Biosafety cabinet
एक जैव सुरक्षा कैबिनेट (बी. एस. सी.)-जिसे जैविक सुरक्षा कैबिनेट या सूक्ष्म जीवविज्ञानी सुरक्षा कैबिनेट भी कहा जाता है-एक परिभाषित जैव सुरक्षा स्तर की आवश्यकता वाले रोगजनकों (या संभावित रूप से दूषित) से दूषित सामग्री के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए एक संलग्न, हवादार प्रयोगशाला कार्यस्थल है। बी. एस. सी. के कई अलग-अलग प्रकार मौजूद हैं, जो उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जैव नियंत्रण की मात्रा से भिन्न होते हैं। बी. एस. सी. पहली बार 1950 में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुए। उद्देश्य बी. एस. सी. का प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगशाला कार्यकर्ता और आसपास के पर्यावरण को रोगजनकों से बचाने के साधन के रूप में काम करना है। सभी निकास हवा एच. ई. पी. ए.-फ़िल्टर की जाती है क्योंकि यह जैव सुरक्षा कैबिनेट से बाहर निकलती है, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को हटा देती है। यह एक लैमिनार फ्लो क्लीन बेंच के विपरीत है, जो उपयोगकर्ता की ओर अनफ़िल्टर्ड निकास हवा बहाता है और रोगजनक एजेंटों के साथ काम करने के लिए सुरक्षित नहीं है। न ही अधिकांश बी. एस. सी. धुएँ के हुड के रूप में उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। इसी तरह, एक फ्यूम हुड पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है जो एक बीएससी में एचईपीए निस्पंदन प्रदान करेगा। हालांकि, बी. एस. सी. के अधिकांश वर्गों का एक द्वितीयक उद्देश्य अंदर की सामग्री ("उत्पाद") की बांझपन को बनाए रखना है। यू. एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सी. डी. सी.) बी. एस. सी. को तीन वर्गों में वर्गीकृत करता है। इन वर्गों और उनके भीतर बी. एस. सी. के प्रकारों को दो तरीकों से अलग किया जाता हैः कर्मियों का स्तर और प्रदान की गई पर्यावरण सुरक्षा और प्रदान की गई उत्पाद सुरक्षा का स्तर। क्लास I क्लास I अलमारियाँ कार्मिक और पर्यावरण संरक्षण प्रदान करती हैं लेकिन कोई उत्पाद संरक्षण नहीं। वास्तव में, हवा का आंतरिक प्रवाह नमूनों के संदूषण में योगदान कर सकता है। आंतरिक वायु प्रवाह को न्यूनतम 75 फीट/मिनट (0.38 मीटर/सेकंड) के वेग से बनाए रखा जाता है। इन बी. एस. सी. का उपयोग आमतौर पर विशिष्ट उपकरणों को संलग्न करने के लिए किया जाता है (जैसे। सेन्ट्रीफ्यूज) या प्रक्रियाएँ (जैसे। वातन संस्कृतियाँ) जो संभावित रूप से एरोसोल उत्पन्न करती हैं। इस वर्ग के बी. एस. सी. या तो डक्टेड (भवन निकास प्रणाली से जुड़े) या अनडक्टेड (प्रयोगशाला में फ़िल्टर किए गए निकास को फिर से प्रसारित करना) होते हैं। क्लास II क्लास II अलमारियाँ दोनों प्रकार की सुरक्षा (नमूनों और पर्यावरण की) प्रदान करती हैं क्योंकि मेकअप एयर भी HEPA-फ़िल्टर किया जाता है। पाँच प्रकार हैंः प्रकार ए1 (पूर्व में ए), प्रकार ए2 (पूर्व में ए/बी3), प्रकार बी1, प्रकार बी2 और प्रकार सी1। प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताओं को एन. एस. एफ. अंतर्राष्ट्रीय मानक 49 द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसने 2002 में ए/बी 3 अलमारियाँ (यदि एक निकास वाहिनी से जुड़ा हुआ है तो बाद के प्रकार के तहत वर्गीकृत) को ए 2 के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, और 2016 के मानक में टाइप सी 1 को जोड़ा। स्थापित सभी जैव सुरक्षा अलमारियों में से लगभग 90 प्रतिशत ए2 प्रकार के अलमारियाँ हैं। संचालन के सिद्धांत एक उपयोगकर्ता के चारों ओर और वायु ग्रिल में दिशात्मक द्रव्यमान वायु प्रवाह को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट में लगे मोटर संचालित ब्लोअर (पंखे) का उपयोग करते हैं-ऑपरेटर की रक्षा करते हैं। हवा को फिर काम की सतह के नीचे खींचा जाता है और कैबिनेट के शीर्ष तक वापस लाया जाता है जहां यह एचईपीए फिल्टर से गुजरता है। संदूषण को रोकने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के ऊपर एच. ई. पी. ए. फ़िल्टर, स्टेराइल हवा के एक स्तंभ को भी नीचे की ओर उड़ाया जाता है। एक एच. ई. पी. ए. फिल्टर के माध्यम से भी हवा समाप्त हो जाती है, और वर्ग II बी. एस. सी. के प्रकार के आधार पर, हवा को या तो प्रयोगशाला में फिर से प्रसारित किया जाता है या एक निकास पंखे द्वारा खींचा जाता है, डक्टवर्क के माध्यम से जहां इसे इमारत से निष्कासित किया जाता है। टाइप ए1 कैबिनेट, जिसे पहले टाइप ए के रूप में जाना जाता था, का न्यूनतम प्रवाह वेग 75 फीट/मिनट है। नीचे की ओर बहने वाली हवा, जिसे दूषित माना जाता है, काम की सतह (बी. एस. सी. का धुआं विभाजन) के ठीक ऊपर विभाजित हो जाती है और प्रवाह के साथ मिल जाती है। इस हवा को डक्टवर्क के माध्यम से, कैबिनेट के पीछे की ओर खींचा जाता है जहां इसे फिर एक सकारात्मक दबाव, दूषित प्लेनम में उड़ा दिया जाता है। यहाँ, हवा को या तो एच. ई. पी. ए. फिल्टर के माध्यम से, कार्य क्षेत्र के ऊपर वापस नीचे, या कैबिनेट से बाहर (एच. ई. पी. ए. फिल्टर के माध्यम से भी) पुनः प्रसारित किया जाता है। इन वायु मात्राओं को संतुलित करने के लिए एच. ई. पी. ए. फिल्टर के आकार और एक आंतरिक डैम्पर का उपयोग किया जाता है। यह प्रकार खतरनाक रसायनों के साथ काम करने के लिए सुरक्षित नहीं है, भले ही आंतरिक वायु प्रवाह को बाधित करने से बचने के लिए "थिम्बल" या चंदवा के साथ समाप्त हो जाए। टाइप ए2 कैबिनेट, जिसे पहले ए/बी3 नामित किया गया था, का न्यूनतम प्रवाह वेग 100 फीट/मिनट है। एक नकारात्मक वायु दबाव पूर्णांक सभी दूषित सकारात्मक दबाव पूर्णांक को घेर लेता है। अन्य मामलों में, विनिर्देश एक प्रकार ए1 कैबिनेट के समान हैं। प्रकार बी1 और बी2 अलमारियों में न्यूनतम प्रवाह वेग 100 फीट/मिनट होता है, और इन अलमारियों को एक थिम्बल कनेक्शन के माध्यम से समाप्त करने के बजाय एक निकास प्रणाली के लिए कठिन-प्रवाहित किया जाना चाहिए। उनकी निकास प्रणाली भी समर्पित होनी चाहिए (एक बी. एस. सी. प्रति डक्ट रन, प्रति ब्लोअर)। प्रकार ए1 और ए2 अलमारियों के विपरीत, प्रकार बी. बी. एस. सी. खतरनाक रासायनिक वाष्पों को नियंत्रित करने के लिए एकल पास वायु प्रवाह (हवा जो मिश्रित और पुनः संचारित नहीं होती है) का उपयोग करते हैं। टाइप बी1 अलमारियाँ वायु प्रवाह को विभाजित करती हैं ताकि धुआं-विभाजन के पीछे की हवा को निकास प्रणाली की ओर निर्देशित किया जा सके, जबकि प्रचालक और धुआं-विभाजन के बीच की हवा प्रवाहित हवा के साथ मिश्रित हो जाती है और डाउनफ्लो के रूप में पुनः प्रसारित होती है। चूँकि निकास हवा पीछे की ग्रिल से खींची जाती है, सी. डी. सी. सलाह देता है कि खतरनाक रसायन विज्ञान के साथ काम कैबिनेट के पीछे किया जाए। यह जटिल है, क्योंकि धुएँ का विभाजन ("कैबिनेट के पीछे की सीमा") एक अदृश्य रेखा है जो कैबिनेट की चौड़ाई (सामने की ग्रिल से लगभग 10-14 इंच) को बढ़ाती है और आंतरिक HEPA फिल्टर के कणों के साथ लोड होने पर बहती है। टाइप बी2 कैबिनेट (जिसे टोटल एक्जॉस्ट बी. एस. सी. के रूप में भी जाना जाता है) का संचालन करना महंगा है क्योंकि इसके भीतर कोई हवा पुनः प्रसारित नहीं होती है। इसलिए, यह प्रकार मुख्य रूप से विष विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे अनुप्रयोगों में पाया जाता है, जहां खतरनाक रसायन विज्ञान का सुरक्षित रूप से उपयोग करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह जोखिम है कि यदि टाइप बी1 या बी2 कैबिनेट के लिए निकास प्रणाली विफल हो जाती है तो दूषित हवा प्रयोगशाला में बह जाएगी। इस जोखिम को कम करने के लिए, इन प्रकार के कैबिनेट आम तौर पर निकास प्रवाह की निगरानी करते हैं, आपूर्ति ब्लोअर को बंद कर देते हैं और यदि निकास प्रवाह अपर्याप्त है तो अलार्म बजाते हैं। क्लास III क्लास III कैबिनेट, आमतौर पर केवल अधिकतम नियंत्रण प्रयोगशालाओं में स्थापित किया जाता है, विशेष रूप से बीएसएल-4 रोगजनक एजेंटों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। घेराव गैस-टाइट है, और सभी सामग्री एक डंक टैंक या दोहरे दरवाजे वाले ऑटोक्लेव के माध्यम से प्रवेश करती हैं और निकलती हैं। सामने से जुड़े दस्ताने खतरनाक सामग्री के साथ सीधे संपर्क को रोकते हैं (वर्ग III अलमारियाँ कभी-कभी दस्ताने के डिब्बे कहा जाता है)। ये कस्टम-निर्मित अलमारियाँ अक्सर एक पंक्ति में संलग्न होती हैं, और अंदर स्थापित प्रयोगशाला उपकरण आमतौर पर कस्टम-निर्मित भी होते हैं। एर्गोनॉमिक्स बायोसेफ्टी कैबिनेट का उपयोग दैनिक आधार पर घंटों के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता और नमूना सामग्री की सुरक्षा के अलावा, काम के मानव डिजाइन कारक (एर्गोनॉमिक्स) अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें शोर स्तर में कमी (अधिक सुविधाजनक कार्य वातावरण के लिए), ऊंचाई समायोजित करने योग्य स्टैंड या स्टूल और फुटरेस्ट (अनुकूलित बैठने की स्थिति के लिए), पैनोरमा साइड खिड़कियां (कैबिनेट के भीतर अधिक रोशनी), 10 डिग्री एंगल्ड फ्रंट सैश (बेहतर बैठने की स्थिति को सक्षम बनाता है), मजबूत प्रकाश स्रोत (कैबिनेट के भीतर बेहतर दृश्य), आराम और सुरक्षा के लिए अग्र-भुजा समर्थन के साथ-साथ विस्तारित पहुंच उद्घाटन और काम करने की स्थिति में सुधार के लिए ढलान वाली देखने वाली खिड़कियां शामिल हैं। पराबैंगनी लैंप सी. डी. सी. बी. एस. सी. में यू. वी. लैंप लगाने की सिफारिश नहीं करता है। अमेरिकन बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन कर्मियों के लिए सुरक्षा जोखिम, उथले प्रवेश, उच्च सापेक्ष आर्द्रता में कम प्रभावशीलता और बल्ब को साफ करने और बदलने की लगातार आवश्यकता का हवाला देते हुए इस स्थिति का समर्थन करता है। यूवी लैंप का उपयोग बी. एस. सी. के भीतर सतह कीटाणुशोधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इन दावों को औपचारिक रूप से कम से कम एक सहकर्मी-समीक्षित लेख में विवादित किया गया है जो बताता है किः बल्बों से धूल और गंदगी को हटाने की आवश्यकता के लिए कोई उद्धृत आधार नहीं है ठीक से काम करने वाले जैव सुरक्षा अलमारियों में बहुत साफ हवा होती है इसलिए धूल बनने की संभावना कम होती है प्रयोगशालाएं आम तौर पर वातानुकूलित होती हैं जो यूवी प्रभावशीलता के आर्द्रता अवरोध पर चिंता को समाप्त करती हैं उचित उपयोग के साथ यूवी जोखिम उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत कम यूवी कीटाणुशोधन रोगाणुनाशक और विषाणुनाशक के साथ-साथ पीसीआर यूवी कीटाणुशोधन के लिए डीएनए संदूषण को रोकने के लिए प्रभावी है। यूवी बनाम अन्य कीटाणुशोधन तकनीकों (जिसमें जोखिम भी शामिल हैं) के सापेक्ष सुरक्षा और जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए। यह आवश्यकता टी. जी. ए., एफ. डी. ए. या डब्ल्यू. एच. ओ. जैसे संस्थागत निकाय द्वारा शासित हो सकती है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया के भीतर, द्वितीय श्रेणी के बी. एस. सी. को AS2252.2 नामक निर्माण मानकों को पूरा करना आवश्यक है। वे मानक कई अन्य मानकों का संदर्भ देते हैं, जैसे कि AS2243.3। AS2243.3 वर्तमान निवारक उपायों और प्रभावी उपचारों के साथ-साथ सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न जोखिम के स्तर को उनकी रोगजनकता, संचरण के तरीके और मेजबान सीमा के आधार पर वर्गीकृत करता है। कक्षा II बी. एस. सी. के लिए विशिष्ट क्षेत्र परीक्षण आवश्यकताएँ हैं। क्षेत्र परीक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का आधार NSF49 है; यूरोप EN12469 पर निर्भर करता है; और ऑस्ट्रेलिया में परीक्षण विधियों की AS1807 श्रृंखला है (AS2252.2 के भीतर संदर्भित)। क्षेत्र परीक्षण आवश्यकताओं में शामिल हो सकते हैंः कार्य क्षेत्र के भीतर वायु वेग। वायु बाधा परीक्षण (प्रचालक और उत्पाद के बीच बाधा; कुछ मानक इसके बजाय आंतरिक वेग परीक्षण का उपयोग करते हैं) फ़िल्टर अखंडता (रिसाव परीक्षण या एयरोसोल की मात्रा जो एक फ़िल्टर इसे पार करने की अनुमति देता है) कार्य क्षेत्र के भीतर कणों की गिनती कार्य क्षेत्र का गैस कसावट परीक्षण (कार्य क्षेत्र अखंडता परीक्षण) कार्य क्षेत्र यूवी प्रकाश प्रभावशीलता ध्वनि स्तर के भीतर रोशनी सामान्य शब्दों में, एक नियमित सेवा रखरखाव अनुसूची में निम्नलिखित कार्य शामिल हो सकते हैंः वायु प्रवाह और फ़िल्टर क्षमताओं का सत्यापन किया जाता है। फ़िल्टरों का एक सीमित जीवनकाल होता है, जो प्रयोगशाला स्थान के भीतर हवा की गुणवत्ता, बी. एस. सी. कार्य क्षेत्र के अंदर उत्पन्न कणों और एरोसोल की मात्रा और फ़िल्टरों से गुजरने वाली हवा की मात्रा से निर्धारित होता है। जैसे-जैसे ये फिल्टर लोड होते हैं, आंतरिक पंखे को उनके माध्यम से हवा की समान मात्रा को धकेलने/खींचने के लिए अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। नए अलमारियाँ हवा के प्रवाह को लगातार मापती हैं और फिल्टर और कैबिनेट के माध्यम से हवा की निरंतर मात्रा सुनिश्चित करने के लिए पंखे के प्रदर्शन को आत्म-क्षतिपूर्ति करती हैं। हालांकि, स्व-समायोजन कैबिनेट को कैलिब्रेटेड उपकरणों द्वारा क्रॉस-सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शन को सही स्तर तक बनाए रखा गया है। यदि प्रवाह वांछित प्रदर्शन से नीचे चला जाता है, तो एक ऑडियो और विजुअल अलार्म ऑपरेटर को सचेत करेगा। फ़िल्टर को बदलना प्रशिक्षित व्यक्तियों तक सीमित होना चाहिए क्योंकि फ़िल्टर संभावित रूप से दूषित है। यह या तो एक गैसीय प्रक्रिया (फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, या वाष्पीकृत हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके) या "बैग-इन/बैग-आउट" प्रक्रिया का उपयोग करके कैबिनेट को कीटाणुरहित करने के बाद किया जा सकता है। यू. वी. रोशनी की जाँच की जाती है और बदल दी जाती है। यूवी रोशनी समय के साथ बिजली में कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य क्षेत्र का कीटाणुशोधन कम हो जाता है। कार्य पद्धतियाँ ओपन बेंच टॉप पर काम के साथ, बी. एस. सी. के भीतर किए गए काम को सावधानीपूर्वक और सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। संदूषण और कर्मियों के संपर्क के जोखिम से बचने के लिए, सी. डी. सी. जांचकर्ताओं को स्प्लैटर और एयरोसोल उत्पादन को कम करने और नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की सलाह देता है, जैसे कि कम से कम एयरोसोल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से स्वच्छ सामग्री रखना और "स्वच्छ से दूषित" कार्य प्रवाह की व्यवस्था करना। विशेष रूप से, खुली लपटें, जो कक्षा II या III बी. एस. सी. के स्वच्छ वातावरण के भीतर आवश्यक नहीं हैं, अंदर वायु प्रवाह में व्यवधान पैदा करती हैं। एक बार बी. एस. सी. के अंदर काम पूरा हो जाने के बाद, अन्य प्रयोगशाला उपकरणों और सामग्रियों की तरह बी. एस. सी. की सतहों को कीटाणुरहित करना आवश्यक है। जब किसी बी. एस. सी. की सेवा की जाती है या उसे स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें एच. ई. पी. ए. फिल्टर का प्रतिस्थापन भी शामिल है, तो उसे गैस कीटाणुरहित होना चाहिए। गैस कीटाणुशोधन में बी. एस. सी. को एक जहरीली गैस, आमतौर पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस से भरना शामिल है। धूमा हुड लेमिनार फ्लो कैबिनेट संदर्भ जैविक खतरे आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण सुरक्षा उपकरण वेंटिलेशन प्रयोगशाला उपकरण सूक्ष्म जीव विज्ञान उपकरण