Nucifer experiment
न्यूसिफर प्रयोग परमाणु रिएक्टर गतिविधि की निगरानी और अप्रसार संधि अनुपालन निगरानी के लिए रिएक्टर ईंधन की समस्थानिक संरचना के मूल्यांकन के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्शन (या, अधिक विशेष रूप से, एंटीन्यूट्रिनो डिटेक्शन) का उपयोग करने के लिए उपकरण और कार्यप्रणाली का एक प्रस्तावित परीक्षण है। 1977 में एल. ए. मिकेलियन द्वारा प्रस्तावित एक विचार के आधार पर, अक्टूबर 2008 में आई. ए. ई. ए. को न्यूसिफर प्रयोग का प्रस्ताव दिया गया था। न्यूसिफर सहयोग में विभिन्न प्रकार के फ्रांसीसी अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ता शामिल हैं, जिनमें सुबेटेक और सी. ई. ए. सैकले और जर्मनी के हेडलबर्ग में मैक्स-प्लैंक-इंस्टीट्यूट फर केर्नफिजिक शामिल हैं। "न्यूसिफर" नाम की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे कभी-कभी ऑल-कैप्स ("एन. यू. सी. आई. एफ. ई. आर".) में प्रकाशित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक संक्षिप्त नाम हो सकता है, लेकिन यह उपयोग सुसंगत नहीं है, यहां तक कि परियोजना में प्रतिभागियों द्वारा लिखे गए प्रकाशनों और प्रस्तुतियों के बीच भी नहीं। पृष्ठभूमि 1977 में मिकेलियन और उनके सहयोगियों द्वारा परमाणु निगरानी के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्शन का उपयोग करने के सुझाव के बाद, अवधारणा के कार्यान्वयन के संबंध में बहुत कम काम किया गया जब तक कि लॉरेंस लिवरमोर और सैंडिया नेशनल लैबोरेटरीज के शोधकर्ताओं ने 0.64 टन गैडोलिनियम-डोप्ड लिक्विड सिंटिलेटर का उपयोग करके एक प्रोटोटाइप एंटीन्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण नहीं किया और इसे कैलिफोर्निया में सैन ओनोफ्रे न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन (सॉन्ग्स) के मूल से 25 मीटर की दूरी पर रखा। वियना में आई. ए. ई. ए. उपन्यास प्रौद्योगिकी समूह की अक्टूबर 2008 की एक बैठक में, सॉन्ग्स प्रयोग के परिणामों की समीक्षा की गई और इस दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पाया गया। उसी बैठक में, न्यूसिफर सहयोग में प्रतिभागियों ने एक समान लेकिन बेहतर डिटेक्टर के निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके प्रस्ताव में दृष्टिकोण की व्यवहार्यता को दर्शाने वाले व्यापक अनुकरण के परिणाम शामिल थे और वर्तमान में उस निकाय द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ संभावित सुरक्षा के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है। डिटेक्टर डिजाइन आई. ए. ई. ए. द्वारा निर्दिष्ट डिजाइन मानदंड एक रिएक्टर निगरानी उपकरण की मांग करता है जो कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, सस्ता, सुरक्षित और दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने योग्य हो। परमाणु रिएक्टर के सुरक्षित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के निगरानी उपकरण को परमाणु रिएक्टर के पास निर्बाध रूप से रखना संभव होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय अप्रसार संधियों के उल्लंघन में हथियारों के अनुप्रयोगों के लिए परमाणु सामग्री के उत्पादन के संकेतों के लिए दूरस्थ रूप से निगरानी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, रिएक्टर से 239पीयू की बड़ी मात्रा को हटाने के साथ एंटीन्यूट्रिनो स्पेक्ट्रम में परिवर्तन का पता लगाने से संदेह पैदा होगा और आगे की जांच की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित डिटेक्टर में एक बेलनाकार स्टील टैंक होता है जिसमें एक टन जी. डी.-डोप्ड तरल सिंटिलेटर सामग्री और 16.8 "फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब होते हैं जो 25-सेंटीमीटर मोटी ऐक्रेलिक डिस्क द्वारा सिंटिलेटर सामग्री से अलग होते हैं। पृष्ठभूमि विकिरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरा उपकरण सीसे और पॉलीथीन की परतों से घिरा हुआ है। डिटेक्शन टैंक और शील्डिंग के बीच एक प्लास्टिक सिंटिलेटर म्यूऑन डिटेक्टर होता है जिसे ब्रह्मांडीय विकिरण से पियॉन के क्षय से उत्पन्न म्यूऑन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि ट्रिगर किया जाता है, तो यह म्यूऑन-वेटो उपकरण टैंक के भीतर फोटोमल्टीप्लायर ट्यूबों द्वारा उठाए गए किसी भी संकेत को टैग करता है, और ऐसे संकेतों को गणना से बाहर रखा जाएगा क्योंकि संभवतः रिएक्टर द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। उपकरण का समग्र पदचिह्न 2.5 x 2.5 वर्ग मीटर है। सैकले एएलएस उथली गहराई प्रयोगशाला में नियोजित मील के पत्थर एकीकरण परीक्षण, जो 2010 से चल रहा है। सी. ई. ए.-सैकले ओसिरिस अनुसंधान रिएक्टर (2011-2012) में डिटेक्टर स्थापना और परीक्षण। शुद्ध 235यू. एन. स्पेक्ट्रम के अंशांकन के लिए ग्रेनोबल में आई. एल. एल. अनुसंधान रिएक्टर में डिटेक्टर की स्थापना और परीक्षण। वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर में डिटेक्टर की स्थापना और परीक्षण। (2013) रिएक्टर एंटीन्यूट्रिनो विसंगति एक संभावित मुद्दा जिसे न्यूसिफर प्रयोग द्वारा संबोधित करना होगा, दुनिया भर के परमाणु रिएक्टरों से न्यूट्रिनो/एंटीन्यूट्रिनो फ्लक्स के संबंध में डेटा के मौजूदा निकाय में एक विसंगति है। इस प्रवाह का मापा गया मान सिद्धांत से अपेक्षित मूल्य का केवल 94 प्रतिशत प्रतीत होता है। यह अज्ञात है कि क्या यह अज्ञात भौतिकी (कुछ शोधकर्ताओं द्वारा संभावित स्पष्टीकरण के रूप में स्टेराइल न्यूट्रिनो के साथ कमजोर मिश्रण के साथ), माप में प्रयोगात्मक त्रुटि, या सैद्धांतिक प्रवाह गणना में त्रुटियों के कारण है। किसी भी मामले में, न्यूसिफर के सहयोगी इस प्रभाव की तलाश करेंगे, और उन्हें अपने अंशांकन में इसे ध्यान में रखना होगा। "न्यूसिफर प्रयोग की स्थिति", म्यूनिख में 2011 के टी. ए. यू. पी. सम्मेलन में 5 सितंबर, 2011 को दी गई एक प्रस्तुति से स्लाइड करता है। न्यूसिफर सहयोग के लिए एंडी एस. क्यूकोनेस, "द न्यूसिफर एक्सपेरिमेंटः रिएक्टर एंटीन्यूट्रिनोस के साथ अप्रसार", 28 जुलाई, 2011 को [एमआईटी] में 19वें कणों और नाभिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (पैनिक11) में दी गई प्रस्तुति से स्लाइड करता है। ए. एन. यू. सी. आई. एफ. ई. आर. सहयोग के लिए पोर्टा, "एन. यू. सी. आई. एफ. ई. आर. प्रयोग के साथ अप्रसार के लिए रिएक्टर न्यूट्रिनो डिटेक्शन", 9 जून, 2009 को मार्सिले, फ्रांस में ए. एन. आई. एम. एम. ए. 2009 सम्मेलन में दी गई प्रस्तुति से स्लाइड करता है। अमांडा पोर्टा, "न्यूसिफरः थर्मल पावर माप और अप्रसार उद्देश्य के लिए रिएक्टर न्यूट्रिनो डिटेक्शन", जी. डी. आर. न्यूट्रिनो बैठक में 10 अप्रैल, 2008 को दी गई प्रस्तुति से स्लाइड करता है। एम. क्रिबियर (एपीसी), "न्यूट्रिनोस एंड नॉन-प्रॉलिफरेशन इन यूरोप" अर्थ मून प्लैनेट्स, 99:331-341,2006। डी. ओ. आई.: 10.1007/s11038-006-9105-7 ए. आर. एक्स. आई. वी.: 0704.0548v1 [न्यूकल-एक्स] डी. डेलेपाइन आदि। "न्यूट्रिनो डिटेक्टरों का उपयोग करके परमाणु रिएक्टरों की निगरानी" ए. आई. पी. कॉन्फ़. प्रो. कणों और क्षेत्रों पर बारहवीं मैक्सिकन कार्यशाला, 1361, पीपी। 398-400,2009। डीओआईः 10.1063/1.3622738। एल. एल. एन. एल./एस. एन. एल. अनुप्रयुक्त एंटीन्यूट्रिनो भौतिकी परियोजना। एल. एल. एन. एल.-डब्ल्यू. ई. बी.-204112 (2006): neutrinos.llnl.gov अनुप्रयुक्त एंटीन्यूट्रिनो भौतिकी 2007 कार्यशालाः apc.univ-paris7.fr डी. ओ. ई./लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला (2008,13 मार्च)। "परमाणु रिएक्टरों की निगरानी के लिए नया उपकरण विकसित किया गया"। साइंस डेली, 13 मार्च, 2008। न्यूट्रिनो प्रयोग परमाणु प्रसार