Diffusion tube
एक प्रसार नली एक वैज्ञानिक उपकरण है जो निष्क्रिय रूप से हवा में एक या अधिक गैसों की सांद्रता का नमूना लेता है, जिसका उपयोग आमतौर पर दिनों से लेकर लगभग एक महीने तक की अवधि में औसत वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए, सामुदायिक समूहों और स्कूलों द्वारा की जाने वाली नागरिक विज्ञान प्रदूषण-निगरानी परियोजनाओं में और खानों और संग्रहालयों जैसे आंतरिक वातावरण में स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रसार नलिकाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निर्माण और संचालन एक प्रसार नली में एक छोटी, खोखली, आमतौर पर पारदर्शी, ऐक्रेलिक या पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक नली होती है, जो लगभग 70 मिमी लंबी होती है, जिसके प्रत्येक छोर पर एक टोपी होती है। नली (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नमूने के मामले में) को सक्रिय करने के लिए एक टोपी (रंगीन सफेद) को या तो पूरी तरह से हटा दिया जाता है या इसमें एक फिल्टर होता है जो केवल गैस का अध्ययन करने की अनुमति देता है। दूसरी टोपी (एक अलग रंग) में एक रासायनिक अभिकर्मक के साथ लेपित धातु की जाली डिस्क होती है जो नली में प्रवेश करते समय अध्ययन की जा रही गैस को अवशोषित करती है। इस तरह से काम करने वाली ट्यूबों को उनके आविष्कारक, अमेरिकी रसायनज्ञ एडवर्ड पाल्मेस के नाम पर पाम्स ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 1976 में व्यक्तिगत वायु गुणवत्ता संवेदक के रूप में ऐसी ट्यूब का उपयोग करने का वर्णन किया था। ऑपरेशन के दौरान, ट्यूब को खोला जाता है और लैंप-पोस्ट या रोड साइन जैसी किसी चीज़ के साथ केबल टाई के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से बांधा जाता है, जिसमें खुला छोर नीचे की ओर होता है, और शीर्ष पर बंद, रंगीन टोपी होती है। जिस गैस की निगरानी की जा रही है, जो वायुमंडल में अधिक सांद्रता पर है, वह नली के निचले हिस्से में फैलती है और रासायनिक आवरण द्वारा जल्दी से अवशोषित हो जाती है। चूंकि यह अवशोषित हो जाता है, इसलिए प्रसार की प्रक्रिया जारी रहती है। एक निश्चित अवधि के बाद (आमतौर पर दो सप्ताह से एक महीने तक), ट्यूब को सील कर दिया जाता है और विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। अध्ययन की जा रही गैस की वायुमंडलीय सांद्रता की गणना ली गई मात्रा और फ़िक के प्रसार के नियमों का उपयोग करके की जा सकती है। विसरण नलिकाओं का उपयोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड), सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन सहित विभिन्न विभिन्न गैसों का नमूना लेने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि इन सभी गैसों का नमूना लेने वाली नलियाँ आणविक प्रसार की एक ही प्रक्रिया के माध्यम से काम करती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नलिकाएँ ट्राइएथेनोलामाइन, टी. ई. ए. का उपयोग अवशोषक (अभिकर्मक) रसायन के रूप में करती हैं, उदाहरण के लिए, जबकि पराबैंगनी प्रकाश को अंदर के रसायनों को खराब करने से रोकने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड नलिकाएँ अपारदर्शी (पारदर्शी के बजाय) होती हैं। कुछ प्रकार की नलिकाएँ एक ही समय में कई गैसों का नमूना ले सकती हैं। लाभ और नुकसान प्रसार नलिकाएं उचित रूप से सटीक, अपेक्षाकृत सस्ती, उपयोग में आसान, बेहद कॉम्पैक्ट, निष्क्रिय (उन्हें कोई बिजली स्रोत की आवश्यकता नहीं है) होती हैं, और काफी लंबी शेल्फ लाइफ होती है; सावधानीपूर्वक स्थिति के साथ, उन्हें कम या ज्यादा कहीं भी तैनात किया जा सकता है, घर के अंदर या बाहर। वे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैस की दीर्घकालिक, औसत सांद्रता का एक उचित संकेत देते हैं, और वे विभिन्न स्थानों पर या अलग-अलग समय पर औसत प्रदूषण स्तरों की तुलना करना आसान बनाते हैं। अक्सर, ट्यूबों की एक श्रृंखला को वर्ष के लगातार महीनों के लिए ठीक उसी स्थान पर लगाया जाता है ताकि प्रदूषण के स्तर की दीर्घकालिक तुलना की जा सके। स्थानीय अधिकारियों के लिए एक ही समय अवधि में विभिन्न स्थानों पर कई ट्यूबों को स्थापित करना भी आम बात है ताकि कस्बों और शहरों में प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान की जा सके। चूंकि प्रसार नलिकाओं को एक समय में दिनों या हफ्तों के लिए जगह पर छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे अध्ययन किए जा रहे प्रदूषकों के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का संकेत नहीं देते हैं, जैसे कि दिन के दौरान गैस का बढ़ता और गिरता स्तर, एक दिन और अगले के बीच का अंतर या सप्ताह के दिनों और सप्ताहांत के बीच, या जब वे जगह पर होते हैं तो दिशानिर्देश प्रदूषण के स्तर को कितनी बार पार किया जाता है। वे सड़क के किनारे प्रदूषण निगरानी कक्षों में उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक संवेदनशील, स्वचालित निगरानी उपकरण की तुलना में भी बहुत कम सटीक हैं। अशुद्धता के स्रोतों में वायु अशांति (हवा की गति या एयर कंडीशनर जैसी चीजों के कारण), भवन वेंटिलेशन सिस्टम से प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश (सैद्धांतिक रूप से प्लास्टिक ट्यूब द्वारा अवशोषित) और अन्य प्रदूषक शामिल हैं। वायु प्रदूषण वायुमंडलीय रसायन मापन उपकरण