Acoustic angiography
कंट्रास्ट-एन्हांस्ड अल्ट्रासाउंड की एक विशिष्ट शाखा, ध्वनिक एंजियोग्राफी एक न्यूनतम आक्रामक और गैर-आयनीकरण चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग वास्कुलेचर की कल्पना करने के लिए किया जाता है। ध्वनिक एंजियोग्राफी को पहली बार उत्तरी कैरोलिना राज्य विश्वविद्यालय में डेटन प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था और यह चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी और कम्प्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी जैसे एंजियोग्राफी के सबसे आम तरीकों के लिए एक सुरक्षित, पोर्टेबल और सस्ता विकल्प प्रदान करता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड पारंपरिक रूप से एमआरआई या सीटी के उच्च रिज़ॉल्यूशन को प्रदर्शित नहीं करता है, उच्च आवृत्ति अल्ट्रासाउंड (एचएफयू) कुछ प्रवेश गहराई का त्याग करके अपेक्षाकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करता है। एचएफयू आमतौर पर 20 और 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की तरंगों का उपयोग करता है और 3-12 मिमी की गहराई पर 16-80 माइक्रोन का संकल्प प्राप्त करता है। हालांकि एच. एफ. यू. ने त्वचा की परतों में ट्यूमर के विकास जैसी चीजों की निगरानी के लिए पर्याप्त संकल्प का प्रदर्शन किया है, अपने आप में इसमें रक्त वाहिकाओं की इमेजिंग के लिए आवश्यक गहराई और कंट्रास्ट का अभाव है। ध्वनिक एंजियोग्राफी अपेक्षाकृत गहरे प्रवेश स्तरों पर रक्त वाहिकाओं के उच्च रिज़ॉल्यूशन दृश्य को प्राप्त करने के लिए दोहरे-तत्व अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के उपयोग के साथ विपरीत-वर्धित अल्ट्रासाउंड को जोड़कर एचएफयू की कमजोरियों को दूर करती है। ध्वनिक एंजियोग्राफी पहले वाहिकाओं में कम अनुनाद आवृत्ति के साथ विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सूक्ष्म बुलबुले को इंजेक्ट करके की जाती है। इसके बाद, सूक्ष्म बुलबुले की अनुनाद आवृत्ति पर नमूने में अल्ट्रासाउंड तरंगों को भेजने के लिए अच्छी गहराई से प्रवेश के साथ एक कम आवृत्ति वाले ट्रांसड्यूसर तत्व का उपयोग किया जाता है। यह उप-हार्मोनिक, मौलिक और अति-हार्मोनिक आवृत्तियों से युक्त सूक्ष्म बुलबुले से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा, साथ ही आसपास के ऊतकों से केवल मौलिक और द्वितीय-हार्मोनिक आवृत्तियों से युक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। अंत में, उच्च संकल्प के साथ एक उच्च आवृत्ति ट्रांसड्यूसर का उपयोग सुपर-हार्मोनिक आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है, माइक्रो बबल सिग्नल से किसी भी पृष्ठभूमि संकेत को प्रभावी ढंग से हटा दिया जाता है, और वाहिकाओं को पृष्ठभूमि एंजियोग्राफी, या रक्त वाहिकाओं की परीक्षा की अनुमति दी जाती है, अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास के कई क्षेत्रों में आवश्यक है। विशेष रूप से, एंजियोजेनेसिस की निगरानी के लिए एंजियोग्राफी की आवश्यकता होती है, जो नई रक्त वाहिकाओं की वृद्धि और विकास है। एंजियोजेनेसिस एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अक्सर भ्रूण और बच्चों में अंग विकास, वयस्कों में नाल के विकास और घाव भरने में देखी जाती है। हालाँकि, मधुमेह, एंडोमेट्रियोसिस, ऑटोइम्यून रोग और अस्थमा सहित दर्जनों विकारों में अत्यधिक एंजियोजेनेसिस देखा गया है। इनमें से कई विकारों के अनुसंधान, निदान और उपचार में एंजियोग्राफी का उपयोग किया गया है। शायद एंजियोजेनेसिस की निगरानी के लिए एंजियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग ट्यूमर के विकास में है। ट्यूमर विकास के गैर-एंजियोजेनिक चरण में महीनों या वर्षों तक भी मौजूद रह सकते हैं और एंजियोजेनिक फेनोटाइप के व्यक्त होने के बाद ही तेजी से विकास शुरू होता है। इस प्रकार, एंजियोजेनेसिस कुछ कैंसर उपचारों के लिए एक लक्ष्य बन गया है। कुछ उपचारों का उद्देश्य ट्यूमर क्षेत्रों में रक्त वाहिकाओं के संगठित विकास को बढ़ावा देना है, जो कीमोथेरेपी के अधिक समरूप और प्रभावी वितरण की अनुमति देता है। अन्य विधियों का उद्देश्य एंजियोजेनेसिस की शुरुआत या प्रगति को पूरी तरह से अवरुद्ध करना है। दोनों ही मामलों में, इन उपचारों और संबंधित शोध के दौरान समय के साथ रक्त वाहिकाओं की वृद्धि, मंदी या आकार को मापने के लिए एंजियोग्राफी आवश्यक है वर्तमान में, एंजियोग्राफी के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीकें एक्स-रे सीटी और एमआरआई हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में एंजियोग्राफी करने के लिए कई अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेटिना परीक्षा के दौरान एंजियोग्राफी करने के लिए ऑप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी का उपयोग। एम. आर. आई. एंजियोग्राफी वर्तमान एंजियोग्राफिक विधियों का उच्चतम रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है और अक्सर रक्त प्रवाह जैसे वाहिकाओं के पहलुओं की कल्पना करने के लिए पल्स अनुक्रम को संशोधित करके कंट्रास्ट एजेंटों के उपयोग के बिना किया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्स-रे सीटी एंजियोग्राफी के लिए एक कंट्रास्ट एजेंट के उपयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन बनाए रखता है। इन दोनों तकनीकों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली छवियों के बावजूद, महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। दोनों अपेक्षाकृत धीमे होते हैं और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, जबकि एक्स-रे सीटी भी रोगियों को संभावित रूप से हानिकारक आयनीकरण विकिरण के संपर्क में लाता है। इस प्रकार, एंजियोग्राफी के लिए अभी भी एक सस्ते, पोर्टेबल और सुरक्षित उम्मीदवार की आवश्यकता है। ध्वनिक एंजियोग्राफी इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। संकेत पहचान के लिए एक कंट्रास्ट एजेंट और एक दोहरे-तत्व ट्रांसड्यूसर के रूप में माइक्रोबबल्स का उपयोग करके, ध्वनिक एंजियोग्राफी गहराई, पोत कंट्रास्ट और रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करती है जो अन्य अल्ट्रासाउंड तकनीकों के साथ संभव नहीं है। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट वे कण हैं जिनका उपयोग अल्ट्रासाउंड स्कैन में छवि कंट्रास्ट में सुधार के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट का पहला उपयोग 1968 में डॉ. रेमंड ग्रामियाक और प्रवीण शाह द्वारा किया गया था, जब उन्होंने हृदय की महाधमनी की जड़ में खारा इंजेक्शन दिया और बढ़े हुए कंट्रास्ट को देखा। उन्होंने परिकल्पना की कि इसके विपरीत वृद्धि "तेजी से इंजेक्शन दर द्वारा उत्पादित छोटे बुलबुले या संभवतः विपरीत माध्यम में शामिल" का परिणाम थी। हालांकि अधिकांश अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट सूक्ष्म बुलबुले का रूप लेते हैं, अन्य प्रकार मौजूद हैं, जैसे कि परफ्लोरोकार्बन नैनोपार्टिकल्स या इकोजेनिक लाइपोसोम। घटक माइक्रोबबल कंट्रास्ट एजेंटों में आम तौर पर तीन मुख्य घटक होते हैंः आंतरिक गैसः माइक्रोबबल के अंदर गैस आम तौर पर हवा या एक परफ्लोरोकार्बन होती है। लिपिड खोलः यह खोल अपने भीतर गैस को घेरने का काम करता है और अपने हाइड्रोफोबिक गुण लिगेंड के कारण हमेशा लिपिड से बना रहता हैः सक्रिय रूप से लक्षित माइक्रोबबल के मामले में, लिगेंड लिपिड खोल की बाहरी सतह से जुड़े होते हैं। ये लिगेंड शरीर में झिल्ली रिसेप्टर्स के लिए विशिष्ट हैं, और इनका उपयोग कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं (जैसे सूजन) या अंगों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। निष्क्रिय रूप से लक्षित सूक्ष्म बुलबुले के मामले में, बाहरी खोल से कोई लिगेंड नहीं जुड़े होते हैं, और इसके बजाय सूक्ष्म बुलबुले एंडोथेलियम का पालन करने के लिए सतह के आवेश जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। इसके विपरीत सूक्ष्म बुलबुले दो मुख्य कारणों से अल्ट्रासाउंड में विपरीत एजेंट के रूप में काम करते हैंः शरीर के ऊतकों और सूक्ष्म बुलबुले के बीच ध्वनिक प्रतिबाधा में बड़ा अंतर और आम तौर पर 10 मेगाहर्ट्ज से कम अनुनाद आवृत्ति होने की उनकी गुणवत्ता। ध्वनिक अवरोधों में बड़े बेमेल होने के कारण, सूक्ष्म बुलबुले शरीर में अल्ट्रासाउंड तरंगों के लगभग सही परावर्तक होते हैं। यह उन्हें ध्वनिक तरंगों के बिंदु-स्रोत बनने की अनुमति देता है। इसके अलावा, अपनी अनुनाद आवृत्ति पर, सूक्ष्म बुलबुले में अपेक्षाकृत बड़ी-परिमाण ब्रॉडबैंड आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है, जिसे अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर द्वारा उठाया जाता है। माइक्रोबबल संकेत पहचान शास्त्रीय विपरीत-वर्धित अल्ट्रासाउंड में, माइक्रोबबल द्वारा परावर्तित संकेत और आसपास के शरीर के ऊतकों द्वारा परावर्तित संकेत को अलग करने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश विधियाँ सूक्ष्म बुलबुले की उप-हार्मोनिक और सुपर हार्मोनिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड तरंगों के लिए सूक्ष्म बुलबुले की अरैखिक प्रतिक्रिया का उपयोग करती हैं, जो शरीर के ऊतकों की अल्ट्रासाउंड तरंगों के लिए रैखिक प्रतिक्रिया के विपरीत है। फ़िल्टरिंग की कुछ अधिक सामान्य विधियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं। सबहार्मोनिक फ़िल्टरिंगः यह सब संकेतों को फ़िल्टर करके काम करता है लेकिन सबहार्मोनिक संकेतों को। चूँकि ऊतक में आम तौर पर एक उप-हार्मोनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, केवल सूक्ष्म बुलबुला संकेत रहता है। हालाँकि, चूंकि यह कम आवृत्ति वाले संकेतों के लिए फ़िल्टर करता है, इसलिए रिज़ॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में स्थानिक रिज़ॉल्यूशन ध्वनिक आवृत्ति पर निर्भर करता है। सुपर हार्मोनिक फ़िल्टरिंगः सबहार्मोनिक फ़िल्टरिंग के समान, यह सुपर हार्मोनिक आवृत्तियों को छोड़कर सभी को फ़िल्टर करके काम करता है, जो ज्यादातर सूक्ष्म बुलबुले द्वारा उत्सर्जित होते हैं न कि आसपास के ऊतकों द्वारा। सबहार्मोनिक फ़िल्टरिंग के विपरीत, रिज़ॉल्यूशन में वास्तव में सुधार किया जाता है क्योंकि केवल उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। हालांकि, अधिकांश नैदानिक ट्रांसड्यूसरों में इसे पूरा करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक व्यापक बैंडविड्थ नहीं होती है। चरण व्युत्क्रमः यह फ़िल्टरिंग विधि अल्ट्रासाउंड तरंगों के लिए सूक्ष्म बुलबुले की विशिष्ट रूप से अरैखिक प्रतिक्रिया का उपयोग करती है। यहाँ, अरैखिक प्रतिक्रिया का अर्थ है कि सूक्ष्म बुलबुला द्वारा परावर्तित ध्वनिक तरंग के चरण और परिमाण का उत्तेजक ध्वनिक तरंग के चरण और परिमाण के साथ रैखिक संबंध नहीं है। इस विधि में, ट्रांसड्यूसर द्वारा विपरीत चरण वाली दो दालें उत्सर्जित की जाती हैं। ऊतक की रैखिक प्रतिक्रिया ज्यादातर विपरीत-चरणीय तरंगों के विनाशकारी हस्तक्षेप का कारण बनेगी, जबकि सूक्ष्म बुलबुले की अरैखिक प्रतिक्रिया कुछ संकेतों को गुजरने देगी। एक दोहरे तत्व ट्रांसड्यूसर के निर्माण के साथ, ये फ़िल्टरिंग विधियाँ अब महत्वपूर्ण नहीं हैं। यही वह है जो ध्वनिक एंजियोग्राफी को अधिक सामान्य विपरीत-वर्धित अल्ट्रासाउंड से अलग करता है। कम आवृत्ति पर केंद्रित एक तत्व सूक्ष्म बुलबुले को उनकी अनुनाद आवृत्ति पर उत्तेजित करने का काम करता है, जबकि उच्च आवृत्ति पर केंद्रित एक तत्व सूक्ष्म बुलबुले की सुपर हार्मोनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। चूँकि ऊतक कम आवृत्ति इनपुट से उत्तेजित होता है और उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए दोहरे तत्व ट्रांसड्यूसर द्वारा प्राप्त एकमात्र प्रतिक्रिया सूक्ष्म बुलबुले से उत्पन्न होती है। इस प्रकार, अर्जित डेटा से ऊतक संकेत को हटाने के लिए बहुत कम या कोई संकेत प्रसंस्करण आवश्यक नहीं है। क्योंकि आंतरिक तत्व केवल तब प्राप्त होता है जब बाहरी तत्व केवल संचारित होता है, इस प्रक्रिया की दक्षता और संवेदनशीलता को अनुकूलित करने के लिए विशेष सामग्री का चयन किया जा सकता है। लेड जिरकोनेट टाइटेनेट (पी. जेड. टी.) संचरण तत्व के लिए एक सामग्री विकल्प के रूप में अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि इसमें एक उच्च संचरण स्थिरांक (डी = 300 x 10-12 मीटर/वी) होता है जबकि पॉलीविनाइलाइडिन फ्लोराइड (पी. वी. डी. एफ.) प्राप्त करने वाले तत्व के लिए एक सामग्री के रूप में अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि इसमें एक उच्च प्राप्त करने वाला स्थिरांक (जी = 14 x 10-2 वी. एम./एन.) होता है। आम तौर पर, पी. वी. डी. एफ. एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत खराब संचरण स्थिरांक होता है, हालाँकि, चूंकि ध्वनिक एंजियोग्राफी संचरण और प्राप्त करने वाले तत्वों को अलग करती है, यह अब कोई समस्या नहीं है। छवि निर्माण डेटा अधिग्रहण चूंकि ध्वनिक एंजियोग्राफी एक केंद्रित अल्ट्रासाउंड जांच के प्रारूप में एक दोहरे-तत्व अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करती है, इसलिए ट्रांसड्यूसरों की एक श्रृंखला बनाना संभव नहीं है जैसा कि अल्ट्रासाउंड कल्पना के अन्य रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार ध्वनिक एंजियोग्राफी छवियाँ कई ए-मोड छवियों को मिलाकर बनाई जाती हैं जहाँ प्रत्येक ए-मोड एक आयामी छवि होती है जो ट्रांसड्यूसर से उत्पन्न होने वाले वेक्टर के साथ ध्वनिक सीमाओं की पहचान करती है। दो या त्रि-आयामी छवियों को बनाने के लिए, ट्रांसड्यूसर की स्थिति और कोण और परिणामी ए-मोड छवि को यांत्रिक रूप से यांत्रिक रूप से हेरफेर किया जाना चाहिए। इन ए-मोड छवियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सामान्य विन्यासों में वॉबलर विन्यास और यांत्रिक स्वीप विन्यास शामिल हैं। वॉबलर विन्यास में, जांच को एक तल में एक केंद्रीय अक्ष के बारे में आगे और पीछे घुमाया जाता है ताकि ए-स्कैन रेडियल रूप से उन्मुख हो और देखने का क्षेत्र, या क्षेत्र जिसे चित्रित किया जा सके, एक शंकु हो। यह ए-स्कैन के बहुत जल्दी अधिग्रहण की अनुमति देता है, लेकिन इसका गैर-समरूप रिज़ॉल्यूशन होता है क्योंकि पड़ोसी ए-स्कैन पर प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी गहराई के साथ बढ़ती है। रैखिक स्वीप विन्यास में, अल्ट्रासाउंड जांच को यांत्रिक रूप से, या तो एक बाहरी तंत्र या हाथ द्वारा, ए-स्कैन की दिशा में ऑर्थोगोनल दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। यह विन्यास गहराई के कार्य के रूप में अपेक्षाकृत सुसंगत संकल्प की अनुमति देता है क्योंकि पड़ोसी ए-स्कैन पर प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है। एक बार जब ऊपर वर्णित डेटा एकत्र कर लिया जाता है, तो इसे विभिन्न प्रकार की छवियों के रूप में संसाधित किया जा सकता है, जिसमें अनुमान और आयतन पुनर्निर्माण शामिल हैं। अल्ट्रासाउंड में प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन छवियाँ प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी की अवधारणा के समान हैं। हालांकि, किसी दिए गए मार्ग के साथ एक्स-रे फोटॉनों के अवशोषण की डिग्री को पेश करने के बजाय, अल्ट्रासाउंड में प्रक्षेपण छवियां आम तौर पर ध्वनिक प्रतिबाधा और ऊतक में दी गई सीमा के साथ स्थान के बेमेल को पेश करती हैं। अधिकतम आयाम प्रक्षेपण अधिकतम आयाम प्रक्षेपण या अधिकतम तीव्रता प्रक्षेपण एक छवि प्रसंस्करण तकनीक है जिसका उपयोग दो आयामी छवि पर त्रि-आयामी डेटा को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। यह एक मूल्यवान उपकरण है क्योंकि यह जटिल डेटा को अधिक आसानी से समझने योग्य छवियों में बनाने की अनुमति देता है जिसमें गहराई की धारणा शामिल है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और फोटोएकॉस्टिक इमेजिंग के कई रूपों में, दिए गए ए-स्कैन के साथ संकेत के अधिकतम आयाम का उपयोग उस ए-स्कैन से जुड़े पिक्सेल के मूल्य के रूप में किया जाता है। ध्वनिक तरंग के रूप में दूरी-निर्भर ध्वनिक क्षीणन का अनुभव होता है, दिए गए ए-स्कैन के साथ दिए गए संकेत का आयाम भी उस संकेत को उत्पन्न करने वाली वस्तु की दूरी को कूटबद्ध करता है। यह सरल छवि पुनर्निर्माण तकनीक ध्वनिक संकेतों से बनाई गई आसानी से बनाई गई और व्याख्यात्मक प्रक्षेपण छवियों की अनुमति देती है। वॉल्यूमेट्रिक प्रतिपादन वॉल्यूमेट्रिक प्रतिपादन वॉल्यूमेट्रिक डेटा को प्रक्षेपण छवियों में परिवर्तित करते हैं। अधिकांश विधियाँ कम आयामों में प्राप्त डेटा का उपयोग वोक्सेल, वॉल्यूमेट्रिक पिक्सेल उत्पन्न करने के लिए करती हैं, जो संयुक्त होने पर 3डी छवियाँ बना सकते हैं। आयतन पुनर्निर्माण तकनीकों का उपयोग कई कई 1डी या 2डी छवियों को 3डी मात्रा में बदलने के लिए किया जाता है। सामान्य आयतन पुनर्निर्माण तकनीकों में पिक्सेल-निकटतम-पड़ोसी, वोक्सेल-निकटतम-पड़ोसी, दूरी-भारित वोक्सेल और किसी दिए गए वोक्सेल के मूल्य का सांख्यिकीय रूप से अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्य आधारित तरीके शामिल हैं। अनुप्रयोग चूंकि ध्वनिक एंजियोग्राफी वर्तमान में विकास के अधीन है, कंट्रास्ट-एन्हांस्ड अल्ट्रासाउंड की यह विशिष्ट शाखा वर्तमान में नैदानिक सेटिंग्स में उपयोग नहीं की जाती है। ध्वनिक एंजियोग्राफी का उपयोग करते हुए पिछले अधिकांश कार्यों ने अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पशु मॉडल में एंजियोजेनेसिस का अध्ययन किया है। यद्यपि एफ. डी. ए. ने संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक नैदानिक अनुप्रयोग में विपरीत-वर्धित अल्ट्रासाउंड उपयोग को मंजूरी दी है, इकोकार्डियोग्राफी, व्यापक तकनीक का उपयोग पूरे यूरोप और एशिया में विभिन्न नैदानिक अनुप्रयोगों में बड़ी सफलता के लिए किया गया है। अधिक जानने के लिए, कंट्रास्ट एन्हांस्ड अल्ट्रासाउंड के वर्तमान अनुप्रयोगों को देखें। वर्तमान में नैदानिक उपयोग की जांच की गई ध्वनिक एंजियोग्राफी का एकमात्र उपयोग जिसकी आज तक नैदानिक सेटिंग्स में जांच की गई है, मानव स्तन ऊतक के परिधीय वास्कुलेचर में एंजियोजेनेसिस का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने जांच की कि क्या ध्वनिक एंजियोग्राफी का उपयोग स्तन के ऊतकों की बायोप्सी की आवश्यकता को कम करने के लिए किया जा सकता है जब यह पता लगाया जा सके कि स्तन के ऊतकों में घाव कैंसरग्रस्त थे या नहीं। ध्वनिक एंजियोग्राफी का उपयोग करते हुए, लेखकों ने स्तन में आसपास के घावों से जुड़े 3डी खंडों को एकत्र किया और उनका पुनर्निर्माण किया। इन पुनर्निर्मित मात्राओं का तब संवहनी घनत्व और कछुआपन के लिए विश्लेषण किया गया था। यह जानकारी निदान के लिए उपयोगी है क्योंकि यह दिखाया गया है कि जब ये दो कारक घाव के आसपास के वास्कुलेचर में बढ़ जाते हैं, तो घाव के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। संदर्भ ध्वनिकी चिकित्सा अल्ट्रासोनोग्राफी