Personal RF safety monitor
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मॉनिटर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कुछ श्रेणियों में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संपर्क को मापते हैं। यह लेख दूरसंचार उद्योग में उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर पर केंद्रित है, जो रेडियो स्पेक्ट्रम विकिरण के संपर्क को मापते हैं। अन्य मॉनिटर, जैसे बेहद कम आवृत्ति वाले मॉनिटर, जो बिजली की तारों से विकिरण के संपर्क को मापते हैं, भी मौजूद हैं। "मॉनिटर" और "डोसिमीटर" के बीच प्रमुख अंतर यह है कि एक डोसिमीटर आयनीकरण विकिरण की अवशोषित खुराक को माप सकता है, जो आर. एफ. मॉनिटर के लिए मौजूद नहीं है। मॉनिटरों को "आर. एफ. मॉनिटरों" द्वारा भी अलग किया जाता है जो केवल क्षेत्रों को मापते हैं और "आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटर" जो मानव शरीर पर लगे होने के दौरान कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मॉनिटर, जैसा कि सेलुलर फोन उद्योग में उपयोग किया जाता है, को "व्यक्तिगत आर. एफ. सुरक्षा मॉनिटर", व्यक्तिगत सुरक्षा मॉनिटर (पी. पी. एम.) या आर. एफ. एक्सपोसीमीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे रेडियो स्पेक्ट्रम विकिरण के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का हिस्सा हैं। एक व्यक्तिगत आर. एफ. सुरक्षा मॉनिटर आमतौर पर या तो शरीर के धड़ क्षेत्र पर पहना जाता है या हाथ से पकड़ा जाता है और कई दूरसंचार कंपनियों के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अधिकांश वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आर. एफ. सुरक्षा मॉनिटर दो सबसे आम अंतर्राष्ट्रीय आर. एफ. सुरक्षा दिशानिर्देशों के प्रतिशत के रूप में आर. एफ. जोखिम को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैंः गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई. सी. एन. आई. आर. पी.) दिशानिर्देश और यू. एस. संघीय संचार आयोग (एफ. सी. सी.)। आई. सी. एन. आई. आर. पी. दिशानिर्देशों का भी डब्ल्यू. एच. ओ. द्वारा समर्थन किया जाता है। आर. एफ. व्यक्तिगत सुरक्षा मॉनिटर मूल रूप से ऐसे वातावरण में काम करने वाले आर. एफ. इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन किए गए थे जहां वे आर. एफ. ऊर्जा के उच्च स्तर के संपर्क में आ सकते हैं या आर. एफ. स्रोत के करीब काम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए एक दूरसंचार टावर के शीर्ष पर काम करना, या एक इमारत की छत पर काम करना जहां संचारित करने वाले एंटेना मौजूद हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आर. एफ. सुरक्षा कार्यक्रमों में आर. एफ. व्यक्तिगत सुरक्षा मॉनिटर का प्रशिक्षण और उपयोग शामिल है और आई. ई. ई. ई. C95.7 निर्दिष्ट करता है कि आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटर क्या है। कुछ मामलों में आर. एफ. सुरक्षा मॉनिटर आम जनता के लिए एक संस्करण या मोड में आता है। इन मीटरों का उपयोग उन क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है जहां जनता आर. एफ. ऊर्जा के उच्च स्तर के संपर्क में हो सकती है या उन क्षेत्रों में आर. एफ. स्तर को इंगित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जहां आम जनता की पहुंच है। विनिर्देशन आर. एफ. मॉनिटर के विनिर्देशन कार्य वातावरण को निर्धारित करते हैं जहां लागू हो सकता है। वाइडबैंड आर. एफ. मॉनिटर का उपयोग व्यापक प्रकार के बेस स्टेशन स्थलों पर किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एक नैरोबैंड, सेलुलर आर. एफ. मॉनिटर जिसे केवल मोबाइल टेलीफोन और डेटा नेटवर्क में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आई. ई. ई. ई. एसटी. डी. C95.3 में कहा गया है कि "1-100 जी. एच. जी. के बीच के क्षेत्र में, प्रतिरोधी थर्मोइलेक्ट्रिक द्विध्रुवों का उपयोग शरीर से प्रकीर्णन के प्रभाव को कम करने के लिए दोषपूर्ण सामग्री की पृष्ठभूमि के साथ संवेदक के रूप में किया जाता है। सेंसर के रूप में डायोड डिटेक्टर के साथ विद्युत रूप से छोटे द्विध्रुव इस सीमा के एक हिस्से को कवर कर सकते हैं। मॉनिटर के परिणाम जो प्रकीर्णन के प्रभाव को कम करने के लिए "दोषपूर्ण सामग्री" को शामिल नहीं करते हैं, शरीर पर संदिग्ध हैं। प्रतिक्रिया का प्रकार किसी भी आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटर की एक बुनियादी विशेषता है और इसे दो बुनियादी मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता हैः निर्देशनः उनमें से कुछ में एक समस्थानिक प्रतिक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी अंतरिक्ष दिशा से आर. एफ. क्षेत्रों को मापने में सक्षम हैं। अन्य, जैसे रेडियल फील्ड मॉनिटर, में आंशिक स्थान कवरेज होता है, और सही रीडिंग प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट तरीके से पहनना पड़ता है। आवृत्ति प्रतिक्रियाः सपाट प्रतिक्रियाः ऐसी इकाइयाँ जिनमें सभी आवृत्ति सीमा के लिए एक सपाट प्रतिक्रिया होती है, अर्थात। प्रतिक्रिया आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है। आकार प्रतिक्रियाः आवृत्ति निर्भर संवेदक होते हैं जो आवृत्ति-निर्भर आर. एफ. जोखिम सीमाओं के अनुसार स्वचालित रूप से पता लगाए गए आर. एफ. क्षेत्रों का वजन करते हैं। यह आम बात है कि आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटर एक विशिष्ट मानक के आवृत्ति-निर्भर सीमा मूल्यों के प्रतिशत (%) के रूप में परिणाम प्रदान करते हैं (जिसे कभी-कभी संदर्भ स्तर या एम. पी. ई., अधिकतम अनुमेय जोखिम कहा जाता है)। % परिणाम के आधार पर अलार्म की स्थिति के दौरान जोखिम की सावधानीपूर्वक व्याख्या करना महत्वपूर्ण है; आकार की प्रतिक्रिया आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटर आवृत्ति से स्वतंत्र रूप से मानक के% के रूप में परिणाम प्रदान करेंगे, जबकि सपाट प्रतिक्रिया मॉनिटर एक विशेष मूल्य के% के रूप में परिणाम प्रदान करेंगे (आवृत्ति-निर्भर नहीं), इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह% किस विशेष मूल्य का उल्लेख कर रहा है। कुछ आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटरों के अलग-अलग संस्करण होते हैं, जो प्रत्येक मानक के आकार के होते हैं, इसलिए वे अधिक सटीक होंगे, लेकिन उनका उपयोग केवल उस मानक के लिए किया जा सकता है। अन्य का एक ही संस्करण है, इसलिए यह कम सटीक होगा, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न मानकों के लिए किया जा सकता है। आम तौर पर, अधिकांश आर. एफ. व्यक्तिगत मॉनिटरों का अलार्म तत्काल मूल्यों द्वारा ट्रिगर किया जाता है, हालांकि, मानक सीमाओं को समय-औसत मूल्यों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ आर. एफ. मॉनिटरों में औसत मूल्यों के आधार पर अलार्म को ट्रिगर करने की संभावना होती है, जो वास्तविक जोखिम स्थिति का एक बेहतर संकेत है (उदाहरण के लिए, एक तत्काल मूल्य 200% पर हो सकता है जबकि औसत 100% से नीचे हो सकता है)। चूँकि वे आम तौर पर छोटी, पोर्टेबल इकाइयाँ होती हैं, वे आम तौर पर एक मोटे क्षेत्र स्तर के संकेत (50 प्रतिशत, 100%, आदि) के लिए केवल कुछ एलईडी से लैस होती हैं। फिर भी, उनमें से कुछ के पास एक डेटालॉगर है जो माप को डाउनलोड करने, सटीक मूल्यों की जांच करने और एक्सपोजर का इतिहास रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है। वेवकंट्रोल के वेवमन में डेटा रिकॉर्ड में स्थिति की जानकारी शामिल करने के लिए एक जी. पी. एस. और अल्टीमीटर उपलब्ध है। अन्य विनिर्देश जो अनुप्रयोग के आधार पर प्रासंगिक हो सकते हैं, वे हैं बैटरी विशेषताएँ (जीवनकाल, बदलने या रिचार्ज करने के तरीके), आयाम, वजन और संचालन तापमान। निम्नलिखित तालिका कुछ आर. एफ. मॉनिटरों के विभिन्न बुनियादी विनिर्देशों को दर्शाती हैः संचालन निर्देश प्रत्येक विशिष्ट व्यक्तिगत आर. एफ. सुरक्षा मॉनिटर के अपने संचालन निर्देश होते हैं। और अधिकांश मॉनिटर में अलग-अलग ऑपरेटिंग मोड होते हैं। उदाहरण के लिए, नारदा रेडमैन में एक मोड होता है जिसमें इसे ऑपरेटर द्वारा शरीर में पहना जा सकता है, लेकिन इसमें एक जांच मोड भी होता है जहां ऑपरेटर सटीक बहिष्करण क्षेत्रों को खोजने के लिए कुछ क्षेत्रों को स्कैन कर सकता है। दूसरी ओर FieldSENSE में एक मॉनिटर और माप मोड है। माप मोड रेडमैन के प्रोब मोड के समान है, लेकिन मॉनिटर मोड का उपयोग फील्डसेनसे को एक निष्क्रिय एंटीना पर माउंट करके किया जाता है और फिर एंटीना पर काम करना तब तक सुरक्षित है जब तक कि फील्डसेनसे आरएफ तकनीशियनों को चेतावनी देने के लिए अलार्म नहीं उठाता कि एंटीना लाइव है और एंटीना पर कोई भी काम तब तक बंद कर दिया जाना चाहिए जब तक कि निष्क्रियता की पुष्टि नहीं हो जाती। वेवकंट्रोल के वेवमन और नारदा के रेडमैन 2 [29] शरीर से पहने जा सकते हैं, और शरीर को जांच के रूप में या मॉनिटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फील्डसेनस, ई. एम. ई. गार्ड, वेवमन और रेडमैन 2 जैसे अधिकांश आर. एफ. मॉनिटरों में भी एक डेटा लॉगिंग कार्यक्षमता होती है जो समय के साथ एक कर्मचारी के आर. एफ. एक्सपोजर को लॉग कर सकती है। रेडमैन 2एक्सटी का आरएफ डिटेक्शन मोड अपनी टोन सर्च सुविधा के साथ वेवगाइड में रिसाव का पता लगा सकता है और यह सत्यापित कर सकता है कि एंटीना बंद है या नहीं। [30] व्यक्तिगत आर. एफ. मॉनिटरों की सूची ई. एम. ई. गार्ड प्लस ई. एम. ई. गार्ड एक्स. ई. एम. ई. गार्ड एक्स. एस. ई. एम. ई. 40 गीगाहर्ट्ज़ ई. एम. ई. स्पाई इवोल्यूशन नारदा रेडमैन एक्स. टी. नारदा रेडमैन 2 एल. टी. नारदा रेडमैन 2 एक्स. टी. नार्डेलर्ट एस. 3 फील्डसेनस 60 फील्डसेनस 2. पब्लिक फील्डसेनस सेफवन प्रो एस. आई.-1100 एक्स. टी. वेवमन आर. एफ-8 वेवमन आर. एफ-60 गैलरी संदर्भ डोसिमीटर रेडियो स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगें रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय विकिरण