Inductively coupled plasma mass spectrometry
ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (આઇસીપી-એમએસ) એ માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીનો એક પ્રકાર છે જે નમૂનાને આયનીકરણ કરવા માટે ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝમાનો ઉપયોગ કરે છે. તે નમૂનાનું પરમાણુકરણ કરે છે અને અણુ અને નાના બહુપક્ષીય આયનો બનાવે છે, જે પછી શોધાય છે. તે ખૂબ જ ઓછી સાંદ્રતામાં પ્રવાહી નમૂનાઓમાં ધાતુઓ અને કેટલાક બિન-ધાતુઓને શોધવાની ક્ષમતા માટે જાણીતું છે અને તેનો ઉપયોગ થાય છે. તે એક જ તત્વના વિવિધ આઇસોટોપ્સને શોધી શકે છે, જે તેને આઇસોટોપિક લેબલિંગમાં એક બહુમુખી સાધન બનાવે છે. અણુ શોષણ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીની તુલનામાં, આઇસીપી-એમએસ વધુ ઝડપ, ચોકસાઇ અને સંવેદનશીલતા ધરાવે છે. જોકે, થર્મલ આયનીકરણ માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (ટી. આઈ. એમ. એસ.) અને ગ્લો ડિસ્ચાર્જ માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (જી. ડી.-એમ. એસ.) જેવા અન્ય પ્રકારના માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીની સરખામણીમાં, આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. ઘણી દખલ કરતી પ્રજાતિઓ રજૂ કરે છેઃ પ્લાઝ્મામાંથી આર્ગોન, શંકુ છિદ્રોમાંથી લીક થતા હવાના ઘટક વાયુઓ અને કાચના વાસણો અને શંકુમાંથી દૂષિતતા. ઘટકો પ્રેરક રીતે જોડાયેલા પ્લાઝ્મા એક પ્રેરક રીતે જોડાયેલા પ્લાઝ્મા એ પ્લાઝ્મા છે જે વિદ્યુતચુંબકીય કોઇલ સાથે ગેસને પ્રેરક રીતે ગરમ કરીને સક્રિય (આયનીકૃત) થાય છે, અને તેમાં ગેસને વિદ્યુત વાહક બનાવવા માટે આયનો અને ઇલેક્ટ્રોનની પૂરતી સાંદ્રતા હોય છે. ગેસમાં પ્લાઝમાની લાક્ષણિકતાઓ હોય તે માટે તમામ ગેસને આયનીકરણ કરવાની જરૂર નથી; 1 ટકા જેટલું ઓછું આયનીકરણ પ્લાઝ્મા બનાવે છે. સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ વિશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાઝમા અનિવાર્યપણે વિદ્યુત તટસ્થ હોય છે, જેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા સંતુલિત આયન પરના દરેક હકારાત્મક ચાર્જ હોય છે. આ પ્લાઝમામાં હકારાત્મક આયનો લગભગ બધા એકલ ચાર્જ હોય છે અને થોડા નકારાત્મક આયનો હોય છે, તેથી પ્લાઝ્માના દરેક એકમ કદમાં આયનો અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લગભગ સમાન હોય છે. આઇસીપીમાં બે ઓપરેશન મોડ હોય છે, જેને ઓછી પ્લાઝ્મા ઘનતા સાથે કેપેસિટીવ (ઇ) મોડ અને ઉચ્ચ પ્લાઝ્મા ઘનતા સાથે ઇન્ડક્ટિવ (એચ) મોડ કહેવાય છે, અને બાહ્ય ઇનપુટ્સ સાથે ઇ થી એચ હીટિંગ મોડ સંક્રમણ થાય છે. ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝમા માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી એચ મોડમાં સંચાલિત થાય છે. ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝમા માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (આઇ. સી. પી.-એમ. એસ.) ને અકાર્બનિક માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીના અન્ય સ્વરૂપો માટે અનન્ય બનાવે છે તે છે વિક્ષેપ વિના, સતત એનાલાઇટનો નમૂનો લેવાની ક્ષમતા. આ અકાર્બનિક માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીના અન્ય સ્વરૂપોથી વિપરીત છે; ગ્લો ડિસ્ચાર્જ માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (જી. ડી. એમ. એસ.) અને થર્મલ આયોનાઇઝેશન માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (ટી. આઈ. એમ. એસ.), જેમાં બે તબક્કાની પ્રક્રિયાની જરૂર પડે છેઃ વેક્યૂમ ચેમ્બરમાં નમૂના (ઓ) દાખલ કરો, વેક્યૂમ ચેમ્બરને સીલ કરો, વેક્યૂમને પંપ કરો, નમૂનાને સક્રિય કરો, જેથી સમૂહ વિશ્લેષકમાં આયનો મોકલો. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. સાથે વિશ્લેષણ કરવા માટેનો નમૂનો વાતાવરણીય દબાણ પર છે. વિભેદક પંપીંગના અસરકારક ઉપયોગ દ્વારા; વિભેદક છિદ્ર (છિદ્રો) દ્વારા અલગ થયેલા બહુવિધ શૂન્યાવકાશ તબક્કાઓ, આર્ગોન પ્લાઝ્મામાં બનાવેલા આયનો, વિવિધ સ્થિરવિદ્યુત કેન્દ્રિત તકનીકોની સહાયથી, સમૂહ વિશ્લેષક દ્વારા ડિટેક્ટર (ઓ) માં પ્રસારિત થાય છે અને ગણવામાં આવે છે. આ માત્ર વિશ્લેષકને સેમ્પલ થ્રુપુટ (સમય જતાં નમૂનાઓની માત્રા) ને ધરમૂળથી વધારવા માટે સક્ષમ બનાવે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ "સમય ઉકેલાયેલ સંપાદન" તરીકે ઓળખાતું કાર્ય પણ શક્ય બનાવે છે. લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી આઇસીપી-એમએસ (એલસી-આઇસીપી-એમએસ); લેસર એબ્લેશન આઇસીપી-એમએસ (એલએ-આઇસીપી-એમએસ); ફ્લો ઇન્જેક્શન આઇસીપી-એમએસ (એફઆઈએ-આઇસીપી-એમએસ) વગેરે જેવી હાયફેનેટેડ તકનીકો. આ પ્રમાણમાં નવી તકનીકનો લાભ મળ્યો છે. તેણે ભૂ-રસાયણશાસ્ત્ર અને ફોરેન્સિક રસાયણશાસ્ત્ર, જૈવ-રસાયણશાસ્ત્ર અને સમુદ્રશાસ્ત્ર સહિત સંશોધન માટેના નવા સાધનોના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. વધુમાં, દરરોજ ડઝનેક નમૂનાઓમાંથી સેંકડો નમૂનાઓ સુધી નમૂના પ્રવાહમાં થયેલા વધારાએ પર્યાવરણીય વિશ્લેષણમાં ક્રાંતિ લાવી છે, જેનાથી ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે. મૂળભૂત રીતે, આ બધું એ હકીકતને કારણે છે કે જ્યારે નમૂનો પર્યાવરણીય દબાણ પર રહે છે, ત્યારે વિશ્લેષક અને ડિટેક્ટર સામાન્ય કામગીરી દરમિયાન તે જ દબાણના 1/10,000,000 પર હોય છે. સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી માટે ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા (આઇસીપી) એક મશાલમાં ટકી રહે છે જેમાં ત્રણ કેન્દ્રિત નળીઓ હોય છે, જે સામાન્ય રીતે ક્વાર્ટઝની બનેલી હોય છે, જો કે જો હાઇડ્રોફ્લોરિક એસિડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આંતરિક નળી (ઇન્જેક્ટર) નીલમ હોઈ શકે છે. આ મશાલનો અંત રેડિયો-ફ્રિક્વન્સી વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે પૂરી પાડવામાં આવતી ઇન્ડક્શન કોઇલની અંદર મૂકવામાં આવે છે. મશાલની બે સૌથી બહારની નળીઓ વચ્ચે આર્ગોન ગેસનો પ્રવાહ (સામાન્ય રીતે 13 થી 18 લિટર પ્રતિ મિનિટ) દાખલ કરવામાં આવે છે અને ગેસના પ્રવાહમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવા માટે ટૂંકા સમય માટે વિદ્યુત સ્પાર્ક લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ડક્શન કોઇલના રેડિયો-ફ્રિક્વન્સી ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે અને પહેલા એક દિશામાં પ્રવેગે છે, પછી બીજી, કારણ કે ક્ષેત્ર ઉચ્ચ આવર્તન (સામાન્ય રીતે 27.12 મિલિયન ચક્ર પ્રતિ સેકન્ડ) પર બદલાય છે. પ્રવેગક ઇલેક્ટ્રોન આર્ગોન પરમાણુ સાથે અથડાય છે, અને કેટલીકવાર અથડામણથી આર્ગોન પરમાણુ તેના એક ઇલેક્ટ્રોનથી અલગ થઈ જાય છે. ઝડપથી બદલાતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા મુક્ત થયેલ ઇલેક્ટ્રોનને વેગ મળે છે. આ પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી અથડામણમાં નવા ઇલેક્ટ્રોનના પ્રકાશનનો દર આર્ગોન આયનો (ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવનારા અણુઓ) સાથે ઇલેક્ટ્રોનના પુનઃસંયોજનના દર દ્વારા સંતુલિત ન થાય. આ એક 'ફાયરબોલ' ઉત્પન્ન કરે છે જેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને આર્ગોન આયનોના નાના અપૂર્ણાંક સાથે મોટે ભાગે આર્ગોન અણુઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્લાઝ્માનું તાપમાન 10,000 કે. ના ક્રમમાં ખૂબ ઊંચું હોય છે. પ્લાઝ્મા પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી સલામતી માટે તેને સીધું ન જોવું જોઈએ. આઈ. સી. પી. ને ક્વાર્ટઝ મશાલમાં જાળવી શકાય છે કારણ કે બે સૌથી બહારની નળીઓ વચ્ચેનો ગેસનો પ્રવાહ પ્લાઝમાને મશાલની દિવાલોથી દૂર રાખે છે. પ્લાઝમાને કેન્દ્રીય ટ્યુબના અંતથી દૂર રાખવા માટે સામાન્ય રીતે કેન્દ્રીય ટ્યુબ અને મધ્યવર્તી ટ્યુબ વચ્ચે આર્ગોનનો બીજો પ્રવાહ (લગભગ 1 લિટર પ્રતિ મિનિટ) દાખલ કરવામાં આવે છે. ગેસનો ત્રીજો પ્રવાહ (સામાન્ય રીતે લગભગ 1 લિટર પ્રતિ મિનિટ) મશાલની કેન્દ્રીય નળીમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ ગેસનો પ્રવાહ પ્લાઝ્માના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે, જ્યાં તે એક ચેનલ બનાવે છે જે આસપાસના પ્લાઝ્મા કરતાં ઠંડી હોય છે પરંતુ હજુ પણ રાસાયણિક જ્યોત કરતાં વધુ ગરમ હોય છે. વિશ્લેષણ કરવાના નમૂનાઓ આ કેન્દ્રીય ચેનલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે પ્રવાહીના નમૂનાને નેબ્યુલાઇઝરમાં પસાર કરીને રચાયેલી પ્રવાહીની ઝાકળ તરીકે. પ્લાઝ્મા તાપમાન (અને તેથી આયનીકરણ કાર્યક્ષમતા) અને સ્થિરતાને મહત્તમ કરવા માટે, નમૂનાને શક્ય તેટલું ઓછું પ્રવાહી (દ્રાવક ભાર) અને સુસંગત ટીપાંના કદ સાથે કેન્દ્રીય ટ્યુબ દ્વારા દાખલ કરવો જોઈએ. પ્રવાહી નમૂનાઓ માટે નેબ્યુલાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, ત્યારબાદ મોટા ટીપાંને દૂર કરવા માટે સ્પ્રે ચેમ્બરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, અથવા મોટાભાગના દ્રાવકને મશાલ સુધી પહોંચે તે પહેલાં તેને બાષ્પીભવન કરવા માટે ડિસોલ્વેટિંગ નેબ્યુલાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લેસર એબ્લેશનનો ઉપયોગ કરીને નક્કર નમૂનાઓ પણ રજૂ કરી શકાય છે. નમૂના આઇ. સી. પી. ની કેન્દ્રીય ચેનલમાં પ્રવેશ કરે છે, બાષ્પીભવન કરે છે, અણુઓ તૂટી જાય છે, અને પછી ઘટક અણુઓ આયનીકરણ કરે છે. પ્લાઝ્મામાં પ્રવર્તમાન તાપમાન પર ઘણા રાસાયણિક તત્વોના અણુઓનું નોંધપાત્ર પ્રમાણ આયનીકૃત થાય છે, દરેક અણુ તેના સૌથી ઢીલા રીતે બંધાયેલ ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવીને એકલ ચાર્જ આયન બનાવે છે. ઉચ્ચ પ્રથમ આયનીકરણ ઊર્જા ધરાવતા તત્વો માટે આયનીકરણ કાર્યક્ષમતાને વધારવા માટે પ્લાઝ્મા તાપમાનની પસંદગી કરવામાં આવે છે, જ્યારે ઓછી સેકન્ડ આયનીકરણ ઊર્જા ધરાવતા તત્વો માટે સેકન્ડ આયનીકરણ (ડબલ ચાર્જિંગ) ને ઘટાડવામાં આવે છે. માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી સાથે જોડાણ માટે, પ્લાઝ્મામાંથી આયનો શંકુની શ્રેણી દ્વારા માસ સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં કાઢવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે ક્વાડ્રુપોલ. આયનો તેમના દળ-થી-ચાર્જ ગુણોત્તરના આધારે અલગ પડે છે અને ડિટેક્ટર સાંદ્રતાના પ્રમાણમાં આયન સંકેત મેળવે છે. નમૂનાની સાંદ્રતા પ્રમાણિત સંદર્ભ સામગ્રી જેમ કે સિંગલ અથવા મલ્ટી-એલિમેન્ટ સંદર્ભ ધોરણો સાથે કેલિબ્રેશન દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. પણ આઇસોટોપ મંદન દ્વારા માત્રાત્મક નિર્ધારણ માટે પોતાને ઉધાર આપે છે, જે આઇસોટોપિકલી સમૃદ્ધ ધોરણ પર આધારિત એક બિંદુ પદ્ધતિ છે. પ્રજનનક્ષમતા વધારવા અને ભૂલોને વળતર આપવા માટે પરંતુ સંવેદનશીલતામાં વિવિધતા માટે, આંતરિક ધોરણ ઉમેરી શકાય છે. આઇસીપી સિસ્ટમો સાથે જોડાયેલા અન્ય સામૂહિક વિશ્લેષકોમાં સિંગલ અને મલ્ટિપલ કલેક્ટર બંને સાથે ડબલ ફોકસિંગ મેગ્નેટિક-ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સેક્ટર સિસ્ટમ્સ, તેમજ ફ્લાઇટ સિસ્ટમ્સનો સમય (અક્ષીય અને ઓર્થોગોનલ એક્સિલરેટર બંનેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે) નો સમાવેશ થાય છે. આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. માટે સૌથી મોટા જથ્થાનો ઉપયોગ તબીબી અને ફોરેન્સિક ક્ષેત્રમાં થાય છે, ખાસ કરીને, ટોક્સિકોલોજી. એક ચિકિત્સક હેવી મેટલ પોઈઝનીંગની શંકા, મેટાબોલિક ચિંતાઓ અને હિપેટોલોજીકલ સમસ્યાઓ જેવા ઘણા કારણોસર મેટલ એસે ઓર્ડર કરી શકે છે. દરેક દર્દીની નિદાન યોજના માટે અનન્ય ચોક્કસ પરિમાણો પર આધાર રાખીને, વિશ્લેષણ માટે એકત્રિત કરવામાં આવેલા નમૂનાઓ આખા લોહી, પેશાબ, પ્લાઝ્મા, સીરમથી લઈને ભરેલા લાલ રક્તકણો સુધીના હોઈ શકે છે. આ સાધનનો બીજો પ્રાથમિક ઉપયોગ પર્યાવરણીય ક્ષેત્રમાં છે. આવા ઉપયોગોમાં નગરપાલિકાઓ અથવા ખાનગી વ્યક્તિઓ માટે ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે માટી, પાણી અને અન્ય સામગ્રી વિશ્લેષણ માટે જળ પરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ઔદ્યોગિક અને જૈવિક દેખરેખએ આઇસીપી-એમએસ દ્વારા ધાતુ વિશ્લેષણની બીજી મોટી જરૂરિયાત રજૂ કરી છે. ધાતુઓના સંપર્કમાં આવવાની શક્યતા અને અનિવાર્યતા હોય તેવા કારખાનાઓમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓ, જેમ કે બેટરી ફેક્ટરી, તેમના નિયોક્તા દ્વારા નિયમિત ધોરણે ધાતુના ઝેરીકરણ માટે તેમના લોહી અથવા પેશાબનું વિશ્લેષણ કરાવવું જરૂરી છે. આ દેખરેખ યુ. એસ. ઓક્યુપેશનલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલી ફરજિયાત પ્રથા બની ગઈ છે, કામદારોને તેમના કામના વાતાવરણથી બચાવવા અને કાર્ય ફરજોના યોગ્ય પરિભ્રમણની ખાતરી કરવાના પ્રયાસમાં (એટલે કે. કર્મચારીઓને ઊંચી એક્સપોઝર સ્થિતિથી નીચી એક્સપોઝર સ્થિતિ તરફ ફેરવો). આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. નો ઉપયોગ રેડિયોમેટ્રિક ડેટિંગ માટે ભૂ-રસાયણશાસ્ત્ર ક્ષેત્રમાં પણ વ્યાપકપણે થાય છે, જેમાં તેનો ઉપયોગ વિવિધ આઇસોટોપ, ખાસ કરીને યુરેનિયમ અને સીસાની સાપેક્ષ વિપુલતાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે થાય છે. અગાઉ ઉપયોગમાં લેવાતા થર્મલ આયનીકરણ માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી કરતાં આઇસીપી-એમએસ આ એપ્લિકેશન માટે વધુ યોગ્ય છે, કારણ કે ઓસ્મિયમ અને ટંગસ્ટન જેવી ઉચ્ચ આયનીકરણ ઊર્જા ધરાવતી પ્રજાતિઓને સરળતાથી આયનીકરણ કરી શકાય છે. ઉચ્ચ ચોકસાઇ ગુણોત્તરના કામ માટે, ગણતરી કરેલ ગુણોત્તર પર અસરના અવાજને ઘટાડવા માટે સામાન્ય રીતે બહુવિધ સંગ્રાહક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફ્લો સાયટોમેટ્રીના ક્ષેત્રમાં, એક નવી તકનીક પરંપરાગત ફ્લોરોક્રોમ્સને બદલવા માટે આઇસીપી-એમએસનો ઉપયોગ કરે છે. ટૂંકમાં, ફ્લોરોક્રોમ સાથે એન્ટિબોડીઝ (અથવા અન્ય જૈવિક ચકાસણીઓ) ને લેબલ કરવાને બદલે, દરેક એન્ટિબોડીને લેન્થેનાઇડ્સના અલગ સંયોજનો સાથે લેબલ કરવામાં આવે છે. જ્યારે આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. દ્વારા વિશિષ્ટ ફ્લો સાયટોમીટરમાં રસના નમૂનાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે દરેક એન્ટિબોડીને અલગ આઇ. સી. પી. "પદચિહ્ન" ના આધારે ઓળખી શકાય છે અને તેનું પ્રમાણ નક્કી કરી શકાય છે. સિદ્ધાંતમાં, સેંકડો વિવિધ જૈવિક ચકાસણીઓનું વ્યક્તિગત કોષમાં સી. એ. ના દરે વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. પ્રતિ સેકન્ડ 1,000 કોષો. કારણ કે આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. માં તત્વોને સરળતાથી અલગ પાડવામાં આવે છે, મલ્ટિપ્લેક્સ ફ્લો સાયટોમેટ્રીમાં વળતરની સમસ્યા અસરકારક રીતે દૂર થાય છે. લેસર એબ્લેશન ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી (એલ. એ.-આઇ. સી. પી.-એમ. એસ.) એ ફોરેન્સિક કેસવર્કમાં જોવા મળતી વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીના મૂળભૂત વિશ્લેષણ માટેની એક શક્તિશાળી તકનીક છે. (એલએ-આઇસીપી-એમએસ) ફોરેન્સિક્સ, ધાતુઓ, ચશ્મા, માટી, કાર પેઇન્ટ્સ, હાડકાં અને દાંત, પ્રિન્ટિંગ શાહી, ટ્રેસ એલિમેન્ટલ, ફિંગરપ્રિન્ટ અને કાગળમાં એપ્લિકેશનો પર પહેલેથી જ સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવી છે. આમાંથી, ફોરેન્સિક ગ્લાસ વિશ્લેષણ એક એવી એપ્લિકેશન તરીકે બહાર આવે છે જેના માટે આ તકનીક ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કાર હિટ એન્ડ રન, ચોરી, હુમલાઓ, ડ્રાઈવ-બાય શૂટિંગ અને બોમ્બ ધડાકા જેવી પરિસ્થિતિઓ કાચના ટુકડાઓનું કારણ બની શકે છે જેનો ઉપયોગ કાચની ટ્રાન્સફર પરિસ્થિતિઓમાં જોડાણના પુરાવા તરીકે થઈ શકે છે. એલ. એ.-આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ને કાચના વિશ્લેષણ માટેની શ્રેષ્ઠ તકનીકોમાંની એક માનવામાં આવે છે કારણ કે નમૂના તૈયાર કરવા અને નમૂના માટે ટૂંકા સમય, 250 નેનોગ્રામથી ઓછા નાના નમૂનાનું કદ. વધુમાં, નમૂનાના પાચન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી જોખમી સામગ્રીની જટિલ પ્રક્રિયા અને સંચાલનની કોઈ જરૂર નથી. આ ઉચ્ચ સ્તરની ચોકસાઈ અને ચોકસાઈ સાથે મુખ્ય, નાના અને ટ્રેસિંગ તત્વોને શોધવાની મંજૂરી આપે છે. રંગ, જાડાઈ, ઘનતા, રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ (આર. આઈ.) સહિત ભૌતિક અને ઓપ્ટિકલ ગુણધર્મો જેવા કાચના નમૂનાને માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ગુણધર્મોનો સમૂહ છે અને જો જરૂરી હોય તો, જોડાણનું મૂલ્ય વધારવા માટે મૂળભૂત વિશ્લેષણ પણ કરી શકાય છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં, આઇસીપી-એમએસનો ઉપયોગ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને તેમના ઘટકોમાં અકાર્બનિક અશુદ્ધિઓને શોધવા માટે થાય છે. યુએસપી (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફાર્માકોપિયા) માં રજૂ કરાયેલ આહાર પૂરવણીઓમાંથી ભારે ધાતુઓના નવા અને ઘટાડેલા મહત્તમ માન્ય એક્સપોઝર સ્તરો "એલિમેન્ટલ અશુદ્ધિઓ-મર્યાદાઓ" અને યુએસપી "એલિમેન્ટલ અશુદ્ધિઓ-પ્રક્રિયાઓ", આઇસીપી-એમએસ તકનીકની જરૂરિયાતમાં વધારો કરશે, જ્યાં અગાઉ, અન્ય વિશ્લેષણાત્મક પદ્ધતિઓ પૂરતી રહી છે. ગુનાના સ્થળેથી મળી આવેલી લિપસ્ટિક જેવી સૌંદર્ય પ્રસાધનો મૂલ્યવાન ફોરેન્સિક માહિતી પૂરી પાડી શકે છે. સિગારેટના બટ્સ, કાચના વાસણો, કપડાં, પથારી, નેપકિન્સ, કાગળ વગેરે પર લિપસ્ટિક સ્મીયર છોડી દેવામાં આવે છે. તે મૂલ્યવાન પુરાવા હોઈ શકે છે. કપડાં અથવા ચામડીમાંથી મેળવેલી લિપસ્ટિક વ્યક્તિઓ વચ્ચેના શારીરિક સંપર્કને પણ સૂચવી શકે છે. પુનઃપ્રાપ્ત લિપસ્ટિક સ્મીયર પુરાવાનું ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ પીડિત અથવા શંકાસ્પદની તાજેતરની પ્રવૃત્તિઓ પર મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે. લિપસ્ટિક સ્મીયર્સના ટ્રેસ એલિમેન્ટલ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ લિપસ્ટિક બ્રાન્ડ અને રંગ નક્કી કરવા માટે હાલની દ્રશ્ય તુલનાત્મક પ્રક્રિયાઓને પૂરક બનાવવા માટે થઈ શકે છે. સિંગલ પાર્ટિકલ ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝમા માસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (એસ. પી. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ.) ની રચના 2000માં ક્લાઉડ ડેગુએલ્ડ્રે દ્વારા કણ સસ્પેન્શન માટે કરવામાં આવી હતી. તેમણે સૌપ્રથમ જિનીવા યુનિવર્સિટીની ફોરેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આ નવી પદ્ધતિનું પરીક્ષણ કર્યું હતું અને 2002ની વસંતઋતુમાં ઇ. એમ. આર. એસ. ની બેઠક દરમિયાન 'કોલોઇડ 2ઓઓ2' પરિસંવાદમાં અને 2003માં કાર્યવાહીમાં આ નવો વિશ્લેષણાત્મક અભિગમ રજૂ કર્યો હતો. આ અભ્યાસ એસ. પી. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. નો સિદ્ધાંત અને માટીના કણો (મોન્ટમોરિલોનાઇટ) તેમજ કોલોઇડ્સના અન્ય સસ્પેન્શન પર કરવામાં આવેલા પરીક્ષણોના પરિણામો રજૂ કરે છે. ત્યારબાદ આ પદ્ધતિનું પરીક્ષણ થોરિયમ ડાયોક્સાઇડ નેનોપાર્ટિકલ્સ પર ડેગ્યુએલડ્રે એન્ડ ફેવર્જર (2004), ઝિર્કોનિયમ ડાયોક્સાઇડ પર ડેગ્યુએલડ્રે એટ અલ (2004) અને ગોલ્ડ નેનોપાર્ટિકલ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો ઉપયોગ નેનોફાર્મેસીમાં સબસ્ટ્રેટ તરીકે થાય છે અને ડેગ્યુએલડ્રે એટ અલ (2006) દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, યુરેનિયમ ડાયોક્સાઇડ નેનો-અને સૂક્ષ્મ કણોના અભ્યાસે એક વિગતવાર પ્રકાશન, રેફ. ડેગુએલ્ડ્રે એટ અલ (2006). 2010 થી એસ. પી. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. માટે રસ વિસ્ફોટ થયો છે. રચનાત્મક સરખામણી દ્વારા લિપસ્ટિકના કાર્બનિક વિશ્લેષણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અગાઉની ફોરેન્સિક તકનીકોમાં પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી (TLC), ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી (GC) અને ઉચ્ચ પ્રદર્શન ધરાવતી પ્રવાહી ક્રોમેટોગ્રાફી (HPLC) નો સમાવેશ થાય છે. આ પદ્ધતિઓ લિપસ્ટિકની ઓળખ સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડે છે. જો કે, તે બધાને નમૂના તૈયાર કરવા માટે લાંબા સમયની જરૂર પડે છે અને નમૂનાનો નાશ કરે છે. લિપસ્ટિક સ્મીયર્સના ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ માટે બિન-વિનાશક તકનીકોમાં પર્જ-એન્ડ-ટ્રેપ ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી, માઇક્રોસ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી અને સ્કેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી-એનર્જી ડિસ્પર્સિવ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (SEM-EDS) અને રમન સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી સાથે સંયુક્ત યુવી ફ્લોરોસન્સ નિરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. ધાતુ વિશિષ્ટતા મૌલિક વિશ્લેષણની દુનિયામાં વધતું વલણ ક્રોમિયમ અને આર્સેનિક જેવી ચોક્કસ ધાતુઓના વિશિષ્ટતા અથવા ઓક્સિડેશન સ્થિતિના નિર્ધારણની આસપાસ ફરે છે. તે તત્વોની ઝેરી અસર ઓક્સિડેશનની સ્થિતિ સાથે બદલાય છે, તેથી ખાદ્ય સત્તાવાળાઓ તરફથી નવા નિયમોમાં કેટલાક તત્વોની વિશિષ્ટતા જરૂરી છે. આને હાંસલ કરવાની પ્રાથમિક તકનીકોમાંની એક એ છે કે રાસાયણિક પ્રજાતિઓને ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતાવાળી પ્રવાહી ક્રોમેટોગ્રાફી (એચ. પી. એલ. સી.) અથવા ફિલ્ડ ફ્લો ફ્રેક્શનેશન (એફ. એફ. એફ.) સાથે અલગ કરવી અને પછી આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. સાથે સાંદ્રતાને માપવી. પ્રોટીન અને બાયોમોલેક્યુલ્સની માત્રા વિશિષ્ટતા વિશ્લેષણમાં એક સાધન તરીકે આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. નો ઉપયોગ કરવાનું વલણ વધી રહ્યું છે, જેમાં સામાન્ય રીતે ફ્રન્ટ એન્ડ ક્રોમેટોગ્રાફ સેપરેશન અને એલિમેન્ટલ સિલેક્ટિવ ડિટેક્ટર, જેમ કે એ. એ. એસ. અને આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. નો સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ને કદ બાકાત ક્રોમેટોગ્રાફી અને માત્રાત્મક પ્રારંભિક દેશી સતત પોલીએક્રિલામાઇડ જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ (ક્યુ. પી. એન. સી.-પી. એ. જી. ઇ.) સાથે જોડી શકાય છે. પ્રોટીનની ફોસ્ફોરાયલેશન સ્થિતિનું પણ વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. 2007માં, ધાતુઓ, ખાસ કરીને લેન્થનાઇડ્સ સાથે પ્રોટીનને માત્રાત્મક રીતે લેબલ કરવા માટે મેટલ-કોડેડ એફિનિટી ટેગ્સ (એમઇસીએટી) તરીકે ઓળખાતા પ્રોટીન ટેગિંગ રીએજન્ટ્સનો એક નવો પ્રકાર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. મેકેટ લેબલિંગ તમામ પ્રકારના પ્રોટીન અથવા પેપ્ટાઇડ્સ જેવા અન્ય બાયોમોલેક્યુલ્સના સંબંધિત અને સંપૂર્ણ જથ્થાને મંજૂરી આપે છે. મેકેટમાં સ્થળ-વિશિષ્ટ બાયોમોલેક્યુલ ટેગિંગ જૂથનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ઓછામાં ઓછું એક મજબૂત ચીલેટ જૂથ હોય છે જે ધાતુઓને જોડે છે. મેકેટ લેબલવાળા પ્રોટીનને આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. દ્વારા એનાલાઇટના નીચા એટોમોલ જથ્થા સુધી ચોક્કસપણે પ્રમાણિત કરી શકાય છે, જે અન્ય માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી આધારિત ક્વોન્ટિફિકેશન પદ્ધતિઓ કરતાં ઓછામાં ઓછા 2-3 પ્રમાણમાં વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. બાયોમોલેક્યુલમાં કેટલાક મેકેટ લેબલ્સ રજૂ કરીને અને ઝેપ્ટોમોલ શ્રેણીમાં એલ. સી.-આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. શોધ મર્યાદાનું વધુ ઓપ્ટિમાઇઝેશન શક્યતાના ક્ષેત્રમાં છે. વિવિધ લેન્થેનાઇડ્સનો ઉપયોગ કરીને મેકેટ મલ્ટિપ્લેક્સિંગનો ઉપયોગ પ્રોટીન અને પેપ્ટાઇડ્સના ફાર્માકોકાઇનેટિક્સ માટે અથવા પ્રોટીનની વિભેદક અભિવ્યક્તિ (પ્રોટિઓમિક્સ) ના વિશ્લેષણ માટે થઈ શકે છે. જૈવિક પ્રવાહીમાં. મેકેટ લેબલવાળા પ્રોટીનને અલગ કરવા માટે બ્રેકેબલ પેજ એસ. ડી. એસ.-પેજ (ડી. પી. એ. જી. ઇ., ડિસોલ્વેબલ પેજ), દ્વિ-પરિમાણીય જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ અથવા ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ થાય છે. ડી. પી. એ. જી. ઇ. એસ. ડી. એસ.-પેજ જેલમાંથી પ્રોટીન બેન્ડ્સ અથવા ફોલ્લીઓનું ફ્લો-ઈન્જેક્શન આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. વિશ્લેષણ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ અને જેલના સ્ટેનિંગ પછી ડી. પી. એ. જી. ઇ. જેલને ઓગાળીને સરળતાથી કરી શકાય છે. એમઇસીએટી લેબલવાળા પ્રોટીનને માલ્ડી-એમએસ અથવા ઇએસઆઈ-એમએસ દ્વારા પેપ્ટાઇડ સ્તર પર ઓળખવામાં આવે છે અને પ્રમાણમાં માપવામાં આવે છે. મૂળભૂત વિશ્લેષણ આઇસીપી-એમએસ અણુ દ્રવ્યમાન શ્રેણી 7 થી 250 (લી થી યુ), અને કેટલીકવાર વધુ ધરાવતા તત્વોના નિર્ધારણને મંજૂરી આપે છે. નમૂનામાં આર્ગોનની વિપુલતાને કારણે કેટલાક દળો પર પ્રતિબંધ છે જેમ કે 40. અન્ય અવરોધિત પ્રદેશોમાં દળ 80 (આર્ગોન ડાયમરને કારણે) અને દળ 56 (એ. આર. ઓ. ને કારણે) નો સમાવેશ થઈ શકે છે, જેમાંથી બાદમાં પ્રતિક્રિયા ચેમ્બર સાથે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ફીટ ન થાય ત્યાં સુધી ફે વિશ્લેષણને મોટા પ્રમાણમાં અવરોધે છે. આવા હસ્તક્ષેપને ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન ICP-MS (HR-ICP-MS) નો ઉપયોગ કરીને ઘટાડી શકાય છે, જે બીમને સંકુચિત કરવા અને નજીકના શિખરો વચ્ચે તફાવત કરવા માટે બે અથવા વધુ સ્લિટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ સંવેદનશીલતાની કિંમત પર આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આયર્નને આર્ગોનથી અલગ પાડવા માટે આશરે 10,000 ની રિઝોલ્યુશન પાવરની જરૂર પડે છે, જે આયર્નની સંવેદનશીલતાને લગભગ 99 ટકા ઘટાડી શકે છે. કેટલીક દખલ કરતી પ્રજાતિઓ માટેનો બીજો ઉકેલ અથડામણ ચેમ્બરનો ઉપયોગ છે, જેમ કે અથડામણ પ્રતિક્રિયા કોષ લેખમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. સિંગલ કલેક્ટર આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ખૂબ જ ઓછા સંકેતોને વધારવા માટે પલ્સ કાઉન્ટિંગ મોડમાં મલ્ટિપ્લાયર, મધ્યમ સંકેતોને શોધવા માટે એનાલોગ મોડમાં એટેન્યુએશન ગ્રીડ અથવા મલ્ટિપ્લાયર અને મોટા સંકેતોને શોધવા માટે ફેરાડે કપ/બકેટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. બહુ-સંગ્રાહક આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. માં આમાંથી એક કરતાં વધુ હોઈ શકે છે, સામાન્ય રીતે ફેરાડેની ડોલ જે ઘણી ઓછી ખર્ચાળ હોય છે. આ સંયોજન સાથે, 1 પી. પી. ક્યુ. થી 100 પી. પી. એમ. ની તીવ્રતાના 12 ક્રમની ગતિશીલ શ્રેણી શક્ય છે. આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. એ જૈવિક નમૂનાઓમાં કેડમિયમના નિર્ધારણ માટેની પસંદગીની પદ્ધતિ છે. અણુ શોષણ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીથી વિપરીત, જે એક સમયે માત્ર એક જ તત્વને માપી શકે છે, આઇસીપી-એમએસમાં એક સાથે તમામ તત્વોને સ્કેન કરવાની ક્ષમતા છે. આ ઝડપી નમૂનાની પ્રક્રિયાને મંજૂરી આપે છે. એક સાથે આઇસીપી-એમએસ કે જે દરેક વિશ્લેષણમાં લિથિયમથી યુરેનિયમ સુધીના સમગ્ર વિશ્લેષણાત્મક વર્ણપટને રેકોર્ડ કરી શકે છે, તેણે 2010ના પિટકોન એડિટર્સ એવોર્ડ્સમાં સિલ્વર એવોર્ડ જીત્યો હતો. આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. બહુવિધ સ્કેન સ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે, દરેક ગતિ અને ચોકસાઇ વચ્ચે અલગ સંતુલન ધરાવે છે. હિસ્ટ્રેસીસને કારણે સ્કેન કરવા માટે એકલા ચુંબકનો ઉપયોગ કરવો ધીમું છે, પરંતુ તે ચોક્કસ છે. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્લેટોનો ઉપયોગ ઝડપ વધારવા માટે ચુંબક ઉપરાંત કરી શકાય છે, અને આ, બહુવિધ સંગ્રાહકો સાથે જોડાઈને, લિથિયમ 6 થી યુરેનિયમ ઓક્સાઇડ 256 સુધીના દરેક તત્વને સેકન્ડના ચોથા ભાગ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં સ્કેન કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. ઓછી શોધ મર્યાદા, દખલ કરતી પ્રજાતિઓ અને ઉચ્ચ ચોકસાઇ માટે, ગણતરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. ઝડપી સ્કેનીંગ, વિશાળ ગતિશીલ શ્રેણી અને વિશાળ દળ શ્રેણી એવા નમૂનાઓમાં બહુવિધ અજ્ઞાત સાંદ્રતા અને આઇસોટોપ ગુણોત્તરને માપવા માટે આદર્શ રીતે અનુકૂળ છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી તૈયારી (ટીઆઈએમએસ પર એક ફાયદો) હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે દરિયાનું પાણી, પેશાબ અને પચેલા આખા ખડકના નમૂનાઓ. તે લેસર એબ્લેટેડ ખડકના નમૂનાઓને પણ સારી રીતે પ્રદાન કરે છે, જ્યાં સ્કેનીંગ દર એટલો ઝડપી હોય છે કે ગમે તેટલા આઇસોટોપ્સનો વાસ્તવિક સમયનો પ્લોટ શક્ય છે. આ ખનિજ અનાજના સરળ અવકાશી નકશાને પણ મંજૂરી આપે છે. હાર્ડવેર ઇનપુટ અને આઉટપુટની દ્રષ્ટિએ, ICP-MS સાધન તૈયાર નમૂના સામગ્રીનો વપરાશ કરે છે અને તેને માસ-સ્પેક્ટ્રલ ડેટામાં અનુવાદિત કરે છે. વાસ્તવિક વિશ્લેષણાત્મક પ્રક્રિયામાં થોડો સમય લાગે છે; તે સમય પછી ઉપકરણને આગામી નમૂના પર કામ કરવા માટે ફેરવી શકાય છે. આવા નમૂનાના માપનની શ્રેણી માટે સાધનને પ્લાઝ્મા સળગાવવાની જરૂર પડે છે, તે દરમિયાન મેળવેલા પરિણામો સંભવિત રીતે સચોટ અને ચોક્કસ અર્થઘટન મેળવવા માટે સંખ્યાબંધ તકનીકી પરિમાણો સ્થિર હોવા જોઈએ. પ્લાઝમાને જાળવવા માટે વાહક ગેસ (સામાન્ય રીતે, શુદ્ધ આર્ગોન) નો સતત પુરવઠો અને સાધનનો વધતો વીજ વપરાશ જરૂરી છે. જ્યારે આ વધારાના સંચાલન ખર્ચને વાજબી ગણવામાં આવતા નથી, ત્યારે પ્લાઝ્મા અને મોટાભાગની સહાયક પ્રણાલીઓને બંધ કરી શકાય છે. આવા સ્ટેન્ડબાય મોડમાં માત્ર પંપ માસ-સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં યોગ્ય વેક્યૂમ રાખવા માટે કામ કરે છે. આઇસીપી-એમએસ સાધનના ઘટકો પુનઃઉત્પાદનક્ષમ અને/અથવા સ્થિર કામગીરી માટે પરવાનગી આપવા માટે રચાયેલ છે. નમૂનાનો પરિચય વિશ્લેષણનું પ્રથમ પગલું એ નમૂનાનો પરિચય છે. આઇસીપી-એમએસમાં વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ વિશ્લેષણાત્મક નેબ્યુલાઇઝર્સનો ઉપયોગ છે. નેબ્યુલાઇઝર પ્રવાહીને એરોસોલમાં રૂપાંતરિત કરે છે, અને તે એરોસોલ પછી આયનો બનાવવા માટે પ્લાઝ્મામાં વહી શકે છે. નેબ્યુલાઇઝર્સ સરળ પ્રવાહી નમૂનાઓ સાથે શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે (એટલે કે. ઉકેલો). જો કે, સ્લરી જેવી વધુ જટિલ સામગ્રી સાથે તેમના ઉપયોગના ઉદાહરણો છે. નેબ્યુલાઇઝર્સની ઘણી જાતો આઇસીપી-એમએસ સાથે જોડવામાં આવી છે, જેમાં વાયુયુક્ત, ક્રોસ-ફ્લો, બેબીંગ્ટન, અલ્ટ્રાસોનિક અને ડિસોલ્વેટિંગ પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. પેદા થતા એરોસોલને સામાન્ય રીતે પેલ્ટિયર કૂલ્ડ ડબલ પાસ અથવા સાયક્લોનિક સ્પ્રે ચેમ્બર દ્વારા તેને માત્ર નાના ટીપાં સુધી મર્યાદિત કરવા માટે સારવાર કરવામાં આવે છે. ઓટોસેમ્પ્લરનો ઉપયોગ આને સરળ અને ઝડપી બનાવે છે, ખાસ કરીને નિયમિત કામ અને મોટી સંખ્યામાં નમૂનાઓ માટે. ડિસોલ્વેટિંગ નેબ્યુલાઇઝર (ડી. એસ. એન.) નો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે; આ મોટાભાગના દ્રાવકને દૂર કરવા અને પ્લાઝ્મા પરના ભારને ઘટાડવા માટે ફ્લોરોપોલીમર પટલ સાથે કોટેડ લાંબા ગરમ કેશિકાનો ઉપયોગ કરે છે. મેટ્રિક્સ દૂર કરવાની પરિચય પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કેટલીકવાર નમૂનાઓ માટે થાય છે, જેમ કે દરિયાઇ પાણી, જ્યાં રસ ધરાવતી પ્રજાતિઓ ટ્રેસ સ્તરે હોય છે, અને વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિઓથી ઘેરાયેલી હોય છે. લેસર એબ્લેશન એ બીજી પદ્ધતિ છે. ભૂતકાળમાં ઓછું સામાન્ય હોવા છતાં, ઝડપથી લોકપ્રિય બની રહ્યું છે, તેનો ઉપયોગ નમૂના પરિચયના સાધન તરીકે કરવામાં આવે છે, ICP-MS સ્કેનીંગની ઝડપમાં વધારો થવાને કારણે. આ પદ્ધતિમાં, સ્પંદિત યુવી લેસર નમૂના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને એબ્લેટેડ સામગ્રીનો એક ભાગ બનાવે છે જેને પ્લાઝ્મામાં ફેરવી શકાય છે. આ ભૂ-રસાયણશાસ્ત્રીઓને ખડકના નમૂનાઓના ક્રોસ-વિભાગોમાં આઇસોટોપ રચનાને અવકાશી રીતે મેપ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે એક સાધન છે જે ખડકને પચાવવામાં આવે અને પ્રવાહી નમૂના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે તો ખોવાઈ જાય છે. આ કાર્ય માટે લેસર અત્યંત નિયંત્રિત પાવર આઉટપુટ અને સમાન રેડિયલ પાવર વિતરણ માટે બનાવવામાં આવે છે, જે સપાટ તળિયે અને પસંદ કરેલા વ્યાસ અને ઊંડાઈના ખાડાઓનું ઉત્પાદન કરે છે. લેસર એબ્લેશન અને ડિસોલ્વેટિંગ નેબ્યુલાઇઝર્સ બંને માટે, આર્ગોન પ્રવાહમાં નાઇટ્રોજનનો એક નાનો પ્રવાહ પણ દાખલ કરી શકાય છે. નાઇટ્રોજન ડાયમર તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેથી તે વધુ કંપનશીલ સ્થિતિ ધરાવે છે અને મશાલની આસપાસ આર. એફ. કોઇલમાંથી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવામાં વધુ કાર્યક્ષમ છે. નમૂના પરિચયની અન્ય પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોથર્મલ વેપોરાઇઝેશન (ઇટીવી) અને ટોર્ચ વેપોરાઇઝેશન (આઇટીવી) માં નમૂનાઓને બાષ્પીભવન કરવા માટે ગરમ સપાટીઓ (ગ્રેફાઇટ અથવા ધાતુ, સામાન્ય રીતે) નો ઉપયોગ થાય છે. આ ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં પ્રવાહી, ઘન પદાર્થો અથવા સ્લરીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. વરાળ પેદા કરવા જેવી અન્ય પદ્ધતિઓ પણ જાણીતી છે. પ્લાઝમા મશાલ આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. માં વપરાતો પ્લાઝ્મા આંશિક રીતે આયનીકરણ કરતા આર્ગોન ગેસ (એ. આર. → એ. આર. + + ઇ. −) દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રતિક્રિયા માટે જરૂરી ઊર્જા લોડ કોઇલમાં વૈકલ્પિક વિદ્યુત પ્રવાહને સ્પંદિત કરીને મેળવવામાં આવે છે જે પ્લાઝ્મા મશાલને આર્ગોન ગેસના પ્રવાહ સાથે ઘેરી લે છે. નમૂનાને ઇન્જેક્ટ કર્યા પછી, પ્લાઝ્માનું આત્યંતિક તાપમાન નમૂનાને વ્યક્તિગત અણુઓ (પરમાણુકરણ) માં અલગ કરવાનું કારણ બને છે. આગળ, પ્લાઝ્મા આ અણુઓને (M → M + + e−) આયનીકરણ કરે છે જેથી તેઓ માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા શોધી શકાય. સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી માટે ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા (આઇ. સી. પી.) એક મશાલમાં ટકી રહે છે જેમાં ત્રણ કેન્દ્રિત નળીઓ હોય છે, જે સામાન્ય રીતે ક્વાર્ટઝની બનેલી હોય છે. બે મુખ્ય ડિઝાઇન ફેસલ અને ગ્રીનફિલ્ડ મશાલ છે. આ મશાલનો અંત રેડિયો-ફ્રિક્વન્સી વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે પૂરી પાડવામાં આવતી ઇન્ડક્શન કોઇલની અંદર મૂકવામાં આવે છે. મશાલની બે સૌથી બહારની નળીઓ વચ્ચે આર્ગોન ગેસનો પ્રવાહ (સામાન્ય રીતે 14 થી 18 લિટર પ્રતિ મિનિટ) દાખલ કરવામાં આવે છે અને ગેસના પ્રવાહમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવા માટે ટૂંકા સમય માટે વિદ્યુત સ્પાર્ક લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ડક્શન કોઇલના રેડિયો-ફ્રિક્વન્સી ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે અને પહેલા એક દિશામાં પ્રવેગે છે, પછી બીજી, કારણ કે ક્ષેત્ર ઉચ્ચ આવર્તન (સામાન્ય રીતે 27.12 MHz અથવા 40 MHz) પર બદલાય છે. પ્રવેગક ઇલેક્ટ્રોન આર્ગોન પરમાણુ સાથે અથડાય છે, અને કેટલીકવાર અથડામણથી આર્ગોન પરમાણુ તેના એક ઇલેક્ટ્રોનથી અલગ થઈ જાય છે. ઝડપથી બદલાતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા મુક્ત થયેલ ઇલેક્ટ્રોનને વેગ મળે છે. આ પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી અથડામણમાં નવા ઇલેક્ટ્રોનના પ્રકાશનનો દર આર્ગોન આયનો (ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવનારા અણુઓ) સાથે ઇલેક્ટ્રોનના પુનઃસંયોજનના દર દ્વારા સંતુલિત ન થાય. આ એક 'ફાયરબોલ' ઉત્પન્ન કરે છે જેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને આર્ગોન આયનોના નાના અપૂર્ણાંક સાથે મોટે ભાગે આર્ગોન અણુઓનો સમાવેશ થાય છે. આર્ગોનનો ફાયદો અન્ય વાયુઓને બદલે આર્ગોનમાંથી પ્લાઝ્મા બનાવવાના ઘણા ફાયદા છે. પ્રથમ, આર્ગોન વિપુલ પ્રમાણમાં છે (વાતાવરણમાં, પોટેશિયમના કિરણોત્સર્ગી ક્ષયના પરિણામે) અને તેથી અન્ય ઉમદા વાયુઓ કરતાં સસ્તું છે. હે, એફ અને ને સિવાયના અન્ય તમામ તત્વો કરતાં આર્ગોનમાં પ્રથમ આયનીકરણ ક્ષમતા પણ વધારે હોય છે. આ ઉચ્ચ આયનીકરણ ઊર્જાને કારણે, પ્રતિક્રિયા (એઆર + + ઇ − → એઆર) પ્રતિક્રિયા (એમ + + ઇ − → એમ) કરતાં વધુ ઊર્જાસભર રીતે અનુકૂળ છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે નમૂનો આયનીકૃત રહે (એમ + તરીકે) જેથી માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર તેને શોધી શકે. આર્ગોનને આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. સાથે રેફ્રિજરેટેડ પ્રવાહી અથવા ગેસના સ્વરૂપમાં ઉપયોગ માટે ખરીદી શકાય છે. જો કે એ નોંધવું અગત્યનું છે કે આર્ગોનનું જે પણ સ્વરૂપ ખરીદવામાં આવે, તેમાં ઓછામાં ઓછી 99.9% આર્ગોનની બાંયધરીકૃત શુદ્ધતા હોવી જોઈએ. ચોક્કસ પરિસ્થિતિ માટે કયા પ્રકારનો આર્ગોન શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ રહેશે તે નક્કી કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રવાહી આર્ગોન સામાન્ય રીતે સસ્તું હોય છે અને ગેસના સ્વરૂપની સરખામણીએ વધુ માત્રામાં સંગ્રહિત કરી શકાય છે, જે વધુ ખર્ચાળ છે અને વધુ ટાંકીની જગ્યા લે છે. જો સાધન એવા વાતાવરણમાં હોય કે જ્યાં તેનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે, તો ગેસની સ્થિતિમાં આર્ગોન ખરીદવું સૌથી વધુ યોગ્ય રહેશે કારણ કે તે નાના રન ટાઇમને અનુરૂપ પૂરતું હશે અને સિલિન્ડરમાં ગેસ લાંબા સમય સુધી સ્થિર રહેશે, જ્યારે પ્રવાહી આર્ગોનને વિસ્તૃત સમયમર્યાદામાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે ત્યારે ટાંકીના વેન્ટિંગને કારણે પર્યાવરણને નુકસાન થશે. જો કે, જો આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. નો નિયમિત ઉપયોગ કરવો હોય અને તે અઠવાડિયાના ઘણા દિવસો સુધી દરરોજ આઠ કે તેથી વધુ કલાક ચાલુ રહે અને ચાલે, તો પ્રવાહી આર્ગન સાથે જવું સૌથી યોગ્ય રહેશે. જો લાંબા સમય સુધી બહુવિધ આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. ઉપકરણો ચાલતા હોય, તો તે પ્રયોગશાળા માટે જથ્થાબંધ અથવા સૂક્ષ્મ જથ્થાબંધ આર્ગોન ટાંકી સ્થાપિત કરવા માટે ફાયદાકારક રહેશે, જે ગેસ પુરવઠા કંપની દ્વારા જાળવવામાં આવશે, આમ ટાંકીઓને વારંવાર બદલવાની જરૂરિયાતને દૂર કરશે તેમજ દરેક વપરાયેલી ટાંકીમાં બાકી રહેલા આર્ગોનની ખોટને ઘટાડશે તેમજ ટાંકી બદલવા માટેનો સમય ઘટાડશે. પ્લાઝ્મા પેદા કરવા માટે હિલીયમનો ઉપયોગ આર્ગોનની જગ્યાએ અથવા તેની સાથે મિશ્રિત કરી શકાય છે. હિલીયમની ઉચ્ચ પ્રથમ આયનીકરણ ઊર્જા વધુ આયનીકરણને મંજૂરી આપે છે અને તેથી હાર્ડ-ટુ-આયનીકરણ તત્વો માટે ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા આપે છે. શુદ્ધ હિલીયમનો ઉપયોગ એ. આર. ઓ. જેવા આર્ગોન-આધારિત હસ્તક્ષેપને પણ ટાળે છે. જો કે, અથડામણ કોષના ઉપયોગ દ્વારા ઘણી દખલગીરીઓને ઘટાડી શકાય છે, અને હિલીયમની વધુ કિંમતે વ્યાપારી ICP-MS માં તેનો ઉપયોગ અટકાવ્યો છે. શૂન્યાવકાશમાં આયનોનું સ્થાનાંતરણ વાહક વાયુ કેન્દ્રિય ચેનલ દ્વારા અને ખૂબ જ ગરમ પ્લાઝ્મામાં મોકલવામાં આવે છે. નમૂના પછી રેડિયો આવર્તનના સંપર્કમાં આવે છે જે ગેસને પ્લાઝ્મામાં રૂપાંતરિત કરે છે. પ્લાઝ્માનું ઊંચું તાપમાન નમૂનાના ખૂબ મોટા ભાગને આયન બનાવવા માટે પૂરતું છે. આયનીકરણનો આ અપૂર્ણાંક કેટલાક ઘટકો માટે 100% સુધી પહોંચી શકે છે (દા. ત. સોડિયમ), પરંતુ આ આયનીકરણ ક્ષમતા પર આધારિત છે. રચાયેલા આયનોનો અપૂર્ણાંક ~ 1 મીમી છિદ્ર (સેમ્પલર શંકુ) અને પછી ~ 0.4 મીમી છિદ્ર (સ્કિમર શંકુ) માંથી પસાર થાય છે. જેનો હેતુ માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા જરૂરી શૂન્યાવકાશને મંજૂરી આપવાનો છે. વેક્યૂમ પંપની શ્રેણી દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને જાળવવામાં આવે છે. પ્રથમ તબક્કો સામાન્ય રીતે રફિંગ પંપ પર આધારિત હોય છે, જે સામાન્ય રીતે પ્રમાણભૂત રોટરી વેન પંપ હોય છે. આ મોટાભાગના ગેસને દૂર કરે છે અને સામાન્ય રીતે આશરે 133 પી. એ. ના દબાણ સુધી પહોંચે છે. પછીના તબક્કામાં તેમની વેક્યૂમ વધુ શક્તિશાળી વેક્યૂમ સિસ્ટમ્સ દ્વારા પેદા થાય છે, મોટે ભાગે ટર્બોમોલેક્યુલર પંપ. જૂના સાધનોએ ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રદેશો માટે તેલ પ્રસાર પંપનો ઉપયોગ કર્યો હોઈ શકે છે. આયન ઓપ્ટિક્સ સામૂહિક વિભાજન પહેલાં, સકારાત્મક આયનોની બીમ પ્લાઝ્મામાંથી કાઢવી પડે છે અને સામૂહિક-વિશ્લેષકમાં કેન્દ્રિત કરવી પડે છે. આયનોને યુવી ફોટોન, ઊર્જાસભર ન્યુટ્રલ્સ અને કોઈપણ નક્કર કણોથી અલગ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે જે આઇસીપીમાંથી સાધનમાં લઈ જવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. પરંપરાગત રીતે, આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ઉપકરણોએ આ હેતુ માટે ટ્રાન્સમિટિંગ આયન લેન્સ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઉદાહરણોમાં આઈનઝેલ લેન્સ, બેરલ લેન્સ, એજિલેન્ટની ઓમેગા લેન્સ અને પર્કિન-એલ્મરની શેડો સ્ટોપનો સમાવેશ થાય છે. બીજો અભિગમ એ છે કે આયન માર્ગદર્શિકાઓ (ક્વાડ્રુપોલ્સ, હેક્સાપોલ્સ અથવા ઓક્ટોપોલ્સ) નો ઉપયોગ ફોટોન અથવા તટસ્થ કણોના માર્ગથી દૂર માર્ગ સાથે સમૂહ વિશ્લેષકમાં આયનોને માર્ગદર્શન આપવા માટે થાય છે. હજુ બીજો અભિગમ એનાલિટિક જેના આઇસીપી-એમએસ 90 ડિગ્રી પરાવર્તિત પેરાબોલિક "આયન મિરર" ઓપ્ટિક્સ દ્વારા પેટન્ટ કરાયેલ વેરિયન છે, જે માસ-એનાલાઇઝરમાં વધુ કાર્યક્ષમ આયન પરિવહન પ્રદાન કરે છે, પરિણામે વધુ સારી સંવેદનશીલતા અને પૃષ્ઠભૂમિમાં ઘટાડો થાય છે. એનાલિટિક જેના આઇસીપી-એમએસ પી. ક્યુ. એમ. એસ. એ બજારનું સૌથી સંવેદનશીલ સાધન છે. એક ક્ષેત્ર આઇસીપી-એમએસમાં સામાન્ય રીતે ચાર વિભાગો હોય છેઃ એક નિષ્કર્ષણ પ્રવેગક ક્ષેત્ર, સ્ટીયરિંગ લેન્સ, એક સ્થિરવિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર. પ્રથમ પ્રદેશ પ્લાઝ્મામાંથી આયનો લે છે અને ઉચ્ચ વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરીને તેમને વેગ આપે છે. બીજો ઉપયોગ બીમ ચલાવવા, આકાર આપવા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે સમાંતર પ્લેટો, રિંગ્સ, ક્વાડ્રુપોલ્સ, હેક્સાપોલ્સ અને ઓક્ટોપોલ્સના સંયોજનનો ઉપયોગ કરી શકે છે જેથી પરિણામી શિખરો સમપ્રમાણતાવાળા, સપાટ ટોચવાળા અને ઉચ્ચ પ્રસારણ ધરાવતા હોય. વિદ્યુતસ્થૈતિક ક્ષેત્ર ચોક્કસ સાધન પર આધાર રાખીને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલાં અથવા પછી હોઈ શકે છે, અને પ્લાઝમાને કારણે ગતિ ઊર્જામાં ફેલાવાને ઘટાડે છે. આ ફેલાવો ખાસ કરીને આઈ. સી. પી.-એમ. એસ. માટે મોટો છે, જે ગ્લો ડિસ્ચાર્જ કરતા મોટો અને ટી. આઈ. એમ. એસ. કરતા ઘણો મોટો છે. સાધનની ભૂમિતિ પસંદ કરવામાં આવે છે જેથી સાધન ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક અને ચુંબકીય ક્ષેત્રોનું સંયુક્ત કેન્દ્રબિંદુ કલેક્ટર પર હોય, જેને ડબલ ફોકસ (અથવા ડબલ ફોકસ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો રસના જથ્થામાં ઓછી સંવેદનશીલતા હોય અને તે ઘણા મોટા શિખરની નીચે હોય, તો આ મોટા શિખરની નીચી દળની પૂંછડી રસના જથ્થામાં ઘૂસણખોરી કરી શકે છે. આ પૂંછડીને ઘટાડવા માટે રિટાર્ડેશન ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ કલેક્ટરની નજીક બેસે છે, અને પ્રવેગક વોલ્ટેજની બરાબર પરંતુ વિરુદ્ધ વોલ્ટેજ લાગુ કરે છે; કોઈપણ આયનો કે જેમણે સાધનની આસપાસ ઉડતી વખતે ઊર્જા ગુમાવી છે તે ફિલ્ટર દ્વારા આરામ કરવા માટે ઘટાડવામાં આવશે. અથડામણ પ્રતિક્રિયા કોષ અને આઇ. સી. આર. સી. અથડામણ/પ્રતિક્રિયા કોષનો ઉપયોગ આયન/તટસ્થ પ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા દખલ કરતા આયનોને દૂર કરવા માટે થાય છે. અથડામણ/પ્રતિક્રિયા કોષો અનેક નામોથી ઓળખાય છે. ગતિશીલ પ્રતિક્રિયા કોષ આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ઉપકરણમાં ચતુર્ભુજની સામે સ્થિત છે. ચેમ્બરમાં ક્વાડ્રુપોલ હોય છે અને તે પ્રતિક્રિયા (અથવા અથડામણ) વાયુઓ (એમોનિયા, મિથેન, ઓક્સિજન અથવા હાઇડ્રોજન) થી ભરી શકાય છે, જેમાં એક સમયે એક વાયુ પ્રકાર અથવા તેમાંથી બેના મિશ્રણ હોય છે, જે રજૂ કરેલા નમૂના સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે, અને કેટલીક દખલગીરીને દૂર કરે છે. એનાલિટિક જેના આઇસીપી-એમએસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો ઇન્ટિગ્રેટેડ કોલિઝનલ રિએક્શન સેલ (આઇસીઆરસી) એ પેરાબોલિક આયન મિરર ઓપ્ટિક્સની સામે સ્થાપિત એક મિની-કોલિઝન સેલ છે જે અથડામણ ગેસ (એચ), અથવા પ્રતિક્રિયાશીલ ગેસ (એચ 2), અથવા બંનેનું મિશ્રણ, સીધા પ્લાઝ્મામાં દાખલ કરીને દખલ કરતા આયનોને દૂર કરે છે કારણ કે તે સ્કિમર શંકુ અને/અથવા સેમ્પલર શંકુમાંથી વહે છે. આઇ. સી. આર. સી. એ અથડામણ ગતિ ઊર્જા ભેદભાવ (કે. ઈ. ડી.) ઘટના અને પરંપરાગત રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા મોટા અથડામણ કોષોની જેમ દખલ કરતા આયનો સાથેની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને દખલ કરતા આયનોને દૂર કર્યા. નિયમિત જાળવણી કોઈપણ સાધનસામગ્રી અથવા સાધનોની જેમ, જાળવણીના ઘણા પાસાઓ છે જેને દૈનિક, સાપ્તાહિક અને વાર્ષિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા આવરી લેવાની જરૂર છે. જાળવણીની આવર્તન સામાન્ય રીતે નમૂનાના જથ્થા અને સંચિત રન ટાઇમ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે જે સાધનને આધિન છે. આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. ના કેલિબ્રેશન પહેલાં હાથ ધરવી જોઈએ તેવી પ્રથમ બાબતોમાંની એક સંવેદનશીલતા તપાસ અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે સંચાલક સાધનની કોઈપણ સંભવિત સમસ્યાઓથી વાકેફ છે અને જો એમ હોય તો, કેલિબ્રેશન શરૂ કરતા પહેલા તેમને સંબોધિત કરી શકે છે. સંવેદનશીલતાના લાક્ષણિક સૂચકાંકો રોડિયમ સ્તર, સેરિયમ/ઓક્સાઇડ ગુણોત્તર અને ડી. આઈ. પાણીની ખાલી જગ્યાઓ છે. એક સામાન્ય પ્રમાણભૂત પ્રથા એ છે કે જ્યારે પણ પ્લાઝ્મા મશાલ શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે આઇ. સી. પી. ઉત્પાદક દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ પ્રમાણભૂત ટ્યુનિંગ સોલ્યુશનને માપવું. પછી સાધનને મહત્તમ સંવેદનશીલતા માટે સ્વયં-માપાંકિત કરવામાં આવે છે અને સંચાલક સંવેદનશીલતા, સામૂહિક રીઝોલ્યુશન અને ઓક્સિડાઇઝ્ડ પ્રજાતિઓ અને ડબલ-પોઝિટિવ ચાર્જ્ડ પ્રજાતિઓની અંદાજિત માત્રા જેવા ચોક્કસ પરિમાણો પ્રદાન કરતો અહેવાલ મેળવે છે. નિયમિત જાળવણીના સૌથી વારંવારના સ્વરૂપોમાંનું એક સ્વરૂપ પેરિસ્ટાલ્ટિક પંપ પર નમૂના અને કચરાના ટ્યુબિંગને બદલવાનું છે, કારણ કે આ ટ્યુબ એકદમ ઝડપથી ઘસાઈ શકે છે, પરિણામે નમૂનાની લાઇનમાં છિદ્રો અને ભરાવામાં પરિણમે છે, પરિણામે વળાંકવાળા પરિણામો મળે છે. અન્ય ભાગો કે જેને નિયમિત સફાઈ અને/અથવા બદલવાની જરૂર પડશે તેમાં નમૂનાની ટીપ્સ, નેબ્યુલાઇઝર ટીપ્સ, નમૂનાના શંકુ, સ્કિમર શંકુ, ઇન્જેક્ટર ટ્યુબ, મશાલ અને લેન્સનો સમાવેશ થાય છે. સાધન પર મૂકવામાં આવેલા કામના ભારણના આધારે ઇન્ટરફેસ રફિંગ પંપ તેમજ વેક્યૂમ બેકિંગ પંપમાં તેલ બદલવું પણ જરૂરી હોઈ શકે છે. નમૂનાની તૈયારી આઇ. સી. પી.-એમ. એસ. નો ઉપયોગ કરતી મોટાભાગની તબીબી પદ્ધતિઓ માટે, પ્રમાણમાં સરળ અને ઝડપી નમૂના તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા છે. નમૂનાનો મુખ્ય ઘટક આંતરિક ધોરણ છે, જે મંદક તરીકે પણ કામ કરે છે. આ આંતરિક ધોરણમાં મુખ્યત્વે નાઇટ્રિક અથવા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને ઇન્ડિયમ અને/અથવા ગેલિયમ સાથે ડિયોનાઇઝ્ડ પાણીનો સમાવેશ થાય છે. અસ્થિર એસિડનો ઉમેરો નમૂનાને પ્લાઝ્મામાં તેના વાયુ ઘટકોમાં વિઘટિત થવાની મંજૂરી આપે છે જે કેન્દ્રિત ક્ષાર અને દ્રાવકના ભારને શંકુને બંધ કરવાની અને સાધનને દૂષિત કરવાની ક્ષમતાને ઘટાડે છે. નમૂનાના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, સામાન્ય રીતે આંતરિક ધોરણના 5 એમએલ નમૂનાના 10-500 માઇક્રોલિટર સાથે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આ મિશ્રણને પછી કેટલીક સેકંડ માટે અથવા સારી રીતે મિશ્રિત થાય ત્યાં સુધી વમળવામાં આવે છે અને પછી ઓટોસેમ્પલર ટ્રે પર લોડ કરવામાં આવે છે. અન્ય એપ્લિકેશનો માટે કે જેમાં ખૂબ જ ચીકણું નમૂનાઓ અથવા કણો ધરાવતા નમૂનાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે, નમૂના પાચન તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવી પડી શકે છે, તે પહેલાં તેને પાઇપ અને વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. આ ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં એક વધારાનું પ્રથમ પગલું ઉમેરે છે, અને તેથી નમૂનાની તૈયારીને વધુ લાંબી બનાવે છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ વૈજ્ઞાનિક તકનીકો માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી લેબોરેટરી સાધનો વિશ્લેષણાત્મક રસાયણશાસ્ત્ર