Shim (magnetism)
शिम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की एकरूपता को समायोजित करने के लिए किया जाता है। शिम्स ने अपना नाम विशुद्ध रूप से यांत्रिक शिम्स से प्राप्त किया जो एक विद्युत चुंबक के ध्रुव चेहरे की स्थिति और समानांतरता को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से बहने वाली धारा को बदलकर एकरूपता को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंडलियों को उनके समान कार्य के कारण "विद्युत धारा शिम्स" कहा जाता था। चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग एन. एम. आर. और एम. आर. आई. में, चुंबक के संचालन से पहले उसके क्षेत्र में एकरूपता को समाप्त करने के लिए शिमिंग का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में, एन. एम. आर. स्पेक्ट्रोमीटर या एम. आर. आई. स्कैनर के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र उपकरण के "आदर्श" क्षेत्र की तुलना में सजातीय से बहुत दूर होगा। यह उत्पादन सहिष्णुता और पर्यावरण के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है। परीक्षा कक्ष की दीवारों और फर्श में लोहे के निर्माण चुंबकीय हो जाते हैं और स्कैनर के क्षेत्र को बाधित करते हैं। जब जांच और नमूना या रोगी को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है और अतिरिक्त असमान क्षेत्र बनाए जाते हैं तो वे थोड़े चुंबकीय हो जाते हैं। इन असमरूपताओं के लिए सुधार की प्रक्रिया को चुंबक को शिमिंग, जांच को शिमिंग या नमूने को शिमिंग कहा जाता है, जो शेष असमरूपता के अनुमानित स्रोत पर निर्भर करता है। एम. आर. आई. स्कैनर में कई लीटर की मात्रा पर 1 पी. पी. एम. के क्रम की क्षेत्र एकरूपता की आवश्यकता होती है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन एन. एम. आर. स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ मिलीलीटर की मात्रा के भीतर 1 पी. पी. बी. से बेहतर क्षेत्र एकरूपता की मांग करती है। शिमिंग दो प्रकार की होती हैः सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय शिमिंग समायोज्य धारा के साथ कुंडल का उपयोग करता है। पैसिव शिमिंग में अच्छे चुंबकीय गुणों वाले स्टील के टुकड़े शामिल होते हैं। स्टील के टुकड़ों को स्थायी या सुपरकंडक्टिंग चुंबक के पास रखा जाता है। वे चुंबकीय हो जाते हैं और अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करते हैं। दोनों ही मामलों में, अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र (कॉइल या स्टील द्वारा उत्पादित) सुपरकंडक्टिंग चुंबक के समग्र चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से जोड़ते हैं कि कुल क्षेत्र की एकरूपता बढ़ जाए। एम. आर. स्पेक्ट्रोमीटर के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की असमरूपता को परिभाषित करने के विभिन्न तरीके हैं। वर्तमान में, चिकित्सा एम. आर. स्कैनरों के लिए, उद्योग मानक स्कैनर के बीच में विभिन्न (ज्यादातर संकेंद्रित) मात्राओं के लिए क्षेत्र के आयतन मूल माध्य वर्ग (वी. आर. एम. एस.) मूल्यों को मापना है। संदर्भ आगे पढ़ने के लिए गेराल्ड ए. पियर्सन, एक एन. एम. आर. चुंबक http://web.mit.edu/8.13/www/pdf_files/shimming.pdf चुंबकीय उपकरण विद्युत चुंबकत्व परमाणु चुंबकीय अनुनाद