Fiber-optical thermometer
फाइबर-ऑप्टिकल थर्मामीटर का उपयोग विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रबल रूप से प्रभावित वातावरण में, माइक्रोवेव क्षेत्रों, बिजली संयंत्रों या विस्फोट-प्रतिरोधी क्षेत्रों में और जहां भी विद्युत तापमान संवेदक के साथ माप संभव नहीं है, किया जा सकता है। संरचना एक प्रकार के फाइबर ऑप्टिक तापमान जांच में एक गैलियम आर्सेनाइड (जी. ए. ए.) अर्धचालक क्रिस्टल होता है जो एक ऑप्टिकल फाइबर के अंत में लगाया जाता है। जांच पूरी तरह से गैर-धातु है। फाइबर ऑप्टिकल सेंसर पूरी तरह से गैर-प्रवाहकीय है और उच्च तापमान संचालन क्षमता, आंतरिक सुरक्षा और गैर-आक्रामक उपयोग के साथ आर. एफ. आई., ई. एम. आई., एन. एम. आर. और माइक्रोवेव विकिरण के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मापन सिद्धांत संचालन का सिद्धांत जी. ए. ए. के बैंडगैप की तापमान निर्भरता पर आधारित है। फाइबर की नोक पर लगे जी. ए. ए. क्रिस्टल 850एन. एम. से ऊपर की तरंग दैर्ध्य पर पारदर्शी होंगे। पट्टी के किनारे की स्थिति तापमान पर निर्भर होती है और लगभग 0.4nm/K स्थानांतरित होती है। प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्रिस्टल तक निर्देशित किया जाता है, जहां इसे अवशोषित किया जाता है और आंशिक रूप से फाइबर में परावर्तित किया जाता है। एक लघु स्पेक्ट्रोमीटर पट्टी के किनारे की स्थिति के साथ एक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है, जिससे तापमान की गणना की जाती है। अनुप्रयोग मेडिकल फाइबर ऑप्टिक सेंसर उच्च तापमान संचालन क्षमता के साथ आर. एफ. और माइक्रोवेव विकिरण के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए उनका उपयोग चुंबकीय अनुनाद स्कैनर (एम. आर. आई.) में रोगियों और सामग्रियों पर माप के लिए किया जा सकता है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों में, चुंबकीय क्षेत्र वर्ग की ताकत के लगभग आनुपातिक तापमान रीडिंग में एक छोटा सा ऑफसेट होता है। ऑफसेट का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जी. ए. ए. क्रिस्टल के अभिविन्यास, जी. ए. ए. क्रिस्टल की ज्यामिति और जी. ए. ए. में अशुद्धियों से भी प्रभावित होता है। धातु संवेदक छवि अधिग्रहण में त्रुटियां पैदा कर सकते हैं। विशेष कैंसर उपचार के लिए 0.5mm व्यास वाले सेंसर उपलब्ध हैं। ऊतक के तापमान की निगरानी के लिए इनका उपयोग न्यूनतम आक्रामक रूप से किया जा सकता है। फाइबर ऑप्टिकल मापन तकनीक का एक अन्य अनुप्रयोग लेजर थेरेपी है। एक एंडोस्कोप के माध्यम से, लेजर ऊर्जा को जोड़ा जाता है और उपचार के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक जांच के माध्यम से तापमान को मापा जाएगा। पर्यावरणीय औद्योगिक क्षेत्र अक्सर मिट्टी को तेल, विषाक्त और स्थायी कार्बनिक यौगिकों से दूषित करते हैं। इन क्षेत्रों को साफ करने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा मिट्टी को गर्म करने का अक्सर उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण के लिए फाइबर ऑप्टिकल सेंसर तैनात किए जाते हैं। एक उच्च-शक्ति जनरेटर रेडियो आवृत्ति सीमा में ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रदूषित मिट्टी इलेक्ट्रोड से ढकी होती है, जो परावैद्युत सतह को गर्म करेगी। इसके अलावा, मिट्टी में कई फाइबर ऑप्टिकल प्रोब लगाए जाते हैं। मापा मूल्य के आधार पर मिट्टी में तापमान और तापमान वितरण के विभिन्न मूल्यों का एहसास किया जा सकता है। संदूषण के स्तर के आधार पर मिट्टी के जीवों के उच्च अपघटन को सक्रिय करने के लिए तापमान में थोड़ी वृद्धि की जाएगी, वैकल्पिक रूप से, मिट्टी का पानी गैर-भाप प्रतिरोधी कार्बनिक संदूषण के साथ 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान सीमा में संघनित होगा। एक छिद्रित मिट्टी वायु निष्कर्षण प्रणाली भाप को दूर ले जाती है और उन्हें एक फिल्टर प्रणाली में पुनः प्रसारित करती है। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल फाइबर ऑप्टिक तापमान जांच को कठोर और संक्षारक वातावरण का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेंसर आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं। ऐसे कोई घटक नहीं हैं जो चिंगारी पैदा करते हैं, जिससे विस्फोट होते हैं। इनमें पूरी तरह से गैर-प्रवाहकीय घटक होते हैं और इसलिए इनका उपयोग खतरनाक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इनकी लंबाई ढाई मील तक हो सकती है ताकि विश्लेषण को खतरनाक क्षेत्र के बाहर रखा जा सके। माइक्रोवेव और रेडियोफ्रीक्वेंसी वातावरण माइक्रोवेव गर्म प्रतिष्ठानों में दबाव और तापमान के तहत रासायनिक पाचन को डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं में ट्रेस और अल्ट्रा-ट्रेस विश्लेषण के निर्धारण के लिए निष्पादित किया जाएगा, इस कारण से, यह पाया गया कि कुछ दबाव और तापमान स्थितियों में, निष्कर्षण या पाचन प्रक्रियाओं की उपज या दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है। इसलिए फाइबर ऑप्टिकल तापमान संवेदक माइक्रोवेव रसायन विज्ञान में तापमान को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर बिजली की आवश्यकता से संबंधित एक आधुनिक समाज के दावे उत्पादन स्टेशनों की पूरी क्षमता तक पहुँचते हैं। औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तापमान को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। उच्च शक्ति वाले जनरेटरों को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए अक्सर हाइड्रोजन से भरा जाता है। भारी रूप से दूषित विद्युत चुम्बकीय वातावरण के अलावा, विस्फोटों का खतरा अधिक है। इन क्षेत्रों में माप के लिए केवल फाइबर ऑप्टिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी सुखाना लकड़ी की संरचनाओं का नवीनीकरण फाइबर-ऑप्टिक तापमान जांच किरणों पर लकड़ी के मूल तापमान को नियंत्रित कर सकता है। 80 और 95 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थापित राज्य में लकड़ी के घटकों का थर्मल सुखाना सूखे सड़ांध संक्रमण को प्रभावित करने और क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त है। तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जांच में एक जैकेट वाले पीटीएफई कांच के रेशे होते हैं जिनके सिरे पर जी. ए. ए. एस. क्रिस्टल (गैलियम आर्सेनाइड) होते हैं और ये पूरी तरह से गैर-धातु होते हैं। विद्युत मोटर उद्योग में, मशीनरी और उपकरण अपनी शक्ति की सीमा तक बढ़ रहे हैं। बड़े या छोटे आकार के इंजन का उपयोग नौकरी की बढ़त हासिल करने या खोने के लिए किया जा सकता है। उपभोक्ता पक्ष के साथ-साथ उच्च माइलेज इंजन मूल्य सेट पर भी। बाहरी प्रभावों (चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो आवृत्ति, माइक्रोवेव) के बिना फाइबर ऑप्टिक तापमान माप खतरनाक क्षेत्रों में भी जल्दी और आसानी से काम कर सकते हैं। इनका उपयोग इंजन के स्टेटर वाइंडिंग तापमान या असर तापमान को मापने के लिए आसानी से किया जा सकता है। सेंसर निवारक उपायों को शुरू करने के लिए तथ्य की रिपोर्ट करने के लिए तापमान परिवर्तनों का जल्दी से पता लगाने में मदद करते हैं। फाइबर ऑप्टिक विक्रेता दुनिया भर में बड़ी संख्या में विक्रेता और वितरक हैं। थर्मामीटरों का माप सिद्धांत शैली में भिन्न होता है, अधिकांश वास्तव में विकिरण थर्मामीटरों की मामूली भिन्नता हैं, अन्य माप की वस्तु के साथ संपर्क पर निर्भर करते हैं। संदर्भ थर्मामीटर