Floating collimator
एक फ्लोटिंग कॉलिमेटर एक प्रारंभिक कॉलिमेटर था जिसका व्यापक रूप से खगोलीय टिप्पणियों में उपयोग किया जाता था। इसका आविष्कार अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और खगोलशास्त्री कैप्टन हेनरी कैटर ने लगभग 1825 में किया था। उनके कॉलिमेटर का उद्देश्य खगोलीय टिप्पणियों में एक स्तर, या नलिका-रेखा को प्रतिस्थापित करना था, और एक वृत्त या पराकाष्ठा क्षेत्र के अंग पर क्षैतिज या पराकाष्ठा बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक तैयार और पूरी तरह से सटीक विधि प्रदान करना था। इसका सिद्धांत क्षितिज के संबंध में, किसी तरल पदार्थ पर तैरते स्थिर आकार और द्रव्यमान की किसी भी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई स्थिति की अपरिवर्तनीयता है। एक तैरते कॉलिमेटर में एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें पारा होता है, जिसके ऊपर लोहे का एक टुकड़ा तैरता है। ढलवां लोहा लगभग बारह इंच लंबा, चार चौड़ा और आधा इंच मोटा होता है, जिसमें दो छोटे ऊपरी हिस्से या शीर्ष पर बराबर ऊंचाई के वाई होते हैं। ऊपर की ओर एक छोटी दूरबीन होती है जिसे पार किए गए तारों के साथ देखा जाता है, या एक महीन संतुलन-स्प्रिंग (बहुत पतली सपाट धातु) के पार किए गए हिस्सों को रखा जाता है, सपाट-मार्गों को सेट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट ग्लास के साइडरियल फोकस में बहुत सटीक रूप से समायोजित किया जाता है। पारे के आसंजन को रोकने के लिए फ्लोट को नाइट्रिक एसिड के साथ भूरा किया जाता है, और दो सुचारू रूप से पॉलिश किए गए लोहे के पिन द्वारा पार्श्व रूप से आगे बढ़ने से रोका जाता है, जो इसकी लंबाई के बीच में इसके किनारों से सामने आते हैं, जो पॉलिश किए गए लोहे के ऊर्ध्वाधर खांचों में स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। जब इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसे उस वृत्त से थोड़ी दूरी पर रखा जाता है, जिसके क्षैतिज बिंदु का पता लगाना है, दोनों तरफ, मान लीजिए कि इसके केंद्र के उत्तर में, और वृत्त और कॉलिमेटर की दूरबीनों को इस तरह समायोजित किया जाता है कि एक दूसरे के क्रॉस तारों को पारस्परिक रूप से देखा जा सके, जिस तरह से खगोलविदों गॉस और फ्रेडरिक बेसेल द्वारा अभ्यास किया जाता है, सबसे पहले, परीक्षण द्वारा, बारी-बारी से दो उपकरणों के चश्मे पर आंख लगाना; और अंत में, एक लालटेन और तेल वाले कागज द्वारा कॉलिमेटर के क्रॉस तारों को रोशन करके, एक काले पर्दे द्वारा गलत प्रकाश को बाहर करने का ध्यान रखते हुए, जिसमें कॉलिमेटर के बराबर एक छिद्र होता है, और अंग पर सूक्ष्मदर्शी को फिर पढ़ा जाता है, और इस प्रकार कॉलिमेटिंग बिंदु की स्पष्ट चरम दूरी, तारों का प्रतिच्छेदन पाया जाता है। कॉलिमेटर को फिर वृत्त के दूसरी (दक्षिण) तरफ स्थानांतरित किया जाता है, और वृत्त को उलटने के बिना एक संबंधित अवलोकन किया जाता है, लेकिन केवल अंग पर दूरबीन की गति से। इस प्रकार पढ़ी जाने वाली दो पराकाष्ठा दूरी का अंतर पराकाष्ठा या क्षैतिज बिंदु की त्रुटि का दोगुना है, और उनका अर्ध-योग कोलिमेटिंग बिंदु की सही पराकाष्ठा दूरी है, या कोलिमेटिंग दूरबीन की धुरी का क्षितिज पर सह-झुकाव है। 1825 में रॉयल सोसाइटी के समक्ष पढ़े गए कैप्टन कैटर के शोध पत्र में विस्तृत प्रयोगों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपकरण द्वारा क्षैतिज बिंदु के निर्धारण में जिस त्रुटि की आशंका है, वह शायद ही कभी आधे सेकंड के बराबर हो सकती है, अगर चार या पांच टिप्पणियों का औसत लिया जाए। 151 एकल परीक्षणों में, केवल दो ने दो सेकंड की त्रुटि दी, और इनमें से एक लकड़ी के फ्लोट से बनाया गया था। यह लेख द लंदन एनसाइक्लोपीडियाः या, विज्ञान, कला, साहित्य और व्यावहारिक यांत्रिकी का सार्वभौमिक शब्दकोश, खंड 6, थॉमस टेग के लिए मुद्रित, 1829 में आइटम पर आधारित है। (गूगल ईबुक) खगोल विज्ञान ऑप्टिकल उपकरणों का इतिहास