CT scan
કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી સ્કેન (સામાન્ય રીતે સંક્ષિપ્તમાં સીટી સ્કેન; અગાઉ કમ્પ્યુટેડ એક્સિયલ ટોમોગ્રાફી સ્કેન અથવા સીએટી સ્કેન તરીકે ઓળખાતું હતું) એ તબીબી ઇમેજિંગ તકનીક છે જેનો ઉપયોગ શરીરની વિગતવાર આંતરિક છબીઓ મેળવવા માટે થાય છે. જે કર્મચારીઓ સીટી સ્કેન કરે છે તેમને રેડિયોગ્રાફર અથવા રેડિયોલોજી ટેકનોલોજિસ્ટ કહેવામાં આવે છે. સીટી સ્કેનર્સ શરીરની અંદરની વિવિધ પેશીઓ દ્વારા એક્સ-રેના ઘટાડાને માપવા માટે ફરતી એક્સ-રે ટ્યુબ અને ગેન્ટ્રીમાં મૂકવામાં આવેલા ડિટેક્ટર્સની હરોળનો ઉપયોગ કરે છે. વિવિધ ખૂણાઓમાંથી લેવામાં આવેલા બહુવિધ એક્સ-રે માપન પછી શરીરના ટોમોગ્રાફિક (ક્રોસ-વિભાગીય) છબીઓ (વર્ચ્યુઅલ "સ્લાઇસેસ") બનાવવા માટે ટોમોગ્રાફિક પુનર્નિર્માણ અલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટર પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ મેટાલિક ઇમ્પ્લાન્ટ અથવા પેસમેકર ધરાવતા દર્દીઓમાં થઈ શકે છે, જેમના માટે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (એમઆરઆઈ) બિનસલાહભર્યું છે. 1970 ના દાયકામાં તેનો વિકાસ થયો ત્યારથી, સીટી સ્કેનીંગ એક બહુમુખી ઇમેજિંગ તકનીક સાબિત થઈ છે. જ્યારે સીટીનો ઉપયોગ તબીબી નિદાનમાં સૌથી વધુ થાય છે, ત્યારે તેનો ઉપયોગ નિર્જીવ પદાર્થોની છબીઓ બનાવવા માટે પણ થઈ શકે છે. 1979નો ફિઝિયોલોજી અથવા મેડિસિનનો નોબેલ પુરસ્કાર દક્ષિણ આફ્રિકન-અમેરિકન ભૌતિકશાસ્ત્રી એલન મેકલિયોડ કોર્મૅક અને બ્રિટિશ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર ગોડફ્રે હૌન્સફિલ્ડને "કમ્પ્યુટર-સહાયિત ટોમોગ્રાફીના વિકાસ માટે" સંયુક્ત રીતે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રકાર છબી સંપાદન અને પ્રક્રિયાઓના આધારે બજારમાં વિવિધ પ્રકારના સ્કેનર્સ ઉપલબ્ધ છે. ક્રમિક સી. ટી. અનુક્રમિક સી. ટી. જેને સ્ટેપ-એન્ડ-શૂટ સી. ટી. તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તે સ્કેનીંગ પદ્ધતિનો એક પ્રકાર છે જેમાં સી. ટી. ટેબલ તબક્કાવાર ફરે છે. ટેબલ ચોક્કસ સ્થાન પર વધે છે અને પછી અટકી જાય છે જે પછી એક્સ-રે ટ્યુબ પરિભ્રમણ અને સ્લાઇસનું સંપાદન થાય છે. પછી ટેબલ ફરીથી વધે છે અને બીજો ટુકડો લેવામાં આવે છે. ટેબલને સ્લાઇસેસ લેવાનું બંધ કરવું પડશે. આના પરિણામે સ્કેનીંગનો સમય વધે છે. સર્પાકાર સીટી સ્પિનિંગ ટ્યુબ, જેને સામાન્ય રીતે સર્પાકાર સીટી અથવા હેલિકલ સીટી કહેવામાં આવે છે, તે એક ઇમેજિંગ તકનીક છે જેમાં સમગ્ર એક્સ-રે ટ્યુબને સ્કેન કરવામાં આવતા વિસ્તારના મધ્ય અક્ષની આસપાસ ફેરવવામાં આવે છે. બજારમાં આ મુખ્ય પ્રકારના સ્કેનર્સ છે કારણ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી ઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યા છે અને ઉત્પાદન અને ખરીદીનો ઓછો ખર્ચ પ્રદાન કરે છે. આ પ્રકારના સીટીની મુખ્ય મર્યાદા સાધનોનું જથ્થાબંધ અને જડતા છે (વર્તુળની વિરુદ્ધ બાજુએ એક્સ-રે ટ્યુબ એસેમ્બલી અને ડિટેક્ટર એરે) જે ઉપકરણ જે ઝડપે સ્પિન કરી શકે છે તેને મર્યાદિત કરે છે. કેટલીક રચનાઓ બે એક્સ-રે સ્રોતોનો ઉપયોગ કરે છે અને ડિટેક્ટર એરે એક ખૂણા દ્વારા સરભર કરે છે, જે અસ્થાયી રીઝોલ્યુશનને સુધારવા માટેની તકનીક છે. ઇલેક્ટ્રોન બીમ ટોમોગ્રાફી (ઇ. બી. ટી.) એ સી. ટી. નું એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે જેમાં પૂરતી મોટી એક્સ-રે ટ્યુબ બનાવવામાં આવે છે જેથી એક્સ-રે ટ્યુબના કેથોડ અને એનોડ વચ્ચે મુસાફરી કરતા ઇલેક્ટ્રોનનો માર્ગ, ડિફ્લેક્શન કોઇલનો ઉપયોગ કરીને કાંતવામાં આવે. આ પ્રકારનો મોટો ફાયદો હતો કારણ કે સ્વીપની ઝડપ ઘણી ઝડપી હોઈ શકે છે, જે હૃદય અને ધમનીઓ જેવી ગતિશીલ રચનાઓના ઓછા ઝાંખા ઇમેજિંગ માટે પરવાનગી આપે છે. સ્પિનિંગ ટ્યુબના પ્રકારોની સરખામણીમાં આ ડિઝાઇનના ઓછા સ્કેનર્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે, જે મુખ્યત્વે ઘણી મોટી એક્સ-રે ટ્યુબ અને ડિટેક્ટર એરે અને મર્યાદિત એનાટોમિકલ કવરેજના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ ઊંચા ખર્ચને કારણે છે. ડ્યુઅલ એનર્જી સીટી, જેને સ્પેક્ટ્રલ સીટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફીની પ્રગતિ છે જેમાં ડેટાના બે સેટ બનાવવા માટે બે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડ્યુઅલ એનર્જી સીટી ડેટાના બે અલગ અલગ સેટ મેળવવા માટે ડ્યુઅલ સોર્સ, ડ્યુઅલ ડિટેક્ટર સ્તર સાથે સિંગલ સોર્સ, એનર્જી સ્વિચિંગ પદ્ધતિઓ સાથે સિંગલ સોર્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ડ્યુઅલ સોર્સ સીટી એ પરંપરાગત સિંગલ ટ્યુબ સિસ્ટમ્સથી વિપરીત બે એક્સ-રે ટ્યુબ ડિટેક્ટર સિસ્ટમ સાથેનું અદ્યતન સ્કેનર છે. આ બે ડિટેક્ટર પ્રણાલીઓ એક જ સમતલમાં 90° પર એક જ ગેન્ટ્રી પર માઉન્ટ થયેલ છે. ડ્યુઅલ સોર્સ સીટી સ્કેનર્સ માત્ર અડધા પરિભ્રમણમાં સંપૂર્ણ સીટી સ્લાઇસ પ્રાપ્ત કરીને ઉચ્ચ અસ્થાયી રીઝોલ્યુશન સાથે ઝડપી સ્કેનિંગને મંજૂરી આપે છે. ઝડપી ઇમેજિંગ ઊંચા હૃદય દર પર ગતિને ઝાંખી પાડવાનું ઘટાડે છે અને સંભવિત રીતે ટૂંકા શ્વાસ-પકડ સમય માટે પરવાનગી આપે છે. આ ખાસ કરીને બીમાર દર્દીઓ માટે ઉપયોગી છે જેમને શ્વાસ રોકવામાં મુશ્કેલી પડે છે અથવા હૃદયના ધબકારા ઘટાડતી દવા લેવામાં અસમર્થ હોય છે. એનર્જી સ્વિચિંગ સાથેનો સિંગલ સોર્સ એ ડ્યુઅલ એનર્જી સીટીનો બીજો પ્રકાર છે જેમાં એક જ ટ્યુબ ઊર્જાને વારંવાર બદલીને બે જુદી જુદી ઊર્જા પર સંચાલિત થાય છે. સીટી પરફ્યુઝન ઇમેજિંગ સીટી પરફ્યુઝન ઇમેજિંગ એ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટને ઇન્જેક્શન આપતી વખતે રક્ત વાહિનીઓમાંથી પ્રવાહનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સીટીનું ચોક્કસ સ્વરૂપ છે. લોહીનો પ્રવાહ, લોહીના પરિવહનનો સમય અને અંગોના લોહીના જથ્થાની ગણતરી વાજબી સંવેદનશીલતા અને વિશિષ્ટતા સાથે કરી શકાય છે. આ પ્રકારના સીટીનો ઉપયોગ હૃદય પર થઈ શકે છે, જો કે અસામાન્યતા શોધવા માટેની સંવેદનશીલતા અને વિશિષ્ટતા હજુ પણ સીટીના અન્ય સ્વરૂપોની તુલનામાં ઓછી છે. આનો ઉપયોગ મગજ પર પણ થઈ શકે છે, જ્યાં સીટી પરફ્યુઝન ઇમેજિંગ ઘણીવાર પરંપરાગત સર્પાકાર સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ કરીને શોધી કાઢવામાં આવે તે પહેલાં મગજના નબળા પરફ્યુઝનને સારી રીતે શોધી શકે છે. અન્ય સીટી પ્રકારો કરતાં સ્ટ્રોક નિદાન માટે આ વધુ સારું છે. પીઇટી સીટી પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી-કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એ એક વર્ણસંકર સીટી પદ્ધતિ છે જે એક જ ગેન્ટ્રીમાં, પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી (પીઇટી) સ્કેનર અને એક્સ-રે કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (સીટી) સ્કેનરને જોડે છે, જે એક જ સત્રમાં બંને ઉપકરણોમાંથી ક્રમિક છબીઓ પ્રાપ્ત કરે છે, જે એક જ સુપરપોઝ્ડ (સહ-નોંધાયેલ) છબીમાં જોડાય છે. આમ, PET દ્વારા મેળવેલ કાર્યાત્મક ઇમેજિંગ, જે શરીરમાં મેટાબોલિક અથવા બાયોકેમિકલ પ્રવૃત્તિના અવકાશી વિતરણને દર્શાવે છે તે વધુ ચોક્કસપણે સંરેખિત કરી શકાય છે અથવા CT સ્કેનીંગ દ્વારા મેળવેલ એનાટોમિક ઇમેજિંગ સાથે સહસંબંધિત કરી શકાય છે. પી. ઈ. ટી.-સી. ટી. તપાસ હેઠળના અંગની શારીરિક અને કાર્યાત્મક વિગતો આપે છે અને વિવિધ પ્રકારના કેન્સરને શોધવામાં મદદરૂપ થાય છે. તબીબી ઉપયોગ 1970 ના દાયકામાં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, સીટી પરંપરાગત એક્સ-રે ઇમેજિંગ અને તબીબી અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફીને પૂરક બનાવવા માટે તબીબી ઇમેજિંગમાં એક મહત્વપૂર્ણ સાધન બની ગયું છે. તેનો ઉપયોગ તાજેતરમાં નિવારક દવા અથવા રોગની તપાસ માટે કરવામાં આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, કોલોન કેન્સરનું ઊંચું જોખમ ધરાવતા લોકો માટે સીટી કોલોનોગ્રાફી, અથવા હૃદય રોગનું ઊંચું જોખમ ધરાવતા લોકો માટે ફુલ-મોશન હાર્ટ સ્કેન. કેટલીક સંસ્થાઓ સામાન્ય વસ્તી માટે સંપૂર્ણ શરીર સ્કેન ઓફર કરે છે, જો કે આ પ્રથા મુખ્યત્વે લાગુ કરવામાં આવેલા કિરણોત્સર્ગના માત્રાને કારણે આ ક્ષેત્રમાં ઘણી વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓની સલાહ અને સત્તાવાર સ્થિતિની વિરુદ્ધ છે. ઘણા દેશોમાં છેલ્લા બે દાયકામાં સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ નાટ્યાત્મક રીતે વધ્યો છે. 2007માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અંદાજે 72 મિલિયન અને 2015માં 8 કરોડથી વધુ સ્કેન કરવામાં આવ્યા હતા. માથાના હેડ સીટી સ્કેનીંગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઇન્ફાર્ક્શન (સ્ટ્રોક), ગાંઠો, કેલ્સીફિકેશન, હેમરેજ અને હાડકાના આઘાતને શોધવા માટે થાય છે. ઉપરોક્તમાંથી, હાયપોડેન્સ (શ્યામ) માળખાં એડીમા અને ઇન્ફાર્ક્શન સૂચવી શકે છે, હાયપરડેન્સ (તેજસ્વી) માળખાં કેલ્સિફિકેશન અને હેમરેજ સૂચવે છે અને હાડકાના આઘાતને હાડકાની બારીઓમાં વિચ્છેદન તરીકે જોઈ શકાય છે. ગાંઠો સોજો અને એનાટોમિકલ વિકૃતિ અથવા આસપાસના સોજા દ્વારા શોધી શકાય છે. એન-લોકલાઇઝર તરીકે ઓળખાતા ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને માથાના સીટી સ્કેનીંગનો ઉપયોગ સીટી-માર્ગદર્શિત સ્ટીરિયોટેક્ટિક સર્જરી અને રેડિયોસર્જરીમાં ઇન્ટ્રાકાર્નિયલ ગાંઠો, ધમનીયુક્ત વિકૃતિઓ અને અન્ય શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા સારવારપાત્ર પરિસ્થિતિઓની સારવાર માટે પણ થાય છે. નેક કોન્ટ્રાસ્ટ સીટી સામાન્ય રીતે પુખ્ત વયના લોકોમાં ગરદનના સમૂહ માટે પસંદગીનો પ્રારંભિક અભ્યાસ છે. થાઇરોઇડનું સીટી થાઇરોઇડ કેન્સરના મૂલ્યાંકનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સીટી સ્કેન ઘણીવાર આકસ્મિક રીતે થાઇરોઇડની અસાધારણતા શોધે છે, અને તેથી ઘણીવાર થાઇરોઇડની અસામાન્યતા માટે પસંદગીની તપાસ પદ્ધતિ છે. ફેફસાના પેશીઓ ફેફસાના પેરેન્કાઇમામાં તીવ્ર અને ક્રોનિક બંને ફેરફારો શોધવા માટે સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે અહીં ખાસ કરીને સુસંગત છે કારણ કે સામાન્ય દ્વિ-પરિમાણીય એક્સ-રે આવી ખામીઓ દર્શાવતા નથી. શંકાસ્પદ અસામાન્યતાના આધારે વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એમ્ફિસેમા અને ફાઇબ્રોસિસ જેવી લાંબી ઇન્ટર્સ્ટિશલ પ્રક્રિયાઓના મૂલ્યાંકન માટે, ઉચ્ચ અવકાશી આવર્તન પુનર્નિર્માણ સાથેના પાતળા વિભાગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; ઘણીવાર સ્કેન પ્રેરણા અને સમાપ્તિ બંને પર કરવામાં આવે છે. આ વિશેષ તકનીકને ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન સીટી કહેવામાં આવે છે જે ફેફસાના નમૂનાનું ઉત્પાદન કરે છે, સતત છબીઓનું નહીં. શ્વાસનળીની દિવાલની જાડાઈ ફેફસાના સીટી પર જોઈ શકાય છે અને સામાન્ય રીતે (પરંતુ હંમેશા નહીં) શ્વાસનળીની બળતરા સૂચવે છે. લક્ષણોની ગેરહાજરીમાં આકસ્મિક રીતે જોવા મળતી ગાંઠ (જેને કેટલીકવાર ઇન્સિડેન્ટાલોમા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) એ ચિંતા ઉભી કરી શકે છે કે તે ગાંઠનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે, ક્યાં તો સૌમ્ય અથવા જીવલેણ. કદાચ ભયથી સમજાવીને, દર્દીઓ અને ડોકટરો કેટલીકવાર સીટી સ્કેનના સઘન સમયપત્રક માટે સંમત થાય છે, કેટલીકવાર દર ત્રણ મહિના સુધી અને ભલામણ કરેલી માર્ગદર્શિકાથી આગળ, ગાંઠો પર દેખરેખ રાખવાના પ્રયાસમાં. જો કે, સ્થાપિત માર્ગદર્શિકાઓ સલાહ આપે છે કે કેન્સરનો અગાઉનો ઇતિહાસ ધરાવતા દર્દીઓ અને જેમના નક્કર ગાંઠો બે વર્ષના સમયગાળામાં વધ્યા નથી, તેમને કોઈ જીવલેણ કેન્સર થવાની શક્યતા નથી. આ કારણોસર, અને કારણ કે કોઈ સંશોધન સહાયક પુરાવા પ્રદાન કરતું નથી કે સઘન દેખરેખ વધુ સારા પરિણામો આપે છે, અને સીટી સ્કેન કરવા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને કારણે, દર્દીઓએ સ્થાપિત માર્ગદર્શિકા દ્વારા ભલામણ કરાયેલ કરતાં વધુ સીટી સ્ક્રિનિંગ મેળવવું જોઈએ નહીં. એન્જીયોગ્રાફી કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એન્જીયોગ્રાફી (સીટીએ) એ સમગ્ર શરીરમાં ધમનીઓ અને નસોની કલ્પના કરવા માટેનો એક પ્રકારનો વિપરીત સીટી છે. આ મગજની સેવા કરતી ધમનીઓથી લઈને ફેફસાં, કિડની, હાથ અને પગમાં લોહી લાવનારી ધમનીઓ સુધીની શ્રેણી છે. આ પ્રકારની પરીક્ષાનું ઉદાહરણ સીટી પલ્મોનરી એન્જીયોગ્રામ (સીટીપીએ) છે જેનો ઉપયોગ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (પીઈ) નું નિદાન કરવા માટે થાય છે. તે પલ્મોનરી ધમનીઓની છબી મેળવવા માટે ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી અને આયોડિન આધારિત કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટનો ઉપયોગ કરે છે. હૃદયની સીટી સ્કેન કાર્ડિયાક અથવા કોરોનરી એનાટોમી વિશે જ્ઞાન મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે, કાર્ડિયાક સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ કોરોનરી ધમની રોગને શોધવા, નિદાન કરવા અથવા અનુસરવા માટે થાય છે. તાજેતરમાં સીટીએ ટ્રાન્સકેથેટર માળખાકીય હૃદય હસ્તક્ષેપોના ઝડપથી વિકસતા ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, ખાસ કરીને ટ્રાન્સકેથેટર રિપેર અને હૃદયના વાલ્વને બદલવામાં. કાર્ડિયાક સીટી સ્કેનીંગના મુખ્ય સ્વરૂપો છેઃ કોરોનરી સીટી એન્જીયોગ્રાફી (સી. સી. ટી. એ.): હૃદયની કોરોનરી ધમનીઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સીટીનો ઉપયોગ. વિષયને રેડિયોકોન્ટ્રાષ્ટનું નસમાં ઈન્જેક્શન મળે છે, અને પછી હાઈ-સ્પીડ સીટી સ્કેનરનો ઉપયોગ કરીને હૃદયને સ્કેન કરવામાં આવે છે, જે રેડિયોલોજિસ્ટ્સને કોરોનરી ધમનીઓમાં અવરોધની માત્રાનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે, સામાન્ય રીતે કોરોનરી ધમની રોગનું નિદાન કરવા માટે. કોરોનરી સીટી કેલ્શિયમ સ્કેનઃ કોરોનરી ધમની રોગની ગંભીરતાના મૂલ્યાંકન માટે પણ વપરાય છે. ખાસ કરીને, તે કોરોનરી ધમનીઓમાં કેલ્શિયમની થાપણો જુએ છે જે ધમનીઓને સાંકડી કરી શકે છે અને હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારી શકે છે. એક લાક્ષણિક કોરોનરી સીટી કેલ્શિયમ સ્કેન રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટના ઉપયોગ વિના કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે સંભવતઃ વિપરીત-ઉન્નત છબીઓમાંથી પણ કરી શકાય છે. એનાટોમીની વધુ સારી રીતે કલ્પના કરવા માટે, છબીઓની પ્રક્રિયા પછી સામાન્ય છે. સૌથી સામાન્ય મલ્ટિપ્લેનાર રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ (એમ. પી. આર.) અને વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ છે. વધુ જટિલ શરીરરચનાઓ અને પ્રક્રિયાઓ માટે, જેમ કે હૃદયના વાલ્વના હસ્તક્ષેપો, ઊંડી સમજણ મેળવવા માટે આ સીટી છબીઓના આધારે સાચું 3D પુનર્નિર્માણ અથવા 3D પ્રિન્ટ બનાવવામાં આવે છે. પેટ અને પેલ્વિસ સીટી એ ક્રોહન રોગ, જીઆઇટી રક્તસ્રાવ, અને કેન્સરનું નિદાન અને સ્ટેજીંગ જેવા પેટના રોગોના નિદાન માટે એક સચોટ તકનીક છે, તેમજ પ્રતિક્રિયાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કેન્સરની સારવાર પછી ફોલો-અપ છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે તીવ્ર પેટના દુખાવાની તપાસ માટે થાય છે. બિન-ઉન્નત ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી આજે પેશાબની પથરીનું નિદાન કરવા માટેનું સુવર્ણ ધોરણ છે. પથ્થરોના કદ, કદ અને ઘનતાનો અંદાજ ચિકિત્સકોને વધુ સારવારમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે કરી શકાય છે; પથ્થરના સ્વયંસ્ફુરિત માર્ગની આગાહી કરવામાં કદ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. અક્ષીય હાડપિંજર અને હાથપગ અક્ષીય હાડપિંજર અને હાથપગ માટે, સીટીનો ઉપયોગ ઘણીવાર જટિલ અસ્થિભંગની છબી બનાવવા માટે થાય છે, ખાસ કરીને સાંધાઓની આસપાસ, કારણ કે તે બહુવિધ વિમાનોમાં રસના ક્ષેત્રનું પુનઃનિર્માણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અસ્થિભંગ, અસ્થિબંધનની ઇજાઓ અને અવ્યવસ્થાઓને 0.2 મીમી રિઝોલ્યુશન સાથે સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. આધુનિક દ્વિ-ઊર્જા સીટી સ્કેનર્સ સાથે, ઉપયોગના નવા ક્ષેત્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે સંધિવા નિદાનમાં મદદ કરવી. બાયોમિકેનિકલ ઉપયોગ સીટીનો ઉપયોગ બાયોમિકેનિક્સમાં જૈવિક પેશીઓની ભૂમિતિ, શરીરરચના, ઘનતા અને સ્થિતિસ્થાપક મોડુલીને ઝડપથી જાહેર કરવા માટે થાય છે. અન્ય ઉપયોગો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ ઔદ્યોગિક સીટી સ્કેનીંગ (ઔદ્યોગિક ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રાફી) એ એક એવી પ્રક્રિયા છે જે એક્સ-રે સાધનોનો ઉપયોગ બાહ્ય અને આંતરિક બંને ઘટકોની 3D રજૂઆત કરવા માટે કરે છે. ઔદ્યોગિક સીટી સ્કેનીંગનો ઉપયોગ ઉદ્યોગના ઘણા ક્ષેત્રોમાં ઘટકોના આંતરિક નિરીક્ષણ માટે કરવામાં આવે છે. સીટી સ્કેનીંગ માટેના કેટલાક મુખ્ય ઉપયોગો ખામી શોધ, નિષ્ફળતા વિશ્લેષણ, મેટ્રોલોજી, એસેમ્બલી વિશ્લેષણ, છબી-આધારિત મર્યાદિત તત્વ પદ્ધતિઓ અને રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન્સ છે. સીટી સ્કેનીંગનો ઉપયોગ સંગ્રહાલયની કલાકૃતિઓના ઇમેજિંગ અને સંરક્ષણમાં પણ થાય છે. ઉડ્ડયન સુરક્ષા સીટી સ્કેનીંગને પરિવહન સુરક્ષા (મુખ્યત્વે એરપોર્ટ સુરક્ષા) માં પણ એક એપ્લિકેશન મળી છે જ્યાં તેનો ઉપયોગ હાલમાં વિસ્ફોટકો શોધવા માટે સામગ્રી વિશ્લેષણ સંદર્ભમાં થાય છે સીટીએક્સ (વિસ્ફોટક-શોધ ઉપકરણ) અને કમ્પ્યુટર વિઝન આધારિત ઓબ્જેક્ટ રેકગ્નિશન એલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ કરીને સ્વચાલિત સામાન/પાર્સલ સુરક્ષા સ્કેનીંગ માટે પણ વિચારણા હેઠળ છે જે 3ડી દેખાવ (દા. ત. એરપોર્ટ સુરક્ષા) પર આધારિત ચોક્કસ જોખમી વસ્તુઓની શોધને લક્ષ્ય બનાવે છે. બંદૂકો, છરીઓ, પ્રવાહી કન્ટેનર). માર્ચ 2022 માં શેનોન એરપોર્ટ પર પાયોનિયર કરવામાં આવેલા એરપોર્ટ સુરક્ષામાં તેના ઉપયોગથી ત્યાં 100 મિલીથી વધુ પ્રવાહી પરના પ્રતિબંધનો અંત આવ્યો છે, આ પગલું કે જે હિથ્રો એરપોર્ટ 1 ડિસેમ્બર 2022 ના રોજ સંપૂર્ણ રોલ-આઉટ કરવાની યોજના ધરાવે છે અને TSA એ ઉનાળામાં લાઇવ થવા માટે તૈયાર 1,000 થી વધુ સ્કેનર્સના ઓર્ડર પર $781.2 મિલિયન ખર્ચ્યા છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ઉપયોગ એક્સ-રે સીટીનો ઉપયોગ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અભ્યાસોમાં કવાયતના કેન્દ્રની અંદરની સામગ્રીને ઝડપથી જાહેર કરવા માટે થાય છે. પાયરાઇટ અને બેરાઇટ જેવા ગાઢ ખનીજ વધુ તેજસ્વી દેખાય છે અને માટી જેવા ઓછા ગાઢ ઘટકો સીટી છબીઓમાં નીરસ દેખાય છે. સાંસ્કૃતિક વારસાનો ઉપયોગ એક્સ-રે સીટી અને માઇક્રો-સીટીનો ઉપયોગ સાંસ્કૃતિક વારસાની વસ્તુઓના સંરક્ષણ અને જાળવણી માટે પણ થઈ શકે છે. ઘણા નાજુક પદાર્થો માટે, સીધા સંશોધન અને નિરીક્ષણ નુકસાનકારક હોઈ શકે છે અને સમય જતાં પદાર્થને અધોગતિ કરી શકે છે. સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ કરીને, સંરક્ષક અને સંશોધકો તેઓ જે વસ્તુઓનું અન્વેષણ કરી રહ્યા છે તેની સામગ્રી રચના નક્કી કરવામાં સક્ષમ છે, જેમ કે સ્ક્રોલના સ્તરો સાથે શાહીની સ્થિતિ, કોઈપણ વધારાના નુકસાન વિના. આ સ્કેન એન્ટિકૈથેરા મિકેનિઝમની કામગીરી અથવા એન-ગેડી સ્ક્રોલના બળી ગયેલા બાહ્ય સ્તરોની અંદર છુપાયેલા લખાણ પર કેન્દ્રિત સંશોધન માટે શ્રેષ્ઠ રહ્યા છે. જો કે, તેઓ આ પ્રકારના સંશોધન પ્રશ્નોના દરેક વિષય માટે શ્રેષ્ઠ નથી, કારણ કે હર્ક્યુલાનિયમ પપાયરી જેવી કેટલીક કલાકૃતિઓ છે જેમાં પદાર્થની અંદરની બાજુએ સામગ્રીની રચનામાં બહુ ઓછી ભિન્નતા હોય છે. આ પદાર્થોને સ્કેન કર્યા પછી, આ પદાર્થોની અંદરની તપાસ કરવા માટે કોમ્પ્યુટેશનલ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેમ કે એન-ગેડી સ્ક્રોલ અને હર્ક્યુલાનિયમ પપાયરીના વર્ચ્યુઅલ અનરેપિંગ સાથે થયું હતું. માઇક્રો-સીટી હજી પણ સીલબંધ ઐતિહાસિક પત્રવ્યવહાર જેવી વધુ તાજેતરની કલાકૃતિઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે પણ ઉપયોગી સાબિત થયું છે, જેમાં લેટરલોકિંગ (જટિલ ફોલ્ડિંગ અને કટ્સ) ની તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે "ચેડા-સ્પષ્ટ લોકિંગ મિકેનિઝમ" પ્રદાન કરે છે. પુરાતત્ત્વશાસ્ત્રમાં ઉપયોગના કિસ્સાઓના વધુ ઉદાહરણો શબપેટી અથવા સિરામિક્સની સામગ્રીનું ઇમેજિંગ છે. તાજેતરમાં, એમ્સ્ટર્ડમમાં સીડબ્લ્યુઆઇએ ઇન્ટએસીટી નામના માળખામાં વિગતોની અંદર આર્ટ ઓબ્જેક્ટની તપાસ કરવા માટે રિજક્સમ્યુઝિયમ સાથે સહયોગ કર્યો છે. સુક્ષ્મસજીવો પર સંશોધન વિવિધ પ્રકારની ફૂગ લાકડાને જુદી જુદી માત્રામાં ઘટાડી શકે છે, બેલ્જિયમના એક સંશોધન જૂથ દ્વારા એક્સ-રે સીટી 3 પરિમાણનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સબ-માઇક્રોન રિઝોલ્યુશન સાથે ફૂગનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં 0.6 માઇક્રોનના માઇક્રોપોર્સમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. લાકડાની લાકડાની મિલ લાકડાના ઉત્પાદનના કુલ મૂલ્યમાં સુધારો કરવા માટે ગોળાકાર ખામીઓ, ઉદાહરણ તરીકે ગાંઠો શોધવા માટે ઔદ્યોગિક સીટી સ્કેનર્સનો ઉપયોગ કરે છે. મોટાભાગની લાકડાની મિલો લાંબા ગાળે ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા માટે આ મજબૂત શોધ સાધનનો સમાવેશ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, જો કે પ્રારંભિક રોકાણ ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચો છે. માઇક્રોટેક એક લોગ સ્કેનર ઉત્પાદક છે, જેનું મુખ્ય મથક ઇટાલીમાં છે. પરિણામોનું અર્થઘટન પ્રસ્તુતિ સીટી સ્કેનનું પરિણામ એ વોક્સલ્સનું પ્રમાણ છે, જે વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા માનવ નિરીક્ષક સમક્ષ રજૂ કરી શકાય છે, જે વ્યાપકપણે નીચેની શ્રેણીઓમાં બંધબેસે છેઃ સ્લાઇસીસ (વિવિધ જાડાઈના). પાતળા ટુકડાને સામાન્ય રીતે 3 મીમીથી ઓછી જાડાઈ દર્શાવતા વિમાનો તરીકે ગણવામાં આવે છે. જાડા ટુકડાને સામાન્ય રીતે 3 મીમી અને 5 મીમી વચ્ચેની જાડાઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વિમાનો તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહત્તમ તીવ્રતા પ્રક્ષેપણ અને સરેરાશ તીવ્રતા પ્રક્ષેપણ વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ (વી. આર.) સહિત પ્રક્ષેપણ, તકનીકી રીતે, જ્યારે 2-પરિમાણીય પ્રદર્શન પર જોવામાં આવે ત્યારે તમામ વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ અંદાજો બની જાય છે, જે અંદાજો અને વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ વચ્ચેનો તફાવત થોડો અસ્પષ્ટ બનાવે છે. વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ મોડેલોના એપિટોમ્સ વાસ્તવિક અને અવલોકનક્ષમ રજૂઆતો બનાવવા માટે ઉદાહરણ તરીકે રંગ અને છાયાનું મિશ્રણ દર્શાવે છે. દ્વિ-પરિમાણીય સીટી છબીઓ પરંપરાગત રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે જેથી દૃશ્ય દર્દીના પગથી તેને જોવું હોય. તેથી, છબીની ડાબી બાજુ દર્દીની જમણી અને ઊલટું હોય છે, જ્યારે છબીમાં અગ્રવર્તી પણ દર્દીની અગ્રવર્તી અને ઊલટું હોય છે. આ ડાબી-જમણી બાજુની અદલાબદલી એ દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ છે કે જ્યારે દાક્તરો સામાન્ય રીતે દર્દીઓની સામે સ્થિત હોય ત્યારે વાસ્તવિકતામાં હોય છે. સીટી સ્કેનીંગ દ્વારા મેળવેલ છબીમાં ગ્રેસ્કેલ પિક્સેલ્સ સંબંધિત કિરણોત્સર્ગની દ્રષ્ટિએ પ્રદર્શિત થાય છે. પિક્સેલ પોતે પેશી (ઓ) ના સરેરાશ એટેન્યુએશન અનુસાર પ્રદર્શિત થાય છે જે તે હાઉન્સફિલ્ડ સ્કેલ પર + 3,071 (સૌથી વધુ એટેન્યુએટિંગ) થી −1,024 (ઓછામાં ઓછું એટેન્યુએટિંગ) ના સ્કેલ પર અનુરૂપ છે. પિક્સેલ એ મેટ્રિક્સ કદ અને દૃશ્ય ક્ષેત્ર પર આધારિત દ્વિ-પરિમાણીય એકમ છે. જ્યારે સીટી સ્લાઇસની જાડાઈને પણ ફેક્ટર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એકમને વોક્સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ત્રિ-પરિમાણીય એકમ છે. પાણીમાં 0 હાઉન્સફિલ્ડ એકમો (એચયુ) ની ક્ષીણતા હોય છે, જ્યારે હવા −1,000 એચયુ હોય છે, રદબાતલ અસ્થિ સામાન્ય રીતે + 400 એચયુ હોય છે, અને કરોડરજ્જુનું અસ્થિ 2,000 એચયુ સુધી પહોંચી શકે છે. ધાતુ પ્રત્યારોપણનું ક્ષીણિકરણ વપરાયેલ તત્વની અણુ સંખ્યા પર આધાર રાખે છેઃ ટાઇટેનિયમમાં સામાન્ય રીતે + 1000 એચયુની માત્રા હોય છે, આયર્ન સ્ટીલ એક્સ-રેને સંપૂર્ણપણે અવરોધિત કરી શકે છે અને તેથી, ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રામમાં જાણીતી રેખા-કલાકૃતિઓ માટે જવાબદાર છે. કલાકૃતિઓ ઓછી અને ઉચ્ચ-ગીચતા ધરાવતી સામગ્રી વચ્ચેના અચાનક પરિવર્તનને કારણે થાય છે, જે ડેટા મૂલ્યોમાં પરિણમે છે જે પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ગતિશીલ શ્રેણી કરતાં વધી જાય છે. વિન્ડો સીટી ડેટા સેટમાં ખૂબ જ ઉચ્ચ ગતિશીલ શ્રેણી હોય છે જેને ડિસ્પ્લે અથવા પ્રિન્ટિંગ માટે ઘટાડવી આવશ્યક છે. આ સામાન્ય રીતે "વિન્ડોઇંગ" ની પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે પિક્સેલ મૂલ્યોની શ્રેણી ("વિન્ડો") ને ગ્રેસ્કેલ રેમ્પ પર મેપ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મગજની સીટી છબીઓ સામાન્ય રીતે 0 એચયુથી 80 એચયુ સુધી વિસ્તરેલી બારી સાથે જોવામાં આવે છે. 0 અને તેનાથી નીચલા પિક્સેલ મૂલ્યો કાળા રંગમાં દર્શાવવામાં આવે છે; 80 અને તેનાથી વધુના મૂલ્યો સફેદ રંગમાં દર્શાવવામાં આવે છે; બારીની અંદરના મૂલ્યો બારીની અંદરની સ્થિતિના પ્રમાણમાં ભૂખરા રંગની તીવ્રતા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ડિસ્પ્લે માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વિન્ડો ઓબ્જેક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટની એક્સ-રે ઘનતા સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ, જેથી દૃશ્યમાન વિગતોને શ્રેષ્ઠ બનાવી શકાય. વિન્ડો પહોળાઈ અને વિન્ડો સ્તર પરિમાણોનો ઉપયોગ સ્કેનની વિન્ડોઇંગને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે. મલ્ટિપ્લેનર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ પ્રોજેક્શન્સ મલ્ટિપ્લેનર રિકન્સ્ટ્રક્શન (એમ. પી. આર.) એ એક એનાટોમિકલ પ્લેન (સામાન્ય રીતે ત્રાંસી) માંથી અન્ય પ્લેનમાં ડેટાને રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા છે. તેનો ઉપયોગ પાતળા ટુકડાઓ તેમજ અંદાજો માટે થઈ શકે છે. મલ્ટિપ્લેનર પુનર્નિર્માણ શક્ય છે કારણ કે વર્તમાન સીટી સ્કેનર્સ લગભગ આઇસોટ્રોપિક રીઝોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે. લગભગ દરેક સ્કેનમાં એમ. પી. આર. નો ઉપયોગ થાય છે. તેની સાથે કરોડરજ્જુની વારંવાર તપાસ કરવામાં આવે છે. અક્ષીય સમતલમાં કરોડરજ્જુની છબી એક સમયે માત્ર એક જ કરોડરજ્જુનું હાડકું બતાવી શકે છે અને અન્ય કરોડરજ્જુના હાડકાં સાથે તેનો સંબંધ બતાવી શકતી નથી. અન્ય પ્લેનમાં ડેટાને ફરીથી ગોઠવીને, સાગિટ્ટલ અને કોરોનલ પ્લેનમાં સંબંધિત સ્થિતિનું વિઝ્યુલાઇઝેશન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. નવું સોફ્ટવેર બિન-ઓર્થોગોનલ (ત્રાંસુ) વિમાનોમાં ડેટાના પુનર્નિર્માણની મંજૂરી આપે છે, જે ઓર્થોગોનલ વિમાનોમાં ન હોય તેવા અવયવોના વિઝ્યુલાઇઝેશનમાં મદદ કરે છે. તે શ્વાસનળીની શારીરિક રચનાના વિઝ્યુલાઇઝેશન માટે વધુ યોગ્ય છે કારણ કે તે સ્કેનની દિશામાં ઓર્થોગોનલ નથી. વક્ર-સમતલ પુનર્નિર્માણ (અથવા વક્ર સમતલીય સુધારણા = CPR) મુખ્યત્વે જહાજોના મૂલ્યાંકન માટે કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું પુનર્નિર્માણ જહાજમાં વળાંકને સીધો કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી એક જ છબીમાં અથવા બહુવિધ છબીઓમાં આખા જહાજની કલ્પના કરવામાં મદદ મળે છે. વાસણને "સીધું" કર્યા પછી, ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર અને લંબાઈ જેવા માપ કરી શકાય છે. આ શસ્ત્રક્રિયાની પ્રક્રિયાના શસ્ત્રક્રિયાના પૂર્વ મૂલ્યાંકનમાં મદદરૂપ થાય છે. ગુણવત્તાની ખાતરી અને બાહ્ય બીમ રેડિયોથેરાપીના આયોજન માટે રેડિયેશન થેરાપીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા 2D અંદાજો માટે, ડિજિટલ રીતે પુનઃનિર્મિત રેડિયોગ્રાફ્સ સહિત, બીમનું આંખનું દૃશ્ય જુઓ. વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ રેડિયોડેન્સિટીનું થ્રેશોલ્ડ મૂલ્ય સંચાલક દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે (દા. ત., એક સ્તર જે હાડકાને અનુરૂપ હોય છે). એજ ડિટેક્શન ઇમેજ પ્રોસેસિંગ એલ્ગોરિધમ્સની મદદથી પ્રારંભિક ડેટામાંથી 3D મોડેલ બનાવી શકાય છે અને સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કરી શકાય છે. બહુવિધ નમૂનાઓ મેળવવા માટે વિવિધ થ્રેશોલ્ડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, દરેક એનાટોમિકલ ઘટક જેમ કે સ્નાયુ, અસ્થિ અને કોમલાસ્થિને તેમને આપવામાં આવેલા વિવિધ રંગોના આધારે અલગ કરી શકાય છે. જો કે, કામગીરીની આ રીત આંતરિક રચનાઓ બતાવી શકતી નથી. સરફેસ રેન્ડરિંગ એ મર્યાદિત તકનીક છે કારણ કે તે માત્ર એવી સપાટીઓ પ્રદર્શિત કરે છે જે ચોક્કસ થ્રેશોલ્ડ ઘનતાને પૂર્ણ કરે છે, અને જે દર્શક તરફ હોય છે. જો કે, વોલ્યુમ રેન્ડરિંગમાં, પારદર્શિતા, રંગો અને શેડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે એક જ છબીમાં વોલ્યુમ રજૂ કરવાનું સરળ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પેલ્વિક હાડકાંને અર્ધ-પારદર્શક તરીકે પ્રદર્શિત કરી શકાય છે, જેથી છબીનો એક ભાગ ત્રાંસા ખૂણા પર જોવામાં પણ બીજો ભાગ છુપાતો નથી. છબીની ગુણવત્તા માત્રા વિરુદ્ધ છબીની ગુણવત્તા આજે રેડીયોલોજીમાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે છબીની ગુણવત્તા સાથે સમાધાન કર્યા વિના સીટી પરીક્ષાઓ દરમિયાન કિરણોત્સર્ગની માત્રા કેવી રીતે ઘટાડવી. સામાન્ય રીતે, ઉચ્ચ કિરણોત્સર્ગના ડોઝ ઉચ્ચ-રીઝોલ્યુશન છબીઓમાં પરિણમે છે, જ્યારે ઓછા ડોઝ છબીના અવાજમાં વધારો કરે છે અને અસ્પષ્ટ છબીઓ તરફ દોરી જાય છે. જો કે, વધેલા ડોઝથી પ્રતિકૂળ આડઅસરો વધે છે, જેમાં કિરણોત્સર્ગ-પ્રેરિત કેન્સરનું જોખમ સામેલ છે-ચાર તબક્કાની પેટની સીટી 300 છાતીના એક્સ-રે જેવી જ કિરણોત્સર્ગની માત્રા આપે છે. સીટી સ્કેન દરમિયાન આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં ઘટાડો કરી શકે તેવી ઘણી પદ્ધતિઓ અસ્તિત્વમાં છે. નવી સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી જરૂરી કિરણોત્સર્ગની માત્રાને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે. નવા પુનરાવર્તિત ટોમોગ્રાફિક પુનર્નિર્માણ અલ્ગોરિધમ્સ (દા. ત., પુનરાવર્તિત સ્પાર્સ એસિમ્પ્ટોટિક મિનિમમ વેરિયન્સ) ઉચ્ચ કિરણોત્સર્ગ માત્રાની જરૂર વગર સુપર-રીઝોલ્યુશન પ્રદાન કરી શકે છે. તપાસને વ્યક્તિગત બનાવો અને તપાસવામાં આવેલા શરીરના પ્રકાર અને શરીરના અંગો અનુસાર કિરણોત્સર્ગની માત્રાને વ્યવસ્થિત કરો. શરીરના વિવિધ પ્રકારો અને અવયવોને વિવિધ માત્રામાં કિરણોત્સર્ગની જરૂર પડે છે. ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન હંમેશા યોગ્ય નથી, જેમ કે નાના પલ્મોનરી સમૂહની શોધ. કલાકૃતિઓ સીટી દ્વારા ઉત્પાદિત છબીઓ સામાન્ય રીતે સ્કેન કરેલા જથ્થાની વફાદાર રજૂઆત હોવા છતાં, આ તકનીક સંખ્યાબંધ કલાકૃતિઓ માટે સંવેદનશીલ છે, જેમ કે નીચે મુજબઃ પ્રકરણો 3 અને 5 સ્ટ્રીક્સ ઘણીવાર એવી સામગ્રીની આસપાસ જોવા મળે છે જે મોટાભાગના એક્સ-રેને અવરોધે છે, જેમ કે ધાતુ અથવા અસ્થિ. અસંખ્ય પરિબળો આ રેખાઓમાં ફાળો આપે છેઃ અંડર સેમ્પલિંગ, ફોટોન ભૂખમરો, ગતિ, બીમ સખ્તાઇ અને કોમ્પટન સ્કેટર. આ પ્રકારની કલાકૃતિ સામાન્ય રીતે મગજના પશ્ચાદવર્તી ફોસામાં થાય છે, અથવા જો ત્યાં ધાતુ પ્રત્યારોપણ હોય છે. નવી પુનર્નિર્માણ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને છટાઓ ઘટાડી શકાય છે. મેટલ આર્ટિફેક્ટ રિડક્શન (MAR) જેવા અભિગમો પણ આ આર્ટિફેક્ટને ઘટાડી શકે છે. એમ. એ. આર. તકનીકોમાં સ્પેક્ટ્રલ ઇમેજિંગનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં સી. ટી. છબીઓ વિવિધ ઉર્જા સ્તરોના ફોટોન સાથે લેવામાં આવે છે, અને પછી જી. એસ. આઈ. (જેમસ્ટોન સ્પેક્ટ્રલ ઇમેજિંગ) જેવા વિશેષ સોફ્ટવેર સાથે મોનોક્રોમેટિક છબીઓમાં સંશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. આંશિક વોલ્યુમ અસર આ ધારની "ઝાંખી" તરીકે દેખાય છે. તેનું કારણ એ છે કે સ્કેનર ઓછી માત્રામાં ઉચ્ચ-ઘનતા ધરાવતી સામગ્રી (દા. ત. અસ્થિ) અને ઓછી ઘનતા ધરાવતી મોટી માત્રા (દા. ત. કોમલાસ્થિ) વચ્ચે તફાવત કરવામાં અસમર્થ છે. પુનર્નિર્માણ ધારે છે કે દરેક વોક્સેલની અંદર એક્સ-રે એટેન્યુએશન એકરૂપ છે; તીક્ષ્ણ ધાર પર આવું ન પણ હોઈ શકે. આ સામાન્ય રીતે ઝેડ-દિશા (ક્રેનિઓકાઉડલ દિશા) માં જોવા મળે છે, જે અત્યંત અનિસોટ્રોપિક વોક્સેલ્સના પરંપરાગત ઉપયોગને કારણે છે, જે ઇન-પ્લેન રિઝોલ્યુશન કરતાં પ્લેનની બહારનું રિઝોલ્યુશન ઘણું ઓછું ધરાવે છે. પાતળા સ્લાઇસેસનો ઉપયોગ કરીને સ્કેનીંગ કરીને અથવા આધુનિક સ્કેનર પર આઇસોટ્રોપિક એક્વિઝિશન દ્વારા આને આંશિક રીતે દૂર કરી શકાય છે. રિંગ આર્ટિફેક્ટ કદાચ સૌથી સામાન્ય યાંત્રિક આર્ટિફેક્ટ છે, એક અથવા ઘણી "રિંગ્સ" ની છબી છબીમાં દેખાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ખામી અથવા ખોટી ગણતરીને કારણે દ્વિ-પરિમાણીય એક્સ-રે ડિટેક્ટરમાં વ્યક્તિગત ઘટકોના પ્રતિભાવમાં ફેરફારોને કારણે થાય છે. રીંગ કલાકૃતિઓને મોટાભાગે તીવ્રતા સામાન્યીકરણ દ્વારા ઘટાડી શકાય છે, જેને સપાટ ક્ષેત્ર સુધારણા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બાકીની વીંટીઓને ધ્રુવીય અવકાશમાં પરિવર્તન દ્વારા દબાવી શકાય છે, જ્યાં તેઓ રેખીય પટ્ટાઓ બની જાય છે. એક્સ-રે ટોમોગ્રાફી છબીઓ પર રિંગ આર્ટિફેક્ટ ઘટાડાનું તુલનાત્મક મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે સિજબર અને પોસ્ટનોવની પદ્ધતિ રિંગ આર્ટિફેક્ટને અસરકારક રીતે દબાવી શકે છે. ઘોંઘાટ આ છબી પર અનાજ તરીકે દેખાય છે અને તે નીચા સિગ્નલ અને ઘોંઘાટ ગુણોત્તરને કારણે થાય છે. આ વધુ સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે પાતળા ટુકડાની જાડાઈનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે ત્યારે પણ થઈ શકે છે જ્યારે એક્સ-રે ટ્યુબને પૂરી પાડવામાં આવતી શક્તિ એનાટોમીમાં પ્રવેશવા માટે અપૂરતી હોય. વિન્ડમિલ સ્ટ્રીકિંગ દેખાવ ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે ડિટેક્ટર્સ પુનર્નિર્માણ પ્લેનને છેદે છે. આને ફિલ્ટર અથવા પિચમાં ઘટાડો કરીને ઘટાડી શકાય છે. બીમ સખ્તાઇ જ્યારે ગ્રેસ્કેલને ઊંચાઈ તરીકે જોવામાં આવે ત્યારે આ "કપ્ડ દેખાવ" આપી શકે છે. તે થાય છે કારણ કે એક્સ-રે ટ્યુબ જેવા પરંપરાગત સ્રોતો પોલિક્રોમેટિક વર્ણપટ બહાર કાઢે છે. ઉચ્ચ ફોટોન ઊર્જા સ્તરના ફોટોન સામાન્ય રીતે ઓછા ક્ષીણ થાય છે. આને કારણે, ઑબ્જેક્ટને પસાર કરતી વખતે સ્પેક્ટ્રમની સરેરાશ ઊર્જા વધે છે, જેને ઘણીવાર "સખત" તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. જો સુધારવામાં ન આવે તો આ સામગ્રીની જાડાઈને વધુને વધુ ઓછો અંદાજિત અસર તરફ દોરી જાય છે. આ કલાકૃતિને સુધારવા માટે ઘણા અલ્ગોરિધમ્સ અસ્તિત્વમાં છે. તેમને મોનો-અને બહુ-સામગ્રી પદ્ધતિઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. ફાયદા પરંપરાગત દ્વિ-પરિમાણીય તબીબી રેડીયોગ્રાફી કરતાં સીટી સ્કેનીંગના ઘણા ફાયદા છે. પ્રથમ, સીટી રસના વિસ્તારની બહાર માળખાઓની છબીઓના સુપરઇમ્પોઝિશનને દૂર કરે છે. બીજું, સીટી સ્કેનમાં વધુ છબી રીઝોલ્યુશન હોય છે, જે વધુ સારી વિગતોની તપાસને સક્ષમ કરે છે. સીટી એ પેશીઓ વચ્ચે તફાવત કરી શકે છે જે કિરણોત્સર્ગી ઘનતામાં 1 ટકા કે તેથી ઓછો તફાવત ધરાવે છે. ત્રીજું, સીટી સ્કેનીંગ મલ્ટિપ્લેનાર રિફોર્મેટેડ ઇમેજિંગને સક્ષમ કરે છેઃ સ્કેન ડેટાને નિદાન કાર્યના આધારે ત્રાંસા (અથવા અક્ષીય), કોરોનલ અથવા સાગિટ્ટલ પ્લેનમાં જોઈ શકાય છે. સીટીના સુધારેલા રિઝોલ્યુશનથી નવી તપાસના વિકાસને મંજૂરી મળી છે. ઉદાહરણ તરીકે, સીટી એન્જીયોગ્રાફી કેથેટરના આક્રમક નિવેશને ટાળે છે. સીટી સ્કેનીંગ પરંપરાગત કોલોનોસ્કોપી કરતાં દર્દી માટે વધુ ચોકસાઈ અને ઓછી અગવડતા સાથે વર્ચ્યુઅલ કોલોનોસ્કોપી કરી શકે છે. વર્ચ્યુઅલ કોલોનોગ્રાફી ગાંઠોની તપાસ માટે બેરિયમ એનિમા કરતાં ઘણી વધુ સચોટ છે અને ઓછી કિરણોત્સર્ગ માત્રાનો ઉપયોગ કરે છે. સીટી એ મધ્યમથી ઉચ્ચ કિરણોત્સર્ગ નિદાન તકનીક છે. ચોક્કસ પરીક્ષા માટે કિરણોત્સર્ગની માત્રા બહુવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છેઃ વોલ્યુમ સ્કેન, દર્દીનું નિર્માણ, સ્કેન પ્રોટોકોલની સંખ્યા અને પ્રકાર, અને ઇચ્છિત રીઝોલ્યુશન અને છબીની ગુણવત્તા. બે હેલિકલ સીટી સ્કેનીંગ પરિમાણો, ટ્યુબ કરંટ અને પિચ, સરળતાથી ગોઠવી શકાય છે અને કિરણોત્સર્ગ પર ઊંડી અસર કરે છે. સીટી સ્કેનીંગ એ અગ્રવર્તી ઇન્ટરબોડી ફ્યુઝનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં દ્વિ-પરિમાણીય રેડિયોગ્રાફ્સ કરતાં વધુ સચોટ છે, જો કે તેઓ હજુ પણ ફ્યુઝનની હદને વધુ વાંચી શકે છે. પ્રતિકૂળ અસરો કેન્સર સીટી સ્કેનમાં વપરાતા કિરણોત્સર્ગ ડીએનએ અણુઓ સહિત શરીરના કોષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જે કિરણોત્સર્ગ-પ્રેરિત કેન્સર તરફ દોરી શકે છે. સીટી સ્કેનમાંથી પ્રાપ્ત થતા કિરણોત્સર્ગના ડોઝ બદલાતા રહે છે. સૌથી ઓછી માત્રા એક્સ-રે તકનીકોની તુલનામાં, સીટી સ્કેનમાં પરંપરાગત એક્સ-રે કરતા 100 થી 1,000 ગણી વધુ માત્રા હોઈ શકે છે. જો કે, કટિ મેરૂદંડના એક્સ-રેની માત્રા હેડ સીટી જેવી જ હોય છે. માધ્યમોના લેખો ઘણીવાર સૌથી ઓછી માત્રા ધરાવતી એક્સ-રે તકનીકો (છાતીનો એક્સ-રે) ની સરખામણી સૌથી વધુ માત્રા ધરાવતી સીટી તકનીકો સાથે કરીને સીટીની સંબંધિત માત્રાને અતિશયોક્તિ કરે છે. સામાન્ય રીતે, નિયમિત પેટની સીટીમાં ત્રણ વર્ષના સરેરાશ પૃષ્ઠભૂમિ કિરણોત્સર્ગની જેમ કિરણોત્સર્ગની માત્રા હોય છે. મોટા પાયે વસ્તી આધારિત અભ્યાસોએ સતત દર્શાવ્યું છે કે સીટી સ્કેનમાંથી ઓછી માત્રામાં કિરણોત્સર્ગ વિવિધ પ્રકારના કેન્સરમાં કેન્સરની ઘટનાઓ પર અસર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મોટી વસ્તી-આધારિત સમૂહમાં એવું જાણવા મળ્યું હતું કે 4 ટકા સુધી મગજના કેન્સર સીટી સ્કેન કિરણોત્સર્ગને કારણે થયા હતા. કેટલાક નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે ભવિષ્યમાં, તમામ કેન્સરમાંથી ત્રણથી પાંચ ટકા કેન્સર તબીબી ઇમેજિંગનું પરિણામ હશે. એક કરોડ 90 લાખ લોકોના ઓસ્ટ્રેલિયન અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ સમૂહમાં સીટી સ્કેનના સંપર્કમાં આવ્યા પછી કેન્સરની વધતી ઘટનાઓ મોટે ભાગે ઇરેડિયેશનને કારણે હતી. આ જૂથમાં, દર 1,800 સીટી સ્કેનમાંથી એક પછી વધારાનું કેન્સર થયું હતું. જો કેન્સર થવાનું આજીવન જોખમ 40 ટકા હોય તો સીટી પછી સંપૂર્ણ જોખમ 40.05% સુધી વધે છે. 1 થી 5 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં પુનરાવર્તિત સીટી સ્કેનમાંથી પસાર થતા દર્દીઓમાં સીટી સ્કેન કિરણોત્સર્ગના જોખમો ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. કેટલાક નિષ્ણાતો નોંધે છે કે સીટી સ્કેન "વધુ પડતા ઉપયોગમાં લેવાતા" હોવાનું જાણીતું છે, અને "સ્કેનના વર્તમાન ઊંચા દર સાથે સંકળાયેલા વધુ સારા આરોગ્ય પરિણામોના દુઃખદ રીતે બહુ ઓછા પુરાવા છે". બીજી બાજુ, ઉચ્ચ સંચિત ડોઝ મેળવનારા દર્દીઓના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરતા તાજેતરના પેપરમાં ઉચ્ચ સ્તરનો યોગ્ય ઉપયોગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ આ દર્દીઓ માટે કેન્સરના જોખમનો એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઊભો કરે છે. વધુમાં, એક અત્યંત નોંધપાત્ર તારણ જે અગાઉ નોંધવામાં આવ્યું ન હતું તે એ છે કે કેટલાક દર્દીઓને એક જ દિવસમાં સીટી સ્કેનમાંથી> 100 એમ. એસ. વી. ડોઝ મળ્યો હતો, જે પ્રવર્તમાન ટીકાઓનો પ્રતિકાર કરે છે જે કેટલાક તપાસકર્તાઓને લાંબા વિરુદ્ધ તીવ્ર સંપર્કની અસરો પર હોઈ શકે છે. ત્યાં વિરોધાભાસી મંતવ્યો છે અને ચર્ચા ચાલુ છે. કેટલાક અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે શરીરના સીટી સ્કેનના લાક્ષણિક ડોઝથી કેન્સરનું જોખમ વધતું હોવાનું સૂચવતા પ્રકાશનો ગંભીર પદ્ધતિસરની મર્યાદાઓ અને કેટલાક અત્યંત અસંભવિત પરિણામોથી ગ્રસ્ત છે, જે તારણ આપે છે કે કોઈ પુરાવા સૂચવે છે કે આવા ઓછા ડોઝ કોઈ લાંબા ગાળાના નુકસાનનું કારણ બને છે. એક અભ્યાસમાં એવો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 0.40 ટકા જેટલા કેન્સર સીટી સ્કેનમાંથી પરિણમે છે, અને 2007માં સીટીના ઉપયોગના દરના આધારે આ વધીને 1.5 થી 2 ટકા જેટલું થઈ શકે છે. અન્ય લોકો આ અંદાજનો વિરોધ કરે છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ સર્વસંમતિ નથી કે સીટી સ્કેનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કિરણોત્સર્ગના નીચા સ્તરથી નુકસાન થાય છે. નીચા કિરણોત્સર્ગના ડોઝનો ઉપયોગ ઘણા કિસ્સાઓમાં થાય છે, જેમ કે રેનલ કોલીકની તપાસમાં. વ્યક્તિની ઉંમર કેન્સરના અનુગામી જોખમમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે. એક વર્ષના બાળકના પેટના સીટીથી અંદાજિત આજીવન કેન્સર મૃત્યુદરનું જોખમ 0.1% અથવા 1:1000 સ્કેન છે. 40 વર્ષની વયની વ્યક્તિ માટે જોખમ 20 વર્ષની વયની વ્યક્તિ કરતાં અડધું છે અને વૃદ્ધોમાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું જોખમ છે. ઇન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજીકલ પ્રોટેક્શનનો અંદાજ છે કે ગર્ભના 10 એમ. જી. વાય. (કિરણોત્સર્ગના સંપર્કનું એકમ) ના સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ 20 વર્ષની ઉંમર પહેલાં કેન્સરનો દર <આઇ. ડી. 2> થી <આઇ. ડી. 1> સુધી વધે છે (સંદર્ભ માટે સીટી પલ્મોનરી એન્જીયોગ્રામ ગર્ભને 4 એમ. જી. વાય. સુધી ઉજાગર કરે છે). 2012 ની સમીક્ષામાં બાળકોમાં તબીબી કિરણોત્સર્ગ અને કેન્સરના જોખમ વચ્ચે કોઈ સંબંધ જોવા મળ્યો ન હતો, જો કે જે પુરાવાઓ પર સમીક્ષા આધારિત છે તેમાં મર્યાદાઓનું અસ્તિત્વ છે. 2007 સુધીમાં સીટી સ્કેનના મોટાભાગના ઉત્પાદકો સાથે બાળકોમાં ઓછા સંપર્ક માટે વિવિધ સેટિંગ્સ સાથે સીટી સ્કેન કરી શકાય છે, જેમાં આ કાર્ય બિલ્ટ ઇન છે. વધુમાં, અમુક પરિસ્થિતિઓમાં બાળકોને બહુવિધ સીટી સ્કેનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વર્તમાન પુરાવા સૂચવે છે કે બાળરોગ સીટી સ્કેનીંગના જોખમો વિશે માતાપિતાને જાણ કરવી. વિપરીત પ્રતિક્રિયાઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અડધા સીટી સ્કેન વિપરીત સીટી છે જે નસમાં ઇન્જેક્ટ કરેલા રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોનો ઉપયોગ કરે છે. આ એજન્ટોની સૌથી સામાન્ય પ્રતિક્રિયાઓ હળવી હોય છે, જેમાં ઉબકા, ઉલટી અને ખંજવાળના ફોલ્લીઓનો સમાવેશ થાય છે. ગંભીર જીવલેણ પ્રતિક્રિયાઓ ભાગ્યે જ થઈ શકે છે. એકંદરે પ્રતિક્રિયાઓ બિન-આયનીય વિપરીતતા સાથે 1 થી 3 ટકા અને આયનીય વિપરીતતા ધરાવતા 4 થી 12 ટકા લોકોમાં થાય છે. ચામડીના ફોલ્લીઓ એક અઠવાડિયાથી 3 ટકા લોકોમાં દેખાઈ શકે છે. જૂના રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો 1 ટકા કેસોમાં એનાફિલેક્સિસનું કારણ બને છે જ્યારે નવા, લો-ઓસ્મોલર એજન્ટો 0.01-0.04% કેસોમાં પ્રતિક્રિયાઓનું કારણ બને છે. 1,000,000 વહીવટ દીઠ લગભગ 2 થી 30 લોકોમાં મૃત્યુ થાય છે, જેમાં નવા એજન્ટો સુરક્ષિત હોય છે. જેઓ સ્ત્રી, વૃદ્ધ અથવા નબળી તંદુરસ્તીમાં હોય તેમાં મૃત્યુદરનું જોખમ વધારે હોય છે, જે સામાન્ય રીતે એનાફિલેક્સિસ અથવા તીવ્ર કિડનીની ઈજાથી ગૌણ હોય છે. કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ-પ્રેરિત નેફ્રોપથીને પ્રેરિત કરી શકે છે. આ એજન્ટો મેળવનારા 2 થી 7 ટકા લોકોમાં આવું થાય છે, જેમને અગાઉથી કિડનીની નિષ્ફળતા, અગાઉથી ડાયાબિટીસ અથવા ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર વોલ્યુમમાં ઘટાડો હોય તેવા લોકોમાં વધુ જોખમ હોય છે. કિડનીની હળવી ક્ષતિ ધરાવતા લોકોને સામાન્ય રીતે ઈન્જેક્શન પહેલાં અને પછી કેટલાંક કલાકો સુધી સંપૂર્ણ હાઇડ્રેશનની ખાતરી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મધ્યમ કિડનીની નિષ્ફળતા માટે, આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ; આનો અર્થ સીટીને બદલે વૈકલ્પિક તકનીકનો ઉપયોગ કરવો હોઈ શકે છે. ગંભીર કિડનીની નિષ્ફળતા ધરાવતા લોકોને ડાયાલિસિસની જરૂર હોય તેમને ઓછી કડક સાવચેતીની જરૂર પડે છે, કારણ કે તેમની કિડનીમાં એટલું ઓછું કાર્ય બાકી રહે છે કે કોઈ વધુ નુકસાન નોંધપાત્ર રહેશે નહીં અને ડાયાલિસિસ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટને દૂર કરશે; જો કે, સામાન્ય રીતે, કોન્ટ્રાસ્ટની કોઈપણ પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવા માટે કોન્ટ્રાસ્ટ વહીવટ પછી શક્ય તેટલી વહેલી તકે ડાયાલિસિસની વ્યવસ્થા કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. નસમાં વિપરીતતાના ઉપયોગ ઉપરાંત, પેટની તપાસ કરતી વખતે મૌખિક રીતે સંચાલિત વિપરીત એજન્ટોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઘણીવાર ઇન્ટ્રાવીનસ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો જેવા જ હોય છે, જે માત્ર સાંદ્રતાના લગભગ 10 ટકા સુધી પાતળા થાય છે. જો કે, આયોડિનેટેડ કોન્ટ્રાસ્ટના મૌખિક વિકલ્પો અસ્તિત્વમાં છે, જેમ કે ખૂબ જ પાતળા (0.5-1% ડબલ્યુ/વી) બેરિયમ સલ્ફેટ સસ્પેન્શન. ડાયલ્યુટ બેરિયમ સલ્ફેટનો ફાયદો એ છે કે તે એલર્જીક પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ અથવા કિડનીની નિષ્ફળતાનું કારણ નથી, પરંતુ શંકાસ્પદ આંતરડાના છિદ્રો અથવા શંકાસ્પદ આંતરડાની ઈજા ધરાવતા દર્દીઓમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, કારણ કે ક્ષતિગ્રસ્ત આંતરડામાંથી બેરિયમ સલ્ફેટનું લિકેજ જીવલેણ પેરિટોનાઇટિસનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક સીટી સ્કેનમાં નસમાં સંચાલિત કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોની આડઅસરો, કિડની રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં કિડનીની કામગીરીને નબળી પાડી શકે છે, જો કે આ જોખમ હવે અગાઉ વિચાર્યું હતું તેના કરતા ઓછું હોવાનું માનવામાં આવે છે. સ્કેન માત્રા કોષ્ટક સરેરાશ રેડિયેશન એક્સપોઝરનો અહેવાલ આપે છે; જો કે, સમાન સ્કેન પ્રકારો વચ્ચે રેડિયેશન ડોઝમાં વ્યાપક તફાવત હોઈ શકે છે, જ્યાં સૌથી વધુ માત્રા સૌથી ઓછી માત્રા કરતાં 22 ગણી વધારે હોઈ શકે છે. એક લાક્ષણિક સાદા ફિલ્મ એક્સ-રેમાં 0.01 થી 0.15 એમ. જી. વાય. ના કિરણોત્સર્ગ ડોઝનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે એક લાક્ષણિક સી. ટી. માં ચોક્કસ અંગો માટે <આઇ. ડી. 1> એમ. જી. વાય. નો સમાવેશ થઈ શકે છે, અને ચોક્કસ વિશિષ્ટ સી. ટી. સ્કેન માટે 80 એમ. જી. વાય. સુધી જઈ શકે છે. સરખામણીના હેતુઓ માટે, પૃષ્ઠભૂમિ કિરણોત્સર્ગના કુદરતી રીતે બનતા સ્રોતોમાંથી વિશ્વનો સરેરાશ માત્રા દર વર્ષે 2.4 એમ. એસ. વી. છે, જે આ એપ્લિકેશનમાં વ્યવહારુ હેતુઓ માટે પ્રતિ વર્ષ 2.4 એમ. જી. વાય. જેટલો છે. કેટલાક ફેરફારો હોવા છતાં, મોટાભાગના લોકો (99 ટકા) પૃષ્ઠભૂમિ કિરણોત્સર્ગ તરીકે દર વર્ષે 7 એમ. એસ. વી. કરતા ઓછું મેળવે છે. 2007 સુધીમાં તબીબી ઇમેજિંગ એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કિરણોત્સર્ગના અડધા એક્સપોઝર માટે જવાબદાર છે, જેમાં સીટી સ્કેન આ રકમના બે તૃતીયાંશ ભાગ બનાવે છે. યુનાઇટેડ કિંગડમમાં તે કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં 15 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. 2007 સુધીમાં વૈશ્વિક સ્તરે તબીબી સ્રોતોમાંથી સરેરાશ કિરણોત્સર્ગની માત્રા વ્યક્તિ દીઠ 0.6 એમ. એસ. વી. છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરમાણુ ઉદ્યોગમાં રહેલા લોકો દર વર્ષે 50 એમ. એસ. વી. અને દર 5 વર્ષે 100 એમ. એસ. વી. ના ડોઝ સુધી મર્યાદિત છે. લીડ એ મુખ્ય સામગ્રી છે જેનો ઉપયોગ રેડીયોગ્રાફી કર્મચારીઓ દ્વારા વેરવિખેર એક્સ-રે સામે રક્ષણ માટે થાય છે. કિરણોત્સર્ગ માત્રા એકમો ગ્રે અથવા એમ. જી. વાય. એકમમાં નોંધાયેલ કિરણોત્સર્ગ માત્રા એ ઊર્જાના પ્રમાણસર હોય છે જે વિકિરિત શરીરના ભાગ દ્વારા શોષાય તેવી અપેક્ષા હોય છે, અને એક્સ-રે કિરણોત્સર્ગ દ્વારા કોષોના રાસાયણિક બંધ પર ભૌતિક અસર (જેમ કે ડીએનએ ડબલ સ્ટ્રાન્ડ તૂટી જાય છે) તે ઊર્જાના પ્રમાણસર હોય છે. સીવર્ટ એકમનો ઉપયોગ અસરકારક માત્રાના અહેવાલમાં થાય છે. સીવર્ટ એકમ, સીટી સ્કેનના સંદર્ભમાં, સ્કેન કરેલ શરીરનો ભાગ જે વાસ્તવિક કિરણોત્સર્ગની માત્રાને શોષી લે છે તેને અનુરૂપ નથી પરંતુ અન્ય દૃશ્યની અન્ય કિરણોત્સર્ગની માત્રાને અનુરૂપ છે, આખું શરીર અન્ય કિરણોત્સર્ગની માત્રાને શોષી લે છે અને અન્ય કિરણોત્સર્ગની માત્રા તીવ્રતાની હોય છે, જે સીટી સ્કેનની જેમ કેન્સરને પ્રેરિત કરવાની સમાન સંભાવના ધરાવે છે. આમ, ઉપરના કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, સ્કેન કરેલા શરીરના ભાગ દ્વારા શોષાય છે તે વાસ્તવિક કિરણોત્સર્ગ ઘણીવાર અસરકારક માત્રા સૂચવે છે તેના કરતા ઘણો મોટો હોય છે. કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી ડોઝ ઇન્ડેક્સ (સીટીડીઆઈ) તરીકે ઓળખાતું એક ચોક્કસ માપ, સામાન્ય રીતે સ્કેન ક્ષેત્રની અંદર પેશીઓ માટે કિરણોત્સર્ગ શોષિત માત્રાના અંદાજ તરીકે વપરાય છે, અને તબીબી સીટી સ્કેનર્સ દ્વારા આપમેળે ગણતરી કરવામાં આવે છે. સમકક્ષ માત્રા એ કેસની અસરકારક માત્રા છે, જેમાં આખું શરીર વાસ્તવમાં સમાન કિરણોત્સર્ગની માત્રાને શોષી લેશે, અને તેના અહેવાલમાં સીવર્ટ એકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બિન-સમાન કિરણોત્સર્ગ અથવા શરીરના માત્ર ભાગને આપવામાં આવતા કિરણોત્સર્ગના કિસ્સામાં, જે સી. ટી. પરીક્ષાઓ માટે સામાન્ય છે, માત્ર સ્થાનિક સમકક્ષ માત્રાનો ઉપયોગ સમગ્ર જીવતંત્ર માટે જૈવિક જોખમોને વધુ પડતું દર્શાવશે. કિરણોત્સર્ગની અસરો કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં આવવાની મોટાભાગની પ્રતિકૂળ આરોગ્ય અસરોને બે સામાન્ય વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છેઃ ઉચ્ચ માત્રાને પગલે કોષોની હત્યા/ખામીને કારણે મોટા ભાગમાં નિર્ધારિત અસરો (હાનિકારક પેશી પ્રતિક્રિયાઓ); સ્ટોકેસ્ટિક અસરો, એટલે કે, કેન્સર અને વારસાગત અસરો જેમાં શારીરિક કોષોના પરિવર્તનને કારણે અથવા પ્રજનનક્ષમ (જંતુનાશક) કોષોના પરિવર્તનને કારણે તેમના સંતાનમાં વારસાગત રોગને કારણે ખુલ્લી વ્યક્તિઓમાં કેન્સરનો વિકાસ સામેલ છે. 8 એમ. એસ. વી. ના એક પેટના સી. ટી. દ્વારા કેન્સર થવાનું આજીવન જોખમ <આઇ. ડી. 1> અથવા 2,000માંથી 1 હોવાનું અનુમાન છે. કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં ગર્ભની વધતી સંવેદનશીલતાને કારણે, ગર્ભાવસ્થામાં તબીબી ઇમેજિંગની પસંદગીમાં સીટી સ્કેનની કિરણોત્સર્ગ માત્રા એક મહત્વપૂર્ણ વિચારણા છે. ઓકટોબર, 2009માં, યુ. એસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (એફડીએ) એ આ ચોક્કસ પ્રકારના સીટી સ્કેન માટે એક ચોક્કસ સુવિધામાં ખોટી સેટિંગ્સને કારણે થતા રેડિયેશન બર્ન્સના આધારે મગજના પરફ્યુઝન સીટી (પીસીટી) સ્કેનની તપાસ શરૂ કરી હતી. 18 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન 256 થી વધુ દર્દીઓ કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તેમાંથી 40 ટકાથી વધુ લોકોએ વાળના ડાઘા ગુમાવી દીધા હતા અને સંપાદકીયને સીટી ગુણવત્તા ખાતરી કાર્યક્રમોને વધારવા માટે બોલાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે "જ્યારે બિનજરૂરી કિરણોત્સર્ગના સંપર્કને ટાળવો જોઈએ, ત્યારે યોગ્ય સંપાદન પરિમાણ સાથે મેળવેલા તબીબી રીતે જરૂરી સીટી સ્કેનના ફાયદા છે જે કિરણોત્સર્ગના જોખમો કરતાં વધારે છે". અન્ય કેન્દ્રોમાં પણ આવી જ સમસ્યાઓની જાણ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાઓ માનવીય ભૂલને કારણે બની હોવાનું માનવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા સીટી સ્કેન પ્રક્રિયા અભ્યાસના પ્રકાર અને અંગની છબી અનુસાર બદલાય છે. દર્દીને સીટી ટેબલ પર સૂવડાવવામાં આવે છે અને ટેબલનું કેન્દ્ર શરીરના ભાગ અનુસાર કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાસ્ટ ઉન્નત સીટીના કિસ્સામાં IV લાઇન સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. પ્રેશર ઇન્જેક્ટરમાંથી યોગ્ય અને કોન્ટ્રાસ્ટનો દર પસંદ કર્યા પછી, સ્કાઉટને સ્થાનિક બનાવવા અને સ્કેનની યોજના બનાવવા માટે લઈ જવામાં આવે છે. એકવાર યોજના પસંદ થઈ જાય પછી, કોન્ટ્રાસ્ટ આપવામાં આવે છે. કાચા ડેટાની પ્રક્રિયા અભ્યાસ અનુસાર કરવામાં આવે છે અને સ્કેનને નિદાન કરવા માટે સરળ બનાવવા માટે યોગ્ય વિંડો કરવામાં આવે છે. તૈયારી દર્દીની તૈયારી સ્કેનના પ્રકાર અનુસાર બદલાઈ શકે છે. સામાન્ય દર્દીની તૈયારીમાં સમાવેશ થાય છે. જાણકાર સંમતિ પર સહી કરવી. રસના વિસ્તારમાંથી ધાતુની વસ્તુઓ અને દાગીનાને દૂર કરવા. હોસ્પિટલ પ્રોટોકોલ અનુસાર હોસ્પિટલનો ઝભ્ભો બદલવો. કે. એફ. ટી. દરની તપાસ (સી. ઈ. સી. ટી. ના કિસ્સામાં). મિકેનિઝમ કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એક્સ-રે જનરેટરનો ઉપયોગ કરીને કાર્ય કરે છે જે પદાર્થની આસપાસ ફરે છે; એક્સ-રે ડિટેક્ટર્સ એક્સ-રે સ્રોતમાંથી વર્તુળની વિરુદ્ધ બાજુએ સ્થિત છે. જેમ જેમ એક્સ-રે દર્દીમાંથી પસાર થાય છે, તેમ તેમ તેઓ પેશીઓની ઘનતા અનુસાર વિવિધ પેશીઓ દ્વારા અલગ રીતે ક્ષીણ થાય છે. મેળવેલા કાચા ડેટાની દ્રશ્ય રજૂઆતને સિનોગ્રામ કહેવામાં આવે છે, તેમ છતાં તે અર્થઘટન માટે પૂરતું નથી. એકવાર સ્કેન ડેટા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી, ડેટાને ટોમોગ્રાફિક પુનર્નિર્માણના સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયા કરવી આવશ્યક છે, જે ક્રોસ-વિભાગીય છબીઓની શ્રેણી બનાવે છે. આ ક્રોસ-વિભાગીય છબીઓ પિક્સેલ્સ અથવા વોક્સેલ્સના નાના એકમોથી બનેલી હોય છે. સીટી સ્કેનીંગ દ્વારા મેળવેલ છબીમાં પિક્સેલ્સ સંબંધિત કિરણોત્સર્ગની દ્રષ્ટિએ પ્રદર્શિત થાય છે. પિક્સેલ પોતે પેશી (ઓ) ના સરેરાશ એટેન્યુએશન અનુસાર પ્રદર્શિત થાય છે જે તે હાઉન્સફિલ્ડ સ્કેલ પર + 3,071 (સૌથી વધુ એટેન્યુએટિંગ) થી −1,024 (ઓછામાં ઓછું એટેન્યુએટિંગ) ના સ્કેલ પર અનુરૂપ છે. પિક્સેલ એ મેટ્રિક્સ કદ અને દૃશ્ય ક્ષેત્ર પર આધારિત દ્વિ-પરિમાણીય એકમ છે. જ્યારે સીટી સ્લાઇસની જાડાઈને પણ ફેક્ટર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એકમને વોક્સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ત્રિ-પરિમાણીય એકમ છે. પાણીમાં 0 હાઉન્સફિલ્ડ એકમો (એચયુ) ની ક્ષીણતા હોય છે, જ્યારે હવા −1,000 એચયુ હોય છે, રદબાતલ અસ્થિ સામાન્ય રીતે + 400 એચયુ હોય છે, અને કરોડરજ્જુનું અસ્થિ 2,000 એચયુ અથવા વધુ (ઓએસ ટેમ્પોરેલ) સુધી પહોંચી શકે છે અને શિલ્પકૃતિઓનું કારણ બની શકે છે. ધાતુના પ્રત્યારોપણનું ક્ષીણિકરણ વપરાયેલ તત્વના અણુ ક્રમાંક પર આધાર રાખે છેઃ ટાઇટેનિયમમાં સામાન્ય રીતે + 1000 એચયુની માત્રા હોય છે, આયર્ન સ્ટીલ એક્સ-રેને સંપૂર્ણપણે ઓલવી શકે છે અને તેથી, ગણતરી કરેલ ટોમોગ્રામમાં જાણીતી રેખા-કલાકૃતિઓ માટે જવાબદાર છે. કલાકૃતિઓ ઓછી અને ઉચ્ચ-ગીચતા ધરાવતી સામગ્રી વચ્ચેના અચાનક પરિવર્તનને કારણે થાય છે, જે ડેટા મૂલ્યોમાં પરિણમે છે જે પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ગતિશીલ શ્રેણી કરતાં વધી જાય છે. દ્વિ-પરિમાણીય સીટી છબીઓ પરંપરાગત રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે જેથી દૃશ્ય દર્દીના પગથી તેને જોવું હોય. તેથી, છબીની ડાબી બાજુ દર્દીની જમણી અને ઊલટું હોય છે, જ્યારે છબીમાં અગ્રવર્તી પણ દર્દીની અગ્રવર્તી અને ઊલટું હોય છે. આ ડાબી-જમણી બાજુની અદલાબદલી એ દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ છે કે જ્યારે દાક્તરો સામાન્ય રીતે દર્દીઓની સામે સ્થિત હોય ત્યારે વાસ્તવિકતામાં હોય છે. શરૂઆતમાં, સીટી સ્કેનમાં પેદા થતી છબીઓ શરીરના લાંબા અક્ષને લંબરૂપ, ત્રાંસા (અક્ષીય) શારીરિક સમતલમાં હતી. આધુનિક સ્કેનર્સ સ્કેન ડેટાને અન્ય વિમાનોમાં છબીઓ તરીકે ફરીથી ગોઠવવાની મંજૂરી આપે છે. ડિજિટલ ભૂમિતિ પ્રક્રિયા નિશ્ચિત અક્ષની આસપાસ પરિભ્રમણ દ્વારા લેવામાં આવેલી દ્વિ-પરિમાણીય રેડિયોગ્રાફિક છબીઓની શ્રેણીમાંથી શરીરની અંદરની વસ્તુની ત્રિ-પરિમાણીય છબી પેદા કરી શકે છે. આ આંતર-વિભાગીય છબીઓનો વ્યાપકપણે તબીબી નિદાન અને ઉપચાર માટે ઉપયોગ થાય છે. એક્સ-રે સીટી તેમજ સાદા ફિલ્મ એક્સ-રે માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોન્ટ્રાસ્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયાને રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટ કહેવામાં આવે છે. સીટી માટે રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટ સામાન્ય રીતે આયોડિન આધારિત હોય છે. આ રક્તવાહિનીઓ જેવી રચનાઓને પ્રકાશિત કરવા માટે ઉપયોગી છે જે અન્યથા તેમની આસપાસના વિસ્તારમાંથી વર્ણવવી મુશ્કેલ હશે. વિપરીત સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાથી પેશીઓ વિશે કાર્યાત્મક માહિતી મેળવવામાં પણ મદદ મળી શકે છે. ઘણીવાર, છબીઓ રેડિયોકોન્ટ્રાસ્ટ સાથે અને વગર બંને લેવામાં આવે છે. એક્સ-રે કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફીનો ઇતિહાસ રેડોન ટ્રાન્સફોર્મના ગાણિતિક સિદ્ધાંત સાથે ઓછામાં ઓછો 1917નો છે. ઓક્ટોબર 1963માં, વિલિયમ એચ. ઓલ્ડએન્ડોર્ફને "ગાઢ સામગ્રી દ્વારા અસ્પષ્ટ આંતરિક પદાર્થોના પસંદ કરેલા વિસ્તારોની તપાસ કરવા માટે તેજસ્વી ઊર્જા ઉપકરણ" માટે યુ. એસ. પેટન્ટ પ્રાપ્ત થઈ હતી. પ્રથમ વ્યાવસાયિક રીતે સક્ષમ સીટી સ્કેનરની શોધ ગોડફ્રે હૌન્સફિલ્ડ દ્વારા 1972માં કરવામાં આવી હતી. ઘણીવાર એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે 1960ના દાયકામાં ધ બીટલ્સ રેકોર્ડ્સના વેચાણમાંથી મળેલી આવકથી ઈ. એમ. આઈ. પર પ્રથમ સીટી સ્કેનરના વિકાસ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં મદદ મળી હતી. પ્રથમ ઉત્પાદન એક્સ-રે સીટી મશીનને હકીકતમાં "ઈ. એમ. આઈ.-સ્કેનર" કહેવામાં આવતું હતું. વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર "ટોમોગ્રાફી" શબ્દ ગ્રીક શબ્દ ટોમ (સ્લાઇસ) અને ગ્રાફિન (લખવા) પરથી આવ્યો છે. કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી મૂળરૂપે "ઈ. એમ. આઈ. સ્કેન" તરીકે જાણીતી હતી કારણ કે તે 1970ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઈ. એમ. આઈ. ની સંશોધન શાખામાં વિકસાવવામાં આવી હતી, જે કંપની આજે તેના સંગીત અને રેકોર્ડિંગ વ્યવસાય માટે જાણીતી છે. તે પાછળથી કોમ્પ્યુટેડ એક્સિયલ ટોમોગ્રાફી (સીએટી અથવા સીટી સ્કેન) અને બોડી સેક્શન રોન્ટજેનોગ્રાફી તરીકે જાણીતું બન્યું હતું. "કે. એ. ટી. સ્કેન" શબ્દનો હવે ઉપયોગ થતો નથી કારણ કે વર્તમાન સી. ટી. સ્કેન મલ્ટિપ્લેનાર પુનર્નિર્માણ માટે સક્ષમ કરે છે. આ "સીટી સ્કેન" ને સૌથી યોગ્ય શબ્દ બનાવે છે, જેનો ઉપયોગ રેડિયોલોજિસ્ટ્સ દ્વારા સામાન્ય સ્થાનિક ભાષામાં તેમજ પાઠ્યપુસ્તકો અને વૈજ્ઞાનિક કાગળોમાં થાય છે. મેડિકલ સબ્જેક્ટ હેડિંગ્સ (એમઇએસએચ) માં, "ગણતરી કરેલ અક્ષીય ટોમોગ્રાફી" નો ઉપયોગ 1977 થી 1979 સુધી કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વર્તમાન અનુક્રમણિકામાં શીર્ષકમાં સ્પષ્ટપણે "એક્સ-રે" નો સમાવેશ થાય છે. સિનોગ્રામ શબ્દ 1975માં પોલ એડહોલ્મ અને બેર્ટિલ જેકોબસન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સમાજ અને સંસ્કૃતિ અભિયાનો લોકોની વધતી ચિંતા અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓની ચાલુ પ્રગતિના જવાબમાં, સોસાયટી ફોર પેડિયાટ્રિક રેડિયોલોજીની અંદર પેડિયાટ્રિક ઇમેજિંગમાં રેડિયેશન સેફ્ટી માટે ગઠબંધનની રચના કરવામાં આવી હતી. અમેરિકન સોસાયટી ઑફ રેડિયોલોજિક ટેક્નોલોજિસ્ટ્સ, અમેરિકન કોલેજ ઑફ રેડિયોલોજી અને અમેરિકન એસોસિએશન ઑફ ફિઝિસિસ્ટ્સ ઇન મેડિસિન સાથે કોન્સર્ટમાં, સોસાયટી ફૉર પેડિયાટ્રિક રેડિયોલોજીએ ઇમેજ જેન્ટલી કેમ્પેન વિકસાવ્યું અને શરૂ કર્યું જે બાળરોગના દર્દીઓ પર ઉપલબ્ધ સૌથી ઓછા ડોઝ અને શ્રેષ્ઠ કિરણોત્સર્ગ સલામતી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઇમેજિંગ અભ્યાસો જાળવવા માટે રચાયેલ છે. આ પહેલને વિશ્વભરની વિવિધ વ્યાવસાયિક તબીબી સંસ્થાઓની વધતી જતી યાદી દ્વારા સમર્થન અને લાગુ કરવામાં આવી છે અને તેને રેડિયોલોજીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ તરફથી સમર્થન અને સહાય મળી છે. ઈમેજ જેન્ટલી અભિયાનની સફળતાને પગલે, અમેરિકન કોલેજ ઑફ રેડિયોલોજી, રેડિયોલોજિકલ સોસાયટી ઑફ નોર્થ અમેરિકા, અમેરિકન એસોસિએશન ઑફ ફિઝિસિસ્ટ્સ ઇન મેડિસિન અને અમેરિકન સોસાયટી ઑફ રેડિયોલોજિક ટેક્નોલોજિસ્ટ્સે પુખ્ત વસ્તીમાં આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે એક સમાન અભિયાન શરૂ કર્યું છે જેને ઈમેજ વિઝલી કહેવાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ ઊર્જા એજન્સી (આઇએઇએ) પણ આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહી છે અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓને વિસ્તૃત કરવા અને દર્દીના કિરણોત્સર્ગના પ્રમાણને ઘટાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી યોજનાઓ ચાલુ છે. છેલ્લા બે દાયકામાં સીટીનો વ્યાપ નાટકીય રીતે વધ્યો છે. 2007માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અંદાજે 72 મિલિયન સ્કેન કરવામાં આવ્યા હતા, જે રેડિયોલોજિક અને ન્યુક્લિયર મેડિસિન પ્રક્રિયાઓમાંથી કુલ માથાદીઠ માત્રા દરના લગભગ અડધા જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે. સીટી સ્કેનમાંથી, છ થી અગિયાર ટકા બાળકોમાં કરવામાં આવે છે, જે 1980 થી સાતથી આઠ ગણો વધારો છે. યુરોપ અને એશિયામાં પણ આવો જ વધારો જોવા મળ્યો છે. કેનેડાના કેલગરીમાં, તાત્કાલિક ફરિયાદ સાથે કટોકટીમાં હાજર રહેલા 12.1% લોકોને સીટી સ્કેન મળ્યું, જે સામાન્ય રીતે માથા અથવા પેટનું હોય છે. સીટી મેળવનારાઓની ટકાવારી, જોકે, કટોકટીના ચિકિત્સક દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે, જેમણે તેમને 1.8 ટકાથી 25 ટકા સુધી જોયા હતા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કટોકટી વિભાગમાં, સીટી અથવા એમઆરઆઈ ઇમેજિંગ 15 ટકા લોકોમાં કરવામાં આવે છે જેઓ 2007 સુધીમાં ઇજાઓ સાથે હાજર છે (1998 માં 6 ટકાથી વધુ). સીટી સ્કેનનો વધતો ઉપયોગ બે ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ રહ્યો છેઃ પુખ્ત વયના લોકોની તપાસ (ધૂમ્રપાન કરનારાઓમાં ફેફસાના સીટીની તપાસ, વર્ચ્યુઅલ કોલોનોસ્કોપી, સીટી કાર્ડિયાક સ્ક્રિનિંગ અને એસિમ્પ્ટોમેટિક દર્દીઓમાં આખા શરીરની સીટી) અને બાળકોની સીટી ઇમેજિંગ. સ્કેનીંગનો સમય લગભગ 1 સેકન્ડ સુધી ઘટાડવો, વિષયને સ્થિર રહેવાની અથવા શાંત રહેવાની સખત જરૂરિયાતને દૂર કરવી, એ બાળકોની વસ્તીમાં (ખાસ કરીને એપેન્ડિસાઈટિસના નિદાન માટે) મોટા વધારા માટેનું એક મુખ્ય કારણ છે. 2007 સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સીટી સ્કેનનું પ્રમાણ બિનજરૂરી રીતે કરવામાં આવે છે. કેટલાક અંદાજો આ આંકડો 30 ટકા પર મૂકે છે. આના માટે સંખ્યાબંધ કારણો છેઃ કાનૂની ચિંતાઓ, નાણાકીય પ્રોત્સાહનો અને લોકોની ઇચ્છા. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક તંદુરસ્ત લોકો સ્ક્રિનિંગ તરીકે સંપૂર્ણ શરીર સીટી સ્કેન મેળવવા માટે ઉત્સાહપૂર્વક ચૂકવણી કરે છે. તે કિસ્સામાં, તે બિલકુલ સ્પષ્ટ નથી કે લાભો જોખમો અને ખર્ચ કરતાં વધારે છે. આકસ્મિક રોગની સારવાર કેવી રીતે અને કેવી રીતે કરવી તે નક્કી કરવું જટિલ છે, કિરણોત્સર્ગનો સંપર્ક નજીવી નથી, અને સ્કેન માટેના નાણાંમાં તક ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. સીટી સ્કેનર્સ ઉપકરણો અને ઉપકરણોના મુખ્ય ઉત્પાદકો છેઃ જીઇ હેલ્થકેર સિમેન્સ હેલ્થાઇનર્સ કેનન મેડિકલ સિસ્ટમ્સ કોર્પોરેશન (અગાઉ તોશિબા મેડિકલ સિસ્ટમ્સ) કોનિન્ક્લિજકે ફિલિપ્સ એન. વી. ફુજીફિલ્મ હેલ્થકેર (અગાઉ હિટાચી મેડિકલ સિસ્ટમ્સ) ન્યુસોફ્ટ મેડિકલ સિસ્ટમ્સ યુનાઇટેડ ઇમેજિંગ હેલ્થકેર રિસર્ચ ફોટોન-કાઉન્ટિંગ કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એ હાલમાં વિકાસ હેઠળની સીટી તકનીક છે. લાક્ષણિક સીટી સ્કેનર્સ ઊર્જા સંકલિત ડિટેક્ટર્સનો ઉપયોગ કરે છે; ફોટોનને કેપેસિટર પરના વોલ્ટેજ તરીકે માપવામાં આવે છે જે શોધાયેલ એક્સ-રેના પ્રમાણસર હોય છે. જો કે, આ તકનીક ઘોંઘાટ અને અન્ય પરિબળો માટે સંવેદનશીલ છે જે વોલ્ટેજ અને એક્સ-રેની તીવ્રતાના સંબંધની રેખીયતાને અસર કરી શકે છે. ફોટોન કાઉન્ટિંગ ડિટેક્ટર્સ (પી. સી. ડી.) હજુ પણ ઘોંઘાટથી પ્રભાવિત છે પરંતુ તે ફોટોનની માપેલી ગણતરીમાં ફેરફાર કરતું નથી. પી. સી. ડી. ના ઘણા સંભવિત ફાયદાઓ છે, જેમાં ઘોંઘાટના ગુણોત્તરમાં સંકેત (અને વિપરીતતા) માં સુધારો કરવો, માત્રા ઘટાડવી, અવકાશી રીઝોલ્યુશનમાં સુધારો કરવો અને બહુવિધ ઊર્જાઓના ઉપયોગ દ્વારા, બહુવિધ વિપરીત એજન્ટોને અલગ પાડવાનો સમાવેશ થાય છે. પી. સી. ડી. તાજેતરમાં જ સીટી સ્કેનર્સમાં ડિટેક્ટર તકનીકોમાં સુધારાઓને કારણે શક્ય બની છે જે જરૂરી ડેટાના જથ્થા અને દરનો સામનો કરી શકે છે. ફેબ્રુઆરી 2016 સુધીમાં, ફોટોન ગણતરી સીટી ત્રણ સ્થળોએ ઉપયોગમાં છે. કેટલાક પ્રારંભિક સંશોધનોમાં સ્તનના ઇમેજિંગ માટે ફોટોન ગણતરી સીટીની માત્રા ઘટાડવાની ક્ષમતા ખૂબ જ આશાસ્પદ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પુનરાવર્તિત સીટી સ્કેનમાંથી દર્દીઓને ઉચ્ચ સંચિત ડોઝના તાજેતરના તારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, સીટી સ્કેન પ્રક્રિયા દરમિયાન દર્દીઓને આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગના ડોઝને સબ-મિલીસીવર્ટ (સાહિત્યમાં સબ-એમ. એસ. વી.) સ્તર સુધી ઘટાડતી સ્કેનીંગ તકનીકો અને તકનીકો માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું છે, જે એક લક્ષ્ય છે જે વિલંબિત છે. બેરિયમ સલ્ફેટ સસ્પેન્શન ડોસિમેટ્રી ટોમોસિંથેસિસ વર્ચોપ્સી એક્સ-રે માઇક્રોટોમોગ્રાફી ઝેનોન-ઉન્નત સીટી સ્કેનીંગ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સીટી ઇમેજિંગનો વિકાસ સીટી કલાકૃતિઓ-ડેવિડ પ્લેટન દ્વારા પીપીટી 1972 પરિચય વીડિયો ક્લિપ્સ ધરાવતા લેખો તબીબી પરીક્ષણો બહુ-પરિમાણીય સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ રેડિયોલોજી તબીબી ઇમેજિંગ