहायक उपकरणों में भी छुपाया गया था। लगातार बढ़ती अदृश्यता की दिशा में यह अभियान अक्सर व्यक्ति की अक्षमता को जनता से छिपाने के बारे में था, न कि व्यक्ति को उसकी समस्या से निपटने में मदद करने के बारे में। 1870 और 1880 के दशक में टेलीफोन और माइक्रोफोन के आविष्कार के बाद पहली इलेक्ट्रॉनिक श्रवण यंत्रों का निर्माण किया गया था। टेलीफोन के भीतर की तकनीक ने बढ़ाया कि ध्वनिक संकेतों को कैसे बदला जा सकता है। टेलीफोन ध्वनि की तेजता, आवृत्ति और विकृति को नियंत्रित करने में सक्षम थे। इन क्षमताओं का उपयोग श्रवण सहायता के निर्माण में किया गया था। 1898 में मिलर रीज़ हचिसन द्वारा अकोफोन नामक पहली विद्युत श्रवण सहायता का निर्माण किया गया था। इसमें एक कार्बन ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया था, ताकि श्रवण सहायता पोर्टेबल हो सके। कार्बन ट्रांसमीटर का उपयोग एक कमजोर संकेत लेकर और इसे एक मजबूत संकेत बनाने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करके ध्वनि को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इन इलेक्ट्रॉनिक श्रवण यंत्रों को अंततः पर्स और अन्य सहायक उपकरणों में संकुचित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवर्धित श्रवण सहायता के पहले निर्माताओं में से एक 1913 में सीमेंस कंपनी थी। उनके श्रवण यंत्र भारी थे और आसानी से ले जाने योग्य नहीं थे। वे लगभग एक "लंबे सिगार बॉक्स" के आकार के थे और उनके पास एक स्पीकर था जो कान में फिट हो सकता था। पहली वैक्यूम ट्यूब श्रवण सहायता को 1920 में एक नौसेना इंजीनियर अर्ल हैनसन द्वारा पेटेंट कराया गया था। इसे वैक्टुफोन कहा जाता था और भाषण को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए टेलीफोन ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता था। संकेत के परिवर्तित होने के बाद, जब इसे रिसीवर के पास ले जाया जाएगा तो इसे बढ़ाया जाएगा। श्रवण यंत्र का वजन सात पाउंड था, जिससे यह इतना हल्का हो गया कि इसे ले जाया जा सके। इंग्लैंड में मार्कोनी और अमेरिका में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने 1923 में वैक्यूम ट्यूब श्रवण यंत्रों का विपणन शुरू किया। 1920 और 1930 के दशक के दौरान, वैक्यूम ट्यूब श्रवण सहायता अधिक सफल हो गई और बेहतर लघुकरण तकनीकों के साथ आकार में कमी आने लगी। एकोस्टिकॉन मॉडल 56 को 1920 के दशक के मध्य में बनाया गया था और यह पहली पोर्टेबल श्रवण सहायता इकाइयों में से एक थी, हालांकि यह काफी भारी थी। वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग करने वाली पहली पहनने योग्य श्रवण सहायता 1936 में इंग्लैंड में और एक साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री पर गई। 1930 के दशक तक, श्रवण यंत्र जनता के लिए लोकप्रिय हो रहे थे। लंदन के मल्टीटोन ने स्वचालित लाभ नियंत्रण का उपयोग करने के लिए पहली श्रवण सहायता का पेटेंट कराया। इसी कंपनी ने 1948 में एक पहनने योग्य संस्करण पेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई सैन्य तकनीकी प्रगति ने श्रवण यंत्रों के विकास में मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा सक्षम की गई प्रमुख प्रगति में से एक लघुचित्रण का विचार था। इसे जेनिथ के पॉकेट के आकार के लघुचित्र 75 द्वारा देखा जा सकता है। ट्रांजिस्टर श्रवण सहायक बेल लैबोरेटरीज द्वारा 1948 में ट्रांजिस्टर के विकास ने श्रवण सहायक में बड़े सुधार किए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रैटेन और विलियम शॉकली ने किया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों को बदलने के लिए बनाए गए थे; वे छोटे थे, कम बैटरी शक्ति की आवश्यकता थी और उनके पूर्ववर्ती की तुलना में कम विरूपण और गर्मी थी। ये वैक्यूम ट्यूब आमतौर पर गर्म और नाजुक होते थे, इसलिए ट्रांजिस्टर आदर्श प्रतिस्थापन था। 1952 सोनोटोन 1010 ने बैटरी जीवन बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूबों के साथ एक ट्रांजिस्टर चरण का उपयोग किया। इन ट्रांजिस्टरों के आकार ने लघु, कार्बन माइक्रोफोन में विकास किया। इन माइक्रोफोन को विभिन्न वस्तुओं, यहां तक कि चश्मे पर भी लगाया जा सकता है। 1951 में, रेथियॉन ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया और पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी। रेथियॉन ने महसूस किया कि उनकी श्रवण सहायता केवल अल्पावधि तक चलती है और ट्रांजिस्टर श्रवण सहायता के साथ वैक्यूम-ट्यूब श्रवण सहायता को फिर से बेचना शुरू कर दिया। श्रवण यंत्रों में ट्रांजिस्टर लगाने का कार्य इतना तेज था कि उनका ठीक से परीक्षण नहीं किया गया। बाद में पता चला कि ट्रांजिस्टर नम हो सकते हैं। इस नमी के कारण, श्रवण सहायता केवल कुछ हफ्तों तक चलती है और फिर मर जाती है। ऐसा होने से रोकने के लिए, ट्रांजिस्टर को नमी से बचाने के लिए उस पर एक परत लगानी पड़ी। श्रवण यंत्रों में ट्रांजिस्टर के सफल होने के लिए इस समस्या को ठीक करना पड़ा। जेनिथ पहली कंपनी थी जिसने महसूस किया कि ट्रांजिस्टर के साथ समस्या व्यक्तियों के शरीर की गर्मी थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, 1952 में पहली "ऑल-ट्रांजिस्टर" श्रवण यंत्रों की पेशकश की गई, जिन्हें माइक्रोटोन ट्रांसिमेटिक और माइको ट्रांजिस्ट-ईयर कहा जाता है। 1954 में, कंपनी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का उत्पादन किया, जो पिछले संस्करण की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी था। ट्रांजिस्टर के अंत को 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जैक किल्बी द्वारा एकीकृत परिपथ या आईसी के निर्माण द्वारा चिह्नित किया गया था और अगले 20 वर्षों में श्रवण यंत्रों में तकनीक को परिपूर्ण किया गया था। तीस पेटेंट के लेखक एल्मर वी. कार्लसन ने आधुनिक श्रवण सहायता के कई घटकों का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डिजिटल श्रवण सहायता 1960 के दशक की शुरुआत में, बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने एक बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर भाषण और ऑडियो संकेत दोनों बनाने के लिए डिजिटल प्रसंस्करण बनाया। उस युग के इन बड़े डिजिटल कंप्यूटरों की धीमी प्रसंस्करण क्षमता के कारण, श्रवण यंत्रों का अनुकरण करने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। ऑडियो स्पीच सिग्नल के प्रसंस्करण में स्पीच सिग्नल की अवधि की लंबाई से अधिक समय लगता है जो वास्तविक समय में स्पीच के प्रसंस्करण को रोकता है। इसने इस विचार की कल्पना करना लगभग असंभव बना दिया कि एक स्व-निहित, पहनने योग्य डिजिटल श्रवण सहायता को पारंपरिक एनालॉग श्रवण सहायता की तरह कान पर फिट होने के लिए पर्याप्त छोटा बनाया जा सकता है। हालाँकि, यह डिजिटल प्रसंस्करण अनुसंधान सुनने में अक्षम लोगों के लिए ध्वनि विकसित करने के बारे में सीखने के लिए महत्वपूर्ण था। 1970 के दशक में माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया था। इस माइक्रोप्रोसेसर ने डिजिटल श्रवण सहायता के लघुकरण के द्वार खोलने में मदद की। इसके अलावा, शोधकर्ता एडगर विलचुर ने आयाम संपीड़न के साथ एक एनालॉग बहु-चैनल आयाम संपीड़न उपकरण विकसित किया जिसने ऑडियो संकेत को आवृत्ति बैंड में अलग करने में सक्षम बनाया। ये आवृत्ति बैंड एनालॉग ध्वनि को गैर-रैखिक रूप से समायोजित करने में सक्षम थे ताकि तेज ध्वनियों को कम प्रवर्धित किया जा सके और कमजोर ध्वनियाँ अधिक प्रवर्धित हो सकें। बहु-चैनल आयाम संपीड़न की प्रणाली का उपयोग बाद में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले पहले श्रवण यंत्रों के लिए मौलिक संरचनात्मक डिजाइन के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा 1970 के दशक में एक संकर श्रवण सहायता का निर्माण संभव था जिसमें एम्पलीफायर, फिल्टर और सिग्नल लिमिटिंग से युक्त एक पारंपरिक श्रवण सहायता के एनालॉग घटकों को एक अलग डिजिटल प्रोग्रामेबल घटक के साथ एक पारंपरिक श्रवण सहायता मामले में जोड़ा गया था। ऑडियो प्रोसेसिंग एनालॉग बनी रही लेकिन डिजिटल प्रोग्रामेबल घटक द्वारा नियंत्रित करने में सक्षम थी। डिजिटल घटक को उपकरण को प्रयोगशाला में एक बाहरी कंप्यूटर से जोड़कर प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर हाइब्रिड उपकरण को पारंपरिक पहनने योग्य श्रवण सहायता के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। हाइब्रिड उपकरण कम बिजली की खपत और कॉम्पैक्ट आकार के कारण व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रभावी था। उस समय, वास्तविक समय में ऑडियो को संसाधित करने में सक्षम उपलब्ध अर्धचालक चिप्स के विपरीत कम-शक्ति वाली एनालॉग एम्पलीफायर तकनीक अच्छी तरह से विकसित की गई थी। वास्तविक समय ऑडियो प्रसंस्करण के लिए उच्च प्रदर्शन एनालॉग घटकों के संयोजन और केवल एनालॉग संकेत को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कम शक्ति वाले डिजिटल प्रोग्रामेबल घटक ने कई कम शक्ति वाले डिजिटल प्रोग्रामेबल घटकों का निर्माण किया जो एनालॉग सर्किट के विभिन्न प्रकार के डिजिटल नियंत्रण को लागू करने में सक्षम थे। एक संकर श्रवण सहायता व्युत्पत्ति डिजाइन द्वारा विकसित की गई थी। कुछ समय बाद, मैंगोल्ड और लेन ने एक प्रोग्रामेबल मल्टी-चैनल हाइब्रिड हियरिंग एड बनाया। सह-लेखकों के साथ ग्रेप ने एक डिजिटल प्रोग्राम करने योग्य घटक विकसित किया जिसने एक अनुकूली शोर फिल्टर को लागू किया जिसे एक संकर श्रवण सहायता में जोड़ा जा सकता था। मिनी कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले उच्च गति वाले डिजिटल-सरणी प्रोसेसरों के निर्माण ने पूर्ण डिजिटल श्रवण यंत्रों में प्रगति के लिए द्वार खोल दिए। ये लघु कंप्यूटर वास्तविक समय के बराबर गति से ऑडियो संकेतों को संसाधित करने में सक्षम थे। 1982 में, न्यूयॉर्क के सिटी विश्वविद्यालय में, एक बाहरी, स्टैंडअलोन मिनी कंप्यूटर और एक एफएम रेडियो ट्रांसमीटर में डिजिटल सरणी प्रोसेसर के आधार पर एक वास्तविक समय पूर्ण डिजिटल प्रयोगात्मक श्रवण सहायता बनाई गई थी, जो मिनी कंप्यूटर और शरीर पर एक ट्रांसमीटर पहने हुए व्यक्ति के बीच एक वायरलेस कनेक्शन की अनुमति देती थी। शरीर पर एफएम ट्रांसमीटर एक तार द्वारा एक ईयर माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर से जुड़ा हुआ था। तकनीकी रूप से यह एक पहनने योग्य श्रवण सहायक था, हालांकि यह स्व-निहित नहीं था और उपयोगकर्ता इसे जिस सीमा तक उपयोग कर सकता था, वह वायरलेस कनेक्शन की सीमा से सीमित था और बाहरी मिनी कंप्यूटर बेहद भारी था और इसे वास्तविक दुनिया के वातावरण में पारंपरिक श्रवण सहायक के रूप में उपयोग करने से रोकना लगभग असंभव था। हालाँकि, यह एक पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता के निर्माण में एक बड़ी सफलता थी। इसके अलावा 1980 के दशक की शुरुआत में सेंट लुइस एम. ओ. में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के नेतृत्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ में एक शोध समूह ने पहली पूर्ण डिजिटल पहनने योग्य श्रवण सहायता बनाई। उन्होंने पहले एक पूर्ण, व्यापक पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता की कल्पना की, फिर कम शक्ति और बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत (वी. एल. एस. आई.) चिप प्रौद्योगिकी के साथ कस्टम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप्स का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित, लघु पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर चिप्स वास्तविक समय में ऑडियो सिग्नल और नियंत्रण संकेतों दोनों को संसाधित करने में सक्षम हैं जो अभी भी एक बैटरी द्वारा संचालित होने में सक्षम हैं और एक पूर्ण डिजिटल पहनने योग्य श्रवण सहायता के रूप में पूरी तरह से पहनने योग्य हैं जो वास्तव में पारंपरिक श्रवण सहायता के समान किसी भी वातावरण में श्रवण हानि वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने में सक्षम हैं। एंजब्रेट्सन, मोर्ले और पोपेल्का पहले पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता के आविष्कारक थे। उनके काम के परिणामस्वरूप ए मेनार्ड एंजब्रेट्सन, रॉबर्ट ई मोर्ले जूनियर और गेराल्ड आर पोपेल्का द्वारा 1984 में दायर और 1985 में जारी किए गए यू. एस. पेटेंट 4,548,082, "श्रवण सहायक, संकेत आपूर्ति उपकरण, श्रवण कमियों की भरपाई के लिए प्रणालियाँ, और तरीके"। इस पूर्ण डिजिटल पहनने योग्य श्रवण सहायता में अब सभी समकालीन पूर्ण डिजिटल श्रवण यंत्रों में उपयोग की जाने वाली कई अतिरिक्त सुविधाएँ भी शामिल हैं जिनमें एक बाहरी कंप्यूटर के साथ एक द्वि-दिशात्मक इंटरफेस, आत्म-अंशांकन, आत्म-समायोजन, विस्तृत बैंडविड्थ, डिजिटल प्रोग्रामेबिलिटी, श्रव्यता पर आधारित एक फिटिंग एल्गोरिदम, डिजिटल कार्यक्रमों का आंतरिक भंडारण और पूरी तरह से डिजिटल मल्टी-चैनल आयाम संपीड़न और आउटपुट सीमित करना शामिल है। इस समूह ने इनमें से कई पूर्ण डिजिटल श्रवण यंत्र बनाए और उनका उपयोग श्रवण बाधित लोगों पर शोध के लिए किया क्योंकि वे उन्हें वास्तविक दुनिया की स्थितियों में पारंपरिक श्रवण यंत्रों के समान ही पहनते थे। इस पहले पूर्ण डी. एच. ए. में ध्वनि प्रसंस्करण और नियंत्रण के सभी चरणों को द्विआधारी रूप में किया गया था। बीटीई के समान एक कान मॉड्यूल में स्थित माइक्रोफोन से बाहरी ध्वनि को पहले द्विआधारी कोड में परिवर्तित किया गया था, फिर डिजिटल रूप से संसाधित किया गया और वास्तविक समय में डिजिटल रूप से नियंत्रित किया गया, फिर उसी बीटीई कान मॉड्यूल में स्थित लघु लाउडस्पीकरों को भेजे गए एनालॉग संकेत में वापस परिवर्तित किया गया। ये विशेष श्रवण सहायता चिप्स छोटे होते गए, कम्प्यूटेशनल क्षमता में वृद्धि हुई और उन्हें और भी कम शक्ति की आवश्यकता होती गई। अब, लगभग सभी वाणिज्यिक श्रवण यंत्र पूरी तरह से डिजिटल हैं और उनकी डिजिटल संकेत प्रसंस्करण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। बहुत छोटे और बहुत कम शक्ति वाले विशेष डिजिटल श्रवण सहायता चिप्स का उपयोग अब दुनिया भर में निर्मित सभी श्रवण यंत्रों में किया जाता है। विभिन्न ऑन-बोर्ड उन्नत वायरलेस तकनीक के साथ कई अतिरिक्त नई सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं। पहला वाणिज्यिक पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता 1987 में निकोलेट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। श्रवण सहायता में एक शरीर-पहना हुआ प्रोसेसर था जिसमें एक कान पर लगे ट्रांसड्यूसर के साथ एक हार्डवायर कनेक्शन था। जबकि निकोलेट कॉर्पोरेशन की श्रवण सहायता सार्वजनिक रूप से सफल नहीं थी और कंपनी जल्द ही बंद हो गई, यह अधिक प्रभावी पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता बनाने के लिए श्रवण सहायता निर्माताओं के बीच एक प्रतियोगिता शुरू करने में सक्षम थी। दो साल बाद, 1989 में, वाणिज्यिक बैक-द-ईयर (बीटीई) पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता शुरू की गई थी। निकोलेट निगम के अलावा, बेल लैबोरेटरीज ने एक संकर डिजिटल-एनालॉग श्रवण सहायता विकसित करके श्रवण सहायता व्यवसाय का विस्तार किया। इस श्रवण सहायता ने दो-चैनल संपीड़न एम्पलीफायर को संभालने के लिए डिजिटल सर्किट का उपयोग किया। भले ही इस श्रवण सहायता पर प्रारंभिक शोध सफल रहा, बेल लैबोरेटरीज की मूल कंपनी एटी एंड टी ने श्रवण सहायता बाजार से हाथ खींच लिया और 1987 में अपने अधिकार रेसाउंड कॉर्पोरेशन को बेच दिए। जब संकर श्रवण सहायता को बाजार में लाया गया, तो इसने संकर श्रवण सहायता की दुनिया में बड़े बदलाव लाने में मदद की। रेसाउंड निगम की सफलता के बाद, अन्य श्रवण सहायता निर्माताओं ने संकर श्रवण यंत्र लगाना शुरू कर दिया जिसमें एनालॉग एम्पलीफायर, फिल्टर और लिमिटर शामिल थे जिन्हें डिजिटल रूप से प्रबंधित किया गया था। इन श्रवण यंत्रों के कई लाभ थे जिनमें पैरामीटर सेटिंग्स को संग्रहीत करना, युग्मित-तुलना परीक्षण की क्षमता होना, विभिन्न ध्वनिक वातावरण के लिए सेटिंग्स होना और संकेत प्रसंस्करण के अधिक उन्नत तरीके होना शामिल थे जिसमें बहु-चैनल संपीड़न शामिल था। अगला प्रमुख मील का पत्थर एक वाणिज्यिक पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता बनाना था। ओटिकन कंपनी ने 1995 में पहली वाणिज्यिक पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता विकसित की, लेकिन इसे ध्वनिक प्रवर्धन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केवल श्रवण विज्ञान अनुसंधान केंद्रों में वितरित किया गया था। सेंसो पहली व्यावसायिक रूप से सफल, पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता थी, और इसे 1996 में वाइडेक्स द्वारा बनाया गया था। सेंसो की सफलता के बाद, ओटिकन ने अपनी श्रवण सहायता, डिजीफोकस का विपणन शुरू किया। वर्तमान डिजिटल श्रवण यंत्र अब प्रोग्राम करने योग्य हैं जो डिजिटल श्रवण यंत्रों को एक अलग नियंत्रण का उपयोग किए बिना ध्वनि को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। पूर्ण डिजिटल श्रवण सहायता अब इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस वातावरण में है और अक्सर भौतिक मात्रा नियंत्रण बटन की भी आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में, रेसाउंड द्वारा "मेड फॉर आईफोन हियरिंग एड्स" (एम. एफ. आई.) पेश किया गया था, जो एम. एफ. आई. डिजिटल हियरिंग एड्स के उपयोगकर्ताओं को सीधे आई. ओ. एस. उपकरणों से फोन कॉल, संगीत और पॉडकास्ट को स्ट्रीम करने में सक्षम बनाता है। स्मार्टफोन में ऑडियो प्रोसेसिंग क्षमता का सीधा लाभ उठाते हुए, बेल्जियम के जैकोटी बीवीबीए ने लिसेन ऐप विकसित किया, जो एक चिकित्सा उपकरण के रूप में सीई प्रमाणन और एफडीए अनुमोदन जीतने वाला पहला डिजिटल श्रवण सहायता अनुप्रयोग है। श्रवण सहायता चिप्स पहले डिजिटल चिप्स में से एक डैनियल ग्रेप द्वारा बनाया गया था। डिजिटल चिप, जिसे जीटा नॉइज़ ब्लॉकर के रूप में संदर्भित किया जाता है, उच्च स्तर के शोर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए आवृत्ति चैनलों में लाभ को नियमित रूप से समायोजित करता है। चिप को 1980 के दशक में कई श्रवण यंत्रों में एकीकृत किया गया था। जीटा नॉइज़ ब्लॉकर के अलावा, डिजिटल चिप्स का विकास हुआ जो हाई-स्पीड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या डीएसपी के लिए समर्पित थे। डी. एस. पी. चिप्स 1982 में उपलब्ध हुए, और श्रवण यंत्रों में लागू होने लगे। 1988 तक, श्रवण यंत्रों में चिप्स का उत्पादन किया गया था। इन चिप्स के प्रमुख योगदानों में से एक वास्तविक समय में भाषण और अन्य प्रकार के शोर दोनों को संसाधित करने की क्षमता थी। इन चिप्स की एक बड़ी गिरावट यह थी कि वे बड़े थे और बहुत सारी बैटरी का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें पहनना लगभग असंभव हो गया था। यह भी देखें स्थानिक श्रवण हानि संदर्भ बाहरी लिंक श्रवण सहायक श्रवण सहायक