Cone beam computed tomography
કોન બીમ કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (અથવા સીબીસીટી, જેને સી-આર્મ સીટી, કોન બીમ વોલ્યુમ સીટી, ફ્લેટ પેનલ સીટી અથવા ડિજિટલ વોલ્યુમ ટોમોગ્રાફી (ડીવીટી) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) એ એક તબીબી ઇમેજિંગ તકનીક છે જેમાં એક્સ-રે કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફીનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં એક્સ-રે અલગ હોય છે, શંકુ બનાવે છે. સી. બી. સી. ટી. ઇમ્પ્લાન્ટ ડેન્ટિસ્ટ્રી, ઇ. એન. ટી., ઓર્થોપેડિક્સ અને ઇન્ટરવેન્શનલ રેડીયોલોજી (આઈ. આર.) માં સારવારના આયોજન અને નિદાનમાં વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે. કદાચ આવી તકનીકીની વધતી પહોંચને કારણે, સીબીસીટી સ્કેનર્સ હવે દંતચિકિત્સામાં ઘણા ઉપયોગો શોધી રહ્યા છે, જેમ કે મૌખિક શસ્ત્રક્રિયા, એન્ડોડોન્ટિક્સ અને ઓર્થોડોન્ટિક્સના ક્ષેત્રોમાં. ઈમેજ-ગાઈડેડ રેડિયેશન થેરાપી (આઇજીઆરટી) માં દર્દીની સ્થિતિ અને ચકાસણી માટે સંકલિત સીબીસીટી પણ એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે. ડેન્ટલ/ઓર્થોડોન્ટિક ઇમેજિંગ દરમિયાન, સી. બી. સી. ટી. સ્કેનર દર્દીના માથાની આસપાસ ફરે છે, લગભગ 600 અલગ અલગ છબીઓ મેળવે છે. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડીયોલોજી માટે, દર્દીને ટેબલ પર ગોઠવવામાં આવે છે જેથી રસનો વિસ્તાર શંકુ બીમ માટે દૃશ્યના ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રિત હોય. રસના ક્ષેત્ર પર એક જ 200 ડિગ્રી પરિભ્રમણ વોલ્યુમેટ્રિક ડેટા સેટ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્કેનીંગ સોફ્ટવેર ડેટા એકત્રિત કરે છે અને તેનું પુનઃનિર્માણ કરે છે, જેને એનાટોમિકલ ડેટાના ત્રિ-પરિમાણીય વોક્સેલ્સથી બનેલું ડિજિટલ વોલ્યુમ કહેવામાં આવે છે જેને પછી વિશિષ્ટ સોફ્ટવેર સાથે હેરફેર અને વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકાય છે. સી. બી. સી. ટી. પરંપરાગત (ફેન બીમ) સી. ટી. સાથે ઘણી સામ્યતા ધરાવે છે, જોકે તેમાં મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે, ખાસ કરીને પુનર્નિર્માણ માટે. સી. બી. સી. ટી. ને મૌખિક અને ઉપલા ચહેરાના વિસ્તારની છબી બનાવવા માટેના સુવર્ણ ધોરણ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ઓરલ અને મેક્સિલોફેશિયલ રેડીયોલોજીનો ઇતિહાસ 1990ના દાયકાના અંતમાં જાપાનમાં ડૉ. યોશિનોરો અરાઇ અને ઇટાલીમાં ડૉ. પિએરો મોઝોએ મૌખિક અને મેક્સિલોફેશિયલ રેડીયોલોજી માટે સ્વતંત્ર રીતે કોન બીમ કમ્પ્યુટેડ ટેકનોલોજી વિકસાવી હતી. પ્રથમ વ્યાપારી પ્રણાલી (ન્યૂટૉમ 9000) 1996માં યુરોપિયન બજારમાં અને 2001માં ઇટાલિયન કંપની ક્વોન્ટિટેટિવ રેડિયોલોજી દ્વારા યુએસ બજારમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. રેખીય પ્રવેગક સારવાર મશીન સાથે જોડાયેલા કિલોવોલ્ટેજ એક્સ-રે (ઉપચારાત્મક હેતુઓને બદલે નિદાન માટે વપરાય છે) નો ઉપયોગ કરીને શંકુ બીમ સીટી સૌપ્રથમ 1990 ના દાયકાના અંતમાં અને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં વિકસાવવામાં આવી હતી. ત્યારથી આવી પ્રણાલીઓ નવીનતમ પેઢીના લિનક્સ પર સામાન્ય બની ગઈ છે. 2010 ના દાયકાના અંતમાં સી. બી. સી. ટી. પણ ઓન-બોર્ડ કણ ઉપચાર વિતરણ પ્રણાલીઓ ઉપલબ્ધ થવા લાગી. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડીયોલોજી જ્યારે 1990 ના દાયકાના અંતમાં એક્સ-રે ઇમેજ ઇન્ટેન્સિફાયર્સ સાથે સીબીસીટીનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે સુધારેલા કોન્ટ્રાસ્ટ અને અવકાશી રીઝોલ્યુશન સાથે ફ્લેટ-પેનલ એક્સ-રે ડિટેક્ટર્સને અપનાવવામાં આવ્યા ત્યાં સુધી સીબીસીટી ઇન્ટરવેન્શનલ રેડીયોલોજી પ્રક્રિયાઓમાં ક્લિનિકલ ઉપયોગ માટે વ્યવહારુ બન્યું ન હતું. ઘણી સ્થિર અને ગતિશીલ, સી-આર્મ ફ્લોરોસ્કોપી પ્રણાલીઓ હવે પરંપરાગત પ્લેનર ફ્લોરોસ્કોપી ઉપરાંત સી. બી. સી. ટી. સંપાદન માટે સક્ષમ છે. સીબીસીટી ઘૂંટણની અસ્થિવા, સૌમ્ય પ્રોસ્ટેટિક હાયપરપ્લાસિયા અને હેપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા સહિત વિવિધ તબીબી પરિસ્થિતિઓની સારવાર કરતી ઇન્ટરવેન્શનલ રેડીયોલોજી પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન છબી માર્ગદર્શનમાં મદદ કરે છે. એન્ડોડોન્ટિક્સમાં સી. બી. સી. ટી. નો સૌથી નોંધપાત્ર ફાયદો એ છે કે તે નિર્ણાયક રુટ કેનાલ એનાટોમિકલ લક્ષણો દર્શાવી શકે છે જે પરંપરાગત ઇન્ટ્રાઓરલ અથવા પેનોરેમિક છબીઓ દર્શાવી શકતી નથી. અમેરિકન એસોસિએશન ઑફ એન્ડોડોન્ટિક્સ અનુસાર, એવી ઘણી ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ છે જેમાં સી. બી. સી. ટી. દ્વારા ઉત્પાદિત 3ડી છબીઓ નિદાનમાં વધારો કરે છે અને સારવારને પ્રભાવિત કરે છે, અને તેનો ઉપયોગ એ. એલ. એ. આર. એ. ના સિદ્ધાંતો પર આધારિત પરંપરાગત ઇન્ટ્રાઓરલ રેડીયોલોજી પર વિવાદિત ન હોઈ શકે. ઇમ્પ્લાન્ટોલોજી જ્યારે સર્જિકલ પ્રત્યારોપણની આકારણી અને આયોજનની વાત આવે છે ત્યારે ડેન્ટલ કોન બીમ સ્કેન ઉપયોગી માહિતી પ્રદાન કરે છે. અમેરિકન એકેડેમી ઓફ ઓરલ એન્ડ મેક્સિલોફેશિયલ રેડિયોલોજી (એ. એ. ઓ. એમ. આર.) ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ સાઇટ્સના પ્રિ-સર્જીકલ મૂલ્યાંકન માટે શંકુ-બીમ સીટીને પસંદગીની પદ્ધતિ તરીકે સૂચવે છે. ઓર્થોડોન્ટિક્સ 3D પ્રસ્તુતિ તરીકે, સી. બી. સી. ટી. ડેન્ટિશનનું બિન-સૂચિબદ્ધ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે જેનો ઉપયોગ ફાટી નીકળેલા અને બિન-ફાટી ગયેલા બંને દાંત, દાંતના મૂળની દિશા અને વિસંગત રચનાઓને સચોટ રીતે જોવા માટે થઈ શકે છે, જે પરંપરાગત 2D રેડીયોગ્રાફી કરી શકતી નથી. દાંતના નમૂનામાંથી એક્સ-રે ડેટાનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયા કરવાનું ઉદાહરણ-ઓર્થોપેડિક્સ સી. બી. સી. ટી. સ્કેનર હાથપગના અચોક્કસ દૃશ્યો પ્રદાન કરે છે. ઓર્થોપેડિક સી. બી. સી. ટી. નો એક ફાયદો એ છે કે નીચલા હાથપગની વજન ધરાવતી છબીઓ લેવાની ક્ષમતા છે. ખાસ કરીને પગ અને પગની ઘૂંટીના ક્ષેત્રમાં, વજન વહન કરતી સી. બી. સી. ટી. 3 પરિમાણીય અને વજન વહન કરતી માહિતીને જોડવાની ક્ષમતાને કારણે વેગ મેળવી રહી છે જે નિદાન અને શસ્ત્રક્રિયાના આયોજનમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. નીચલા અંગમાં સી. બી. સી. ટી. માટે વપરાતો પસંદગીનો શબ્દ આ વિષય પરના પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક પ્રકાશનોને અનુસરીને વજન ધરાવતા સી. ટી. માટે ડબલ્યુ. બી. સી. ટી. છે. છબી-માર્ગદર્શિત કિરણોત્સર્ગ ઉપચાર એ બાહ્ય બીમ કિરણોત્સર્ગ ઉપચારનું એક સ્વરૂપ છે જ્યાં દર્દીને સારવાર ક્ષેત્રની સ્થિતિમાં ચોક્કસપણે મેળ ખાતા અંગો સાથે ગોઠવવામાં આવે છે, જેથી નજીકના અવયવોમાં માત્રા ઘટાડી શકાય જેની સારવાર કરવામાં આવતી નથી. શરીરની અંદરના ઘણા અંગો બાહ્ય ત્વચાની સપાટીની તુલનામાં મિલીમીટરથી આગળ વધે છે, અને રેડિયોથેરાપી એકમના માથા પર માઉન્ટ થયેલ સીબીસીટી સ્કેનરનો ઉપયોગ સારવાર પહેલાં તરત જ (અને કેટલીકવાર ફરીથી સારવાર દરમિયાન) કરવામાં આવે છે જેથી દર્દીના અંગો સારવાર ક્ષેત્ર સાથે મેળ ખાતી બરાબર યોગ્ય સ્થિતિમાં હોય અને જો જરૂરી હોય તો સારવાર ટેબલની સ્થિતિને સમાયોજિત કરી શકાય. છબીઓનો ઉપયોગ અમુક પ્રકારની સારવારની અન્ય જરૂરિયાતો, જેમ કે સંપૂર્ણ અથવા ખાલી મૂત્રાશય, ખાલી ગુદામાર્ગ, વગેરેની તપાસ કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. સમાન શંકુ બીમ બીમ સ્રોત અને ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ વૈકલ્પિક રીતે સરળ એક્સ-રે સ્થિતિ છબીઓ લેવા માટે થઈ શકે છે જો અંગ એક્સ-રે પર ખાસ કરીને સારી રીતે દેખાય અથવા જો ફિડ્યુશિયલ માર્કર્સ અંગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોય. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી સીબીસીટી સ્કેનર ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી (આઈઆર) સ્યુટમાં સી-આર્મ ફ્લોરોસ્કોપી એકમ પર માઉન્ટ થયેલ છે, જે સ્થિર દર્દી સાથે વાસ્તવિક સમયનું ઇમેજિંગ પ્રદાન કરે છે. આ દર્દીને એન્જીયોગ્રાફી સ્યુટમાંથી પરંપરાગત ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી સ્કેનરમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે જરૂરી સમયને દૂર કરે છે અને IR પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન CBCT ના ઉપયોગોના વ્યાપક વર્ણપટની સુવિધા આપે છે. આઈઆરમાં સીબીસીટીની ક્લિનિકલ એપ્લિકેશન્સમાં સારવારનું આયોજન, ઉપકરણ અથવા પ્રત્યારોપણની સ્થિતિ અને મૂલ્યાંકન, આંતર-પ્રક્રિયાગત સ્થાનિકીકરણ અને પ્રક્રિયાના અંતિમ બિંદુઓનું મૂલ્યાંકન સામેલ છે. સીબીસીટી ઇમેજિંગના પ્રાથમિક અને પૂરક સ્વરૂપ તરીકે ઉપયોગી છે. તે જટિલ પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન નરમ પેશીઓ અને વાહિનીઓની દૃશ્યતા માટે ડી. એસ. એ. અને ફ્લોરોસ્કોપી માટે ઉત્તમ સહાયક છે. ફ્લોરોસ્કોપી પહેલાં સી. બી. સી. ટી. નો ઉપયોગ સંભવિત રીતે દર્દીના કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં ઘટાડો કરે છે. હેપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા માટે ક્લિનિકલ એપ્લિકેશન્સ કેમોએમ્બોલાઇઝેશનઃ તેનાથી વિપરીત સીબીસીટી પુષ્ટિ કરે છે કે ઉપચાર પહોંચાડવા માટે યોગ્ય ધમની પસંદ કરવામાં આવી છે. આ વિરોધાભાસ પસંદ કરેલી ધમની દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા પેરેન્કાઇમામાં વધારો કરે છે અને તેથી તે દર્શાવે છે કે શું વેસ્ક્યુલેચર પણ ગાંઠને પુરવઠો પૂરો પાડે છે. સારવાર પછી બિન-વિરોધાભાસી સીબીસીટી ગાંઠના લિપિઓડોલ સ્ટેનિંગની પુષ્ટિ કરે છે, જે ગાંઠના સંપૂર્ણ આવરણ અથવા આગળની સારવારના સંચાલકના વિશ્વાસમાં સુધારો કરે છે. સૌમ્ય પ્રોસ્ટેટિક હાયપરટ્રોફી માટે પ્રોસ્ટેટિક ધમની એમ્બોલાઇઝેશનઃ સીબીસીટી પ્રોસ્ટેટિક વૃદ્ધિની કલ્પના કરવા, ડુપ્લિકેટ પ્રોસ્ટેટિક ધમનીઓને ઓળખવા અને નોન-ટાર્ગેટ એમ્બોલાઇઝેશનને ટાળવા માટે જરૂરી નરમ પેશીઓની વિગત પૂરી પાડે છે. આ ઉપચાર માટે સી. બી. સી. ટી. ડી. એસ. એ. કરતા બહેતર છે કારણ કે ઓવરલેપિંગ પેલ્વિક સ્ટ્રક્ચર્સ અને વેરિયેબલ ધમનીય શરીરરચનાને કારણે ડી. એસ. એ. પરની વૃદ્ધિ પેટર્નને ઓળખવી મુશ્કેલ બની શકે છે. ફોલ્લો ડ્રેનેજઃ સી. બી. સી. ટી. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ હેઠળ પ્લેસમેન્ટ પછી સોયની ટોચના સ્થાનની પુષ્ટિ કરે છે અને ઇચ્છિત સ્થાનમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન્જેક્શન જાહેર કરીને ડ્રેઇન પ્લેસમેન્ટની પુષ્ટિ કરે છે. એડેનોમા માટે એડ્રેનલ વેઇન સેમ્પલિંગઃ કોન્ટ્રાસ્ટ ઉન્નત CBCT સંતોષકારક નમૂના મેળવવા માટે કેથેટર પ્લેસમેન્ટની પુષ્ટિ કરવા માટે એડ્રેનલ ગ્રંથિનું પરફ્યુઝન દર્શાવે છે. સ્ટેન્ટ પ્લેસમેન્ટઃ સી. બી. સી. ટી. પરંપરાગત ડી. એસ. એ. અને ડિજિટલ રેડીયોગ્રાફીની સરખામણીમાં ઇન્ટ્રાકાર્નિયલ અને એક્સ્ટ્રાક્રેનિયલ સ્ટેન્ટ્સના વિઝ્યુલાઇઝેશનમાં સુધારો કરે છે, જે નજીકના માળખાઓ (એટલે કે. વાહિની દિવાલો અને એન્યુરિઝમ લ્યુમેન). લંગ નોડ્યુલ પર્ક્યુટેનીયસ ટ્રાન્સ્થોરેસિક સોય બાયોપ્સીઃ CBCT સોય મૂકવા માટે માર્ગદર્શન આપે છે અને અનુક્રમે 98.2%, 96.8%, અને 100% ની નિદાનની ચોકસાઈ, સંવેદનશીલતા અને વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે. નિદાનની ચોકસાઈ તકનીકી રીતે પડકારજનક પરિસ્થિતિઓથી પ્રભાવિત નહોતી થઈ. વેસ્ક્યુલર વિસંગતતાઓઃ કોઇલ સાથે ધમનીની વિકૃતિઓમાં સુધારો કર્યા પછી, સી. બી. સી. ટી. પ્રક્રિયા દરમિયાન પેશીઓમાં નાના ઇન્ફાર્ક્ટ્સને સંવેદનશીલ રીતે શોધી કાઢે છે જે વધુ શન્ટિંગને રોકવા માટે પ્રક્રિયા દરમિયાન "બલિદાન" કરવામાં આવ્યા છે. ઇન્ફાર્ક્ટેડ પેશી વિપરીત જાળવણીના નાના વિસ્તાર તરીકે દેખાય છે. પેરિફેરલ વેસ્ક્યુલર ઇન્ટરવેન્શન્સ બિલીરી ઇન્ટરવેન્શન્સ સ્પાઇનલ ઇન્ટરવેન્શન્સ એન્ટેરોસ્ટોમી ઇન્ટરવેન્શન્સ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશન્સ કોન બીમ સીટીનો ઉપયોગ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં સામગ્રી વિશ્લેષણ, મેટ્રોલોજી અને બિન-વિનાશક પરીક્ષણ માટે થાય છે. શંકુ બીમ સીટી નાના કદની ખામીઓનું પણ નિરીક્ષણ કરે છે અને શોધી કાઢે છે, જેમ કે આંતરિક પિટિંગ કાટ અથવા ગુણવત્તા નિયંત્રણમાં ઑબ્જેક્ટની તિરાડો. કોન બીમ રિકન્સ્ટ્રક્શન અલ્ગોરિધમ્સ લાક્ષણિક ટોમોગ્રાફિક રિકન્સ્ટ્રક્શન અલ્ગોરિધમ્સ જેવા જ છે, અને ફિલ્ટર કરેલ બેકપ્રોજેક્શન અથવા પુનરાવર્તિત પુનર્નિર્માણ જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો કે, પુનર્નિર્માણ ત્રિ-પરિમાણીય હોવાથી, FDK અલ્ગોરિધમ જેવા ફેરફારોની જરૂર પડી શકે છે. જોખમો મૌખિક અને મેક્સિલોફેશિયલ રેડીયોલોજી 3ડી ડેન્ટલ સીબીસીટી પરીક્ષાઓમાંથી કુલ કિરણોત્સર્ગના ડોઝ પરંપરાગત સીટી પરીક્ષાઓ કરતાં 96 ટકા ઓછા છે, પરંતુ પ્રમાણભૂત ડેન્ટલ 2ડી એક્સ-રે (ઓ. પી. જી.) કરતાં 5-16 x વધુ કિરણોત્સર્ગ પહોંચાડે છે. પરંપરાગત સી. ટી. ની સરખામણીમાં સી. બી. સી. ટી. માં એક્સપોઝરનો સમય પણ તુલનાત્મક રીતે ઓછો હોય છે. સી. બી. સી. ટી. નો ઉપયોગ યુ. એસ. માં માત્ર હળવો નિયંત્રિત થાય છે. સંભાળની ભલામણ કરાયેલ ધોરણ એ છે કે અવલોકનનું સૌથી નાનું શક્ય ક્ષેત્ર (એફઓવી), સૌથી નાનું વોક્સેલ કદ, સૌથી ઓછું એમએ સેટિંગ અને સંપાદનના સ્પંદિત એક્સપોઝર મોડ સાથે જોડાણમાં સૌથી ટૂંકા એક્સપોઝર સમયનો ઉપયોગ કરવો. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા અને આઇ. સી. આર. પી. જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, તેમજ ઘણી સ્થાનિક સંસ્થાઓ અને કાયદાઓ, તમામ તબીબી એક્સપોઝર માટે સમર્થનના વિચારને પ્રોત્સાહિત કરે છે, જ્યાં પ્રક્રિયા આગળ વધે તે પહેલાં જોખમો અને લાભોનું વજન કરવું આવશ્યક છે. ગેરફાયદા મૌખિક અને મેક્સિલોફેશિયલ રેડીયોલોજી સી. ટી. સ્કેનની સરખામણીમાં સી. બી. સી. ટી. તકનીકમાં ઘણી ખામીઓ છે, જેમ કે હલનચલનની કલાકૃતિઓ (પ્રથમ પેઢીના મશીનોમાં) પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા અને યોગ્ય હાડકાની ઘનતા નિર્ધારણનો અભાવ. હાડકાની ઘનતા અને હાઉન્સફિલ્ડ સ્કેલ હાઉન્સફિલ્ડ સ્કેલનો ઉપયોગ કિરણોત્સર્ગને માપવા માટે થાય છે અને સીટી સ્કેનના સંદર્ભમાં, દર્શાવેલ પેશીઓના પ્રકાર માટે સચોટ સંપૂર્ણ ઘનતા પ્રદાન કરી શકે છે. હાઉન્સફિલ્ડ એકમો (એચયુ, જેને સીટી નંબર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) માં માપવામાં આવતી કિરણોત્સર્ગની ઘનતા સીબીસીટી સ્કેનમાં અચોક્કસ છે કારણ કે સ્કેનમાં વિવિધ વિસ્તારો સમાન ઘનતા ધરાવતા હોવા છતાં, સ્કેન કરવામાં આવતા અંગમાં તેમની સંબંધિત સ્થિતિના આધારે વિવિધ ગ્રેસ્કેલ મૂલ્યો સાથે દેખાય છે, કારણ કે અંગના વોક્સેલનું છબી મૂલ્ય છબીના કદમાં સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. સીબીસીટી અને મેડિકલ-ગ્રેડ સીટી સ્કેનર્સ બંને સાથે સમાન એનાટોમિકલ વિસ્તારમાંથી માપવામાં આવતા એચયુ સમાન નથી અને તેથી ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટની પ્લેસમેન્ટ જેવા હેતુઓ માટે સ્થળ-વિશિષ્ટ, રેડિયોગ્રાફિકલી-ઓળખાયેલ હાડકાની ઘનતાના નિર્ધારણ માટે અવિશ્વસનીય છે, કારણ કે "સીબીસીટી એચયુ મૂલ્યોને હાડકાની ગુણવત્તા સાથે સંબંધિત કરવા માટે કોઈ સારી માહિતી નથી". કેટલાક લેખકોએ એચયુને માપવા દ્વારા હાડકાની ઘનતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સીબીસીટી તકનીકના ઉપયોગને ટેકો આપ્યો હોવા છતાં, આવા સમર્થન ભૂલથી આપવામાં આવે છે કારણ કે ખોપડીમાં સમાન ઘનતાના સ્કેન કરેલા પ્રદેશોમાં પુનઃનિર્મિત સીબીસીટી ડેટાસેટમાં અલગ ગ્રેસ્કેલ મૂલ્ય હોઈ શકે છે. ડેન્ટલ સી. બી. સી. ટી. પ્રણાલીઓ ગ્રે સ્તરને માપવા માટે પ્રમાણિત પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરતી નથી જે પુનઃનિર્મિત ઘનતાના મૂલ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને જેમ કે, તેઓ મનસ્વી છે અને હાડકાની ગુણવત્તાના મૂલ્યાંકન માટે મંજૂરી આપતા નથી. આવા માનકીકરણની ગેરહાજરીમાં, ગ્રે સ્તરોનું અર્થઘટન કરવું મુશ્કેલ છે અથવા વિવિધ મશીનોના પરિણામે મૂલ્યોની તુલના કરવી અશક્ય છે. જ્યારે એક સામાન્ય સ્વીકૃતિ છે કે આ ઉણપ સી. બી. સી. ટી. પ્રણાલીઓમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે (જેમાં તેઓ એચ. યુ. ને યોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરતા નથી), આ ઉણપને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવા માટે બહુ ઓછું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. સમય જતાં, સી. બી. સી. ટી. પુનર્નિર્માણ અલ્ગોરિધમ્સમાં વધુ પ્રગતિઓ સુધારેલા એરિયા ડિટેક્ટર્સ માટે પરવાનગી આપશે, અને આ, ઉન્નત પોસ્ટપ્રોસેસિંગ સાથે મળીને, આ સમસ્યાનું સમાધાન કરશે અથવા ઘટાડશે. એટેન્યુએશન ગુણાંક સ્થાપિત કરવાની પદ્ધતિ કે જેની સાથે વાસ્તવિક એચયુ મૂલ્યો સીબીસીટી "એચયુ" મૂલ્યોમાંથી મેળવી શકાય છે તે 2010 માં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં આ પદ્ધતિને વિવોમાં પૂર્ણ કરવા માટે વધુ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી જ્યારે સી. બી. સી. ટી. ની કાર્યદક્ષતા આઈ. આર. માં તેના વધતા ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે, ત્યારે તકનીકી મર્યાદાઓ ક્ષેત્રમાં તેના એકીકરણને અવરોધે છે. સફળ એકીકરણને અસર કરતા બે સૌથી નોંધપાત્ર પરિબળો છબીની ગુણવત્તા અને સમય (સુયોજન, છબી સંપાદન અને છબી પુનર્નિર્માણ માટે) છે. મલ્ટીડિટેક્ટર કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (એમ. ડી. સી. ટી.) ની સરખામણીમાં, સી. બી. સી. ટી. માં વ્યાપક સંયોજન વિખેરાયેલા કિરણોત્સર્ગમાં વધારો કરે છે અને શિલ્પકૃતિઓ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ છબીની ગુણવત્તામાં ઘટાડો કરે છે અને વિરોધાભાસ-થી-અવાજ ગુણોત્તરમાં ઘટાડો કરે છે. સી. બી. સી. ટી. માં સીઝિયમ આયોડાઇડ ડિટેક્ટર્સનો ટેમ્પોરલ રિઝોલ્યુશન ડેટા એક્વિઝિશન સમયને લગભગ 5 થી 20 સેકન્ડ સુધી ધીમો કરે છે, જે ગતિ કલાકૃતિઓમાં વધારો કરે છે. કોમ્પ્યુટેશનલ રીતે માંગ કરતા શંકુ બીમ પુનર્નિર્માણ અલ્ગોરિધમ્સને કારણે MDCT (વાસ્તવિક સમય) ની સરખામણીમાં છબી પુનર્નિર્માણ માટે જરૂરી સમય CBCT (1 મિનિટ) માટે વધુ સમય લે છે. ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી પણ જુઓ શંકુ બીમ પુનર્નિર્માણ સંદર્ભો દંતચિકિત્સા શાખાઓ નિદાનાત્મક રેડીયોલોજી એક્સ-રે ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી