Goniophotometer
गोनियोफोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु से विभिन्न कोणों पर उत्सर्जित प्रकाश को मापने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में एल. ई. डी.-प्रकाश स्रोतों की शुरुआत के साथ गोनियोफोटोमीटर का उपयोग बढ़ रहा है, जो ज्यादातर निर्देशित प्रकाश स्रोत हैं, जहां प्रकाश का स्थानिक वितरण सजातीय नहीं है। यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश के वितरण में सजातीय है, तो उसे लैम्बर्टियन स्रोत कहा जाता है। सख्त नियमों के कारण, प्रकाश का स्थानिक वितरण मोटर वाहन प्रकाश और इसके डिजाइन के लिए उच्च महत्व का है। उपयोग एक गोनियोफोटोमीटर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता हैः एक प्रकाश स्रोत के चमकदार प्रवाह का मापन गोनियोफोटोमीटर के आकार से बहुत छोटे स्रोत से चमकदार तीव्रता वितरण का मापन रंग संवेदक से लैस अतिरिक्त विशेषताओं को मापा जा सकता है सहसंबद्ध रंग तापमान का वितरण रंग एकरूपता प्रकार यहाँ परिभाषित गोनियोफोटोमीटर प्रकार ए, बी और सी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश आयोग के प्रकाशन "सी. आई. ई. 70" से प्राप्त किया गया है। प्रकार ए स्थिर क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ, दोनों प्रकाश स्रोत की मुख्य उत्पादन दिशा के लंबवत प्रकार बी स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष के साथ, दोनों प्रकाश स्रोत की मुख्य उत्पादन दिशा के लंबवत प्रकार ए और बी दोहरे स्तंभ संरचना हैं। इस प्रकार का उपयोग ग्रिल लैंप को ठीक करने के लिए किया जाता है। बी-कोऑर्डिनेट प्रणाली में दीपक की समरूपता अक्ष और घूर्णन समर्थक का क्षैतिज समाक्षीय होता है, और ए-कोऑर्डिनेट प्रणाली में दोनों ऊर्ध्वाधर क्रॉस होते हैं। प्रकार सी माप की रेखा के लंबवत स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष, प्रकाश स्रोत की मुख्य उत्पादन दिशा के समानांतर क्षैतिज अक्ष के साथ, प्रकार सी एकल स्तंभ संरचनाएं हैं। एकल स्तंभ संरचना तब बनाई जाती है जब सहायक स्तंभ को दोहरे स्तंभ संरचना से नीचे ले जाया जाता है। इस प्रकार को एक निश्चित ट्यूब लैंप, स्पॉट लैंप या अन्य उपकरणों पर लगाया जाता है। दीपक का अक्ष विकिरण और घूर्णन समर्थक का क्षैतिज समाक्षीय होता है। कैमरा-आधारित गोनियोफोटोमीटर चमकदार तीव्रता वितरण को इमेजिंग गोनियोफोटोमीटर का उपयोग करके भी मापा जा सकता है। प्रकाश स्रोत के पूर्ण कोणीय वितरण को मापने के लिए, फिशआई कैमरा विधि का उपयोग किया जा सकता है। विधि एक एकीकृत गोले के बंदरगाह में स्थापित एक फिशआई-लेंस कैमरे को नियोजित करने पर आधारित है। कैमरा प्रकाश उत्सर्जन के सभी कोणों के लिए चमकदार तीव्रता डेटा को एक साथ रिकॉर्ड करता है, जिससे प्रकाश स्रोत के बहाव और अस्थायी मॉडुलन जैसे अस्थायी प्रभावों के कारण माप अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। कैमरा माप की तात्कालिक प्रकृति भी परीक्षण के तहत उपकरण की चमकदार तीव्रता वितरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देती है, और माप के लिए निर्धारित कोणीय संकल्प से प्रभावित नहीं होती है। एकीकृत क्षेत्र गोनियोमीटर गोनियोफोटोमेट्री ईयूएलयूएमडीएटी संदर्भ फोटोमेट्री लाइटिंग भी देखें।