Microtome
માઇક્રોટોમ (ગ્રીક શબ્દ મિક્રોસ, જેનો અર્થ થાય છે "નાનું" અને ટેમ્નીન, જેનો અર્થ થાય છે "કાપવું") એ કાપવાનું સાધન છે જેનો ઉપયોગ વિભાગો તરીકે ઓળખાતી સામગ્રીના અત્યંત પાતળા ટુકડાઓ બનાવવા માટે થાય છે, આ પ્રક્રિયાને માઇક્રોસેક્શનિંગ કહેવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનમાં મહત્વપૂર્ણ, માઇક્રોટોમ્સનો ઉપયોગ માઇક્રોસ્કોપીમાં પ્રસારિત પ્રકાશ અથવા ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણ હેઠળ નિરીક્ષણ માટે નમૂનાઓ તૈયાર કરવા માટે થાય છે. માઇક્રોટોમ્સ સ્ટીલ, કાચ અથવા હીરાના બ્લેડનો ઉપયોગ કરે છે, જે નમૂના કાપવામાં આવે છે અને વિભાગોની ઇચ્છિત જાડાઈ કાપવામાં આવે છે તેના આધારે. સ્ટીલની બ્લેડનો ઉપયોગ પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપી માટે પ્રાણી અથવા છોડની પેશીઓના હિસ્ટોલોજિકલ વિભાગો તૈયાર કરવા માટે થાય છે. કાચની છરીઓનો ઉપયોગ પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપી માટે વિભાગોને કાપવા માટે અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી માટે ખૂબ જ પાતળા વિભાગોને કાપવા માટે થાય છે. ઔદ્યોગિક ગ્રેડ હીરાની છરીઓનો ઉપયોગ હાડકાં, દાંત અને સખત છોડના પદાર્થ જેવી સખત સામગ્રીને હળવા માઇક્રોસ્કોપી અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી બંને માટે કાપવા માટે થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી માટે પાતળા વિભાગોને કાપવા માટે રત્ન-ગુણવત્તાની હીરાની છરીઓનો પણ ઉપયોગ થાય છે. માઇક્રોટોમી એ હાડકાં, ખનિજો અને દાંત જેવી સામગ્રી માટે પાતળા વિભાગો તૈયાર કરવાની એક પદ્ધતિ છે, અને ઇલેક્ટ્રોપોલિશિંગ અને આયન મિલિંગનો વિકલ્પ છે. માઇક્રોટોમના વિભાગોને 50 એનએમ અને 100 માઇક્રોન વચ્ચેની જાડાઈ સાથે માનવ વાળને તેની પહોળાઈમાં વિભાજિત કરવા માટે પૂરતા પાતળા બનાવી શકાય છે. પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપ વિકાસની શરૂઆતમાં, છોડ અને પ્રાણીઓના વિભાગો રેઝર બ્લેડનો ઉપયોગ કરીને જાતે તૈયાર કરવામાં આવતા હતા. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે નિરીક્ષણ હેઠળના નમૂનાની રચનાનું નિરીક્ષણ કરવા માટે 100 માઇક્રોનના ક્રમમાં સ્વચ્છ પ્રજનનક્ષમ કાપ કરવો મહત્વપૂર્ણ હતો, જેના દ્વારા પ્રકાશ પ્રસારિત કરી શકાય છે. આ ટ્રાન્સમિશન મોડમાં પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને નમૂનાઓના નિરીક્ષણ માટે મંજૂરી આપે છે. આવા કાપની તૈયારી માટેના પ્રથમ ઉપકરણોમાંથી એકની શોધ 1770 માં જ્યોર્જ એડમ્સ, જુનિયર (1750-1795) દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને આગળ એલેક્ઝાન્ડર કમિંગ્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. ઉપકરણ હાથથી સંચાલિત હતું, અને નમૂના સિલિન્ડરમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને હેન્ડ ક્રેન્કનો ઉપયોગ કરીને નમૂનાની ટોચ પરથી વિભાગો બનાવવામાં આવ્યા હતા. 1835 માં, એન્ડ્રુ પ્રિચાર્ડે ટેબલ આધારિત મોડેલ વિકસાવ્યું હતું જેણે ઉપકરણને ટેબલ પર ચોંટાડીને, ઓપરેટરને છરીથી અલગ કરીને કંપનને અલગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. પ્રસંગોપાત, માઇક્રોટોમની શોધ માટેનું શ્રેય એનાટોમિસ્ટ વિલ્હેલ્મ હિસ, સિનિયર (1865) ને આપવામાં આવે છે. વિલ્હેલેમે તેમના (માઇક્રોટોમના વર્ણન માટે જર્મન) પુસ્તકમાં લખ્યું છેઃ અન્ય સ્રોતો આ વિકાસનું શ્રેય ચેક ફિઝિયોલોજિસ્ટ જાન ઇવેન્જેલિસ્ટા પુર્કિનને આપે છે. કેટલાક સ્રોતો પર્કાઇન મોડેલને વ્યવહારુ ઉપયોગમાં પ્રથમ તરીકે વર્ણવે છે. માઇક્રોટોમની ઉત્પત્તિમાં અસ્પષ્ટતા એ હકીકતને કારણે છે કે પ્રથમ માઇક્રોટોમ્સ ફક્ત ઉપકરણોને કાપી રહ્યા હતા, અને પ્રારંભિક ઉપકરણોના વિકાસનો તબક્કો વ્યાપકપણે બિનદસ્તાવેજીકૃત છે. 1800 ના દાયકાના અંતમાં, માઇક્રોટોમી દ્વારા ખૂબ જ પાતળા અને સતત પાતળા નમૂનાઓનો વિકાસ, મહત્વપૂર્ણ કોષ ઘટકો અથવા અણુઓના પસંદગીયુક્ત સ્ટેનિંગ સાથે માઇક્રોસ્કોપ વિગતોના વિઝ્યુલાઇઝેશન માટે મંજૂરી આપી. આજે, મોટાભાગના માઇક્રોટોમ્સ છરી-બ્લોક ડિઝાઇન છે જેમાં બદલી શકાય તેવી છરી, નમૂના ધારક અને પ્રગતિ પદ્ધતિ છે. મોટાભાગના ઉપકરણોમાં નમૂનાનું કટિંગ છરી પર નમૂનાને ખસેડીને શરૂ થાય છે, જ્યાં પ્રગતિ પદ્ધતિ આપમેળે આગળ વધે છે જેથી પસંદ કરેલી જાડાઈ માટે આગામી કટ બનાવી શકાય. વિભાગની જાડાઈ ગોઠવણ પદ્ધતિ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, જે ચોક્કસ નિયંત્રણ માટે પરવાનગી આપે છે. માઇક્રોટોમ્સના સૌથી સામાન્ય ઉપયોગો છેઃ પરંપરાગત હિસ્ટોલોજી ટેકનીકઃ પેશીઓ સ્થિર, નિર્જલીકૃત, સાફ અને ઓગાળવામાં આવેલા પેરાફિનમાં જડિત હોય છે, જે જ્યારે ઠંડુ થાય છે ત્યારે નક્કર બ્લોક બનાવે છે. પછી પેશીઓને માઇક્રોટોમમાં 2 થી 50 માઇક્રોન સુધીની જાડાઈએ કાપવામાં આવે છે. ત્યાંથી પેશીઓને માઇક્રોસ્કોપ સ્લાઇડ પર માઉન્ટ કરી શકાય છે, પેરાફિનને દૂર કર્યા પછી યોગ્ય જલીય રંગ (ઓ) સાથે રંગીન કરી શકાય છે, અને હળવા માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને તપાસ કરી શકાય છે. ફ્રોઝન સેક્શન પ્રક્રિયાઃ પાણીથી સમૃદ્ધ પેશીઓને ફ્રીઝિંગ કરીને સખત કરવામાં આવે છે અને ફ્રીઝિંગ માઇક્રોટોમ અથવા માઇક્રોટોમ-ક્રાયોસ્ટેટ સાથે ફ્રોઝન સ્થિતિમાં કાપવામાં આવે છે; વિભાગોને રંગીન કરવામાં આવે છે અને હળવા માઇક્રોસ્કોપથી તપાસ કરવામાં આવે છે. આ તકનીક પરંપરાગત હિસ્ટોલોજી (5 મિનિટ વિરુદ્ધ 16 કલાક) કરતાં ઘણી ઝડપી છે અને ઝડપી નિદાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તબીબી પ્રક્રિયાઓ સાથે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ક્રાયોસેક્શનનો ઉપયોગ ઇમ્યુનોહિસ્ટોકેમિસ્ટ્રીમાં પણ થઈ શકે છે કારણ કે ફ્રીઝિંગ પેશીઓ ફિક્સેટિવનો ઉપયોગ કરતાં વધુ ઝડપથી પેશીઓના અધઃપતનને અટકાવે છે અને તેની રાસાયણિક રચનામાં વધુ ફેરફાર અથવા માસ્ક કરતી નથી. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી ટેકનીકઃ ઇપોક્સી રેઝિનમાં પેશીઓને એમ્બેડ કર્યા પછી, કાચ અથવા રત્ન ગ્રેડ હીરાની છરીથી સજ્જ માઇક્રોટોમનો ઉપયોગ ખૂબ જ પાતળા વિભાગો (સામાન્ય રીતે 60 થી 100 નેનોમીટર) કાપવા માટે થાય છે. વિભાગોને યોગ્ય ભારે ધાતુના મીઠાના જલીય દ્રાવણથી રંગીન કરવામાં આવે છે અને ટ્રાન્સમિશન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપથી તપાસ કરવામાં આવે છે. આ સાધનને ઘણીવાર અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમ કહેવામાં આવે છે. પાતળા વિભાજન પહેલાં સર્વેક્ષણ વિભાગોને કાપવા માટે અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમનો ઉપયોગ તેના કાચની છરી અથવા ઔદ્યોગિક ગ્રેડના હીરાની છરી સાથે પણ થાય છે. આ સર્વેક્ષણ વિભાગો સામાન્ય રીતે 0.5 થી 1 માઇક્રોન જાડા હોય છે અને કાચ સ્લાઇડ પર માઉન્ટ કરવામાં આવે છે અને TEM માટે પાતળા વિભાજન પહેલાં હળવા માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ રસના વિસ્તારોને શોધવા માટે રંગીન હોય છે. TEM માટે પાતળા વિભાગને ઘણીવાર રત્નની ગુણવત્તાની હીરાની છરીથી કરવામાં આવે છે. પૂરક પરંપરાગત TEM તકનીકો અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમ્સ વધુને વધુ SEM ચેમ્બરની અંદર માઉન્ટ થયેલ જોવા મળે છે જેથી બ્લોક ફેસની સપાટીને ઇમેજિંગ કરી શકાય અને પછી ઇમેજિંગ માટે આગામી સપાટીને ઉઘાડું કરવા માટે માઇક્રોટોમ સાથે દૂર કરી શકાય. આ તકનીકને સીરીયલ બ્લોક-ફેસ સ્કેનીંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી (SBFSEM) કહેવામાં આવે છે. બોટનિકલ માઇક્રોટોમી ટેકનીકઃ લાકડું, હાડકાં અને ચામડા જેવી સખત સામગ્રી માટે સ્લેજ માઇક્રોટોમની જરૂર પડે છે. આ માઇક્રોટોમ્સ ભારે બ્લેડ ધરાવે છે અને નિયમિત માઇક્રોટોમ્સ જેટલા પાતળા કાપી શકતા નથી. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (ખાસ કરીને એફ. ટી. આઈ. આર. અથવા ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી) ટેકનીકઃ પાતળા પોલિમર વિભાગોની જરૂર પડે છે જેથી ઇન્ફ્રારેડ બીમ તપાસ હેઠળ નમૂનામાં પ્રવેશ કરી શકે. નમૂનાઓની જાડાઈ 20 થી 100 માઇક્રોનની વચ્ચે કાપવી સામાન્ય છે. પાતળા વિભાગમાં ઘણા નાના વિસ્તારોના વધુ વિગતવાર વિશ્લેષણ માટે, નમૂના નિરીક્ષણ માટે એફ. ટી. આઈ. આર. માઇક્રોસ્કોપીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તાજેતરનો વિકાસ લેસર માઇક્રોટોમ છે, જે યાંત્રિક છરીને બદલે ફેમ્ટોસેકન્ડ લેસર સાથે લક્ષ્ય નમૂનાને કાપી નાખે છે. આ પદ્ધતિ સંપર્ક-મુક્ત છે અને તેને નમૂના તૈયાર કરવાની તકનીકોની જરૂર નથી. લેસર માઇક્રોટોમ તેની મૂળ સ્થિતિમાં લગભગ દરેક પેશીને કાપી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી સામગ્રીના આધારે, 10 થી 100 માઇક્રોનની સ્લાઇસ જાડાઈ શક્ય છે. વિભાજન અંતરાલને મુખ્યત્વે ક્યાં તો વર્ગીકૃત કરી શકાય છેઃ ક્રમિક વિભાજનઃ પેરાફિન બ્લોકમાંથી વિભાગોનું સતત રિબન મેળવવું અને સ્લાઇડ્સ માટે બધાનો ઉપયોગ કરવો. પગલું વિભાગોઃ બ્લોકમાં ચોક્કસ ઊંડાણોમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે. સ્લેજના પ્રકાર સ્લેજ માઇક્રોટોમ એ એક એવું ઉપકરણ છે જ્યાં નમૂનાને નિશ્ચિત ધારક (શટલ) માં મૂકવામાં આવે છે, જે પછી છરીની સામે પાછળ અને આગળ વધે છે. આધુનિક સ્લેજ માઇક્રોટોમ્સમાં સ્લેજને રેખીય બેરિંગ પર મૂકવામાં આવે છે, એક ડિઝાઇન જે માઇક્રોટોમને ઘણા બરછટ વિભાગોને સહેલાઈથી કાપવાની મંજૂરી આપે છે. નમૂના અને માઇક્રોટોમ છરી વચ્ચેના ખૂણાને સમાયોજિત કરીને, કાપ દરમિયાન નમૂના પર લાગુ થતું દબાણ ઘટાડી શકાય છે. માઇક્રોટોમની આ રચના માટે લાક્ષણિક ઉપયોગો મોટા નમૂનાઓની તૈયારીના છે, જેમ કે જૈવિક તૈયારીઓ માટે પેરાફિનમાં જડિત. સ્લેજ માઇક્રોટોમ પર પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી લાક્ષણિક કટ જાડાઈ 1 અને 60 માઇક્રોનની વચ્ચે હોય છે. રોટરી આ સાધન એક સામાન્ય માઇક્રોટોમ ડિઝાઇન છે. આ ઉપકરણ તબક્કાવાર રોટરી ક્રિયા સાથે કામ કરે છે જેમ કે વાસ્તવિક કટીંગ રોટરી ગતિનો એક ભાગ છે. રોટરી માઇક્રોટોમમાં, છરીને સામાન્ય રીતે ઊભી સ્થિતિમાં ગોઠવવામાં આવે છે. ડાબી બાજુની આકૃતિમાં, કટનો સિદ્ધાંત સમજાવવામાં આવ્યો છે. નમૂના ધારકની ગતિ દ્વારા, નમૂનાને છરીની સ્થિતિ 1 થી સ્થિતિ 2 દ્વારા કાપવામાં આવે છે, તે સમયે નવો વિભાગ છરી પર રહે છે. રોટરી ગતિના ઉચ્ચતમ બિંદુ પર, નમૂના ધારકને બનાવવાના વિભાગ જેટલી જ જાડાઈ દ્વારા આગળ વધારવામાં આવે છે, જેનાથી આગળનો વિભાગ બનાવવામાં આવે છે. ઘણા માઇક્રોટોમ્સમાં ફ્લાયવ્હીલ હાથથી ચલાવી શકાય છે. આનો ફાયદો એ છે કે સ્વચ્છ કાપ કરી શકાય છે, કારણ કે ફ્લાયવ્હીલનો પ્રમાણમાં મોટો જથ્થો નમૂનાના કાપ દરમિયાન નમૂનાને અટકાવવામાં અટકાવે છે. નવા મોડેલોમાં ફ્લાયવ્હીલ ઘણીવાર માઇક્રોટોમ આવરણની અંદર સંકલિત કરવામાં આવે છે. રોટરી માઇક્રોટોમ માટે લાક્ષણિક કટ જાડાઈ 1 અને 60 માઇક્રોનની વચ્ચે હોય છે. સખત સામગ્રી માટે, જેમ કે કૃત્રિમ રેઝિનમાં જડિત નમૂના માટે, માઇક્રોટોમની આ ડિઝાઇન 0.50 માઇક્રોન જેટલી ઓછી જાડાઈવાળા સારા "અર્ધ-પાતળા" વિભાગોને મંજૂરી આપી શકે છે. ક્રાયોમાઇક્રોટોમ સ્થિર નમૂનાઓને કાપવા માટે, ઘણા રોટરી માઇક્રોટોમ્સને પ્રવાહી-નાઇટ્રોજન ચેમ્બરમાં કાપવા માટે અનુકૂળ કરી શકાય છે, કહેવાતા ક્રાયોમાઇક્રોટોમ સેટઅપમાં. ઘટેલું તાપમાન નમૂનાની કઠિનતામાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમ કે કાચ સંક્રમણમાંથી પસાર થવું, જે અર્ધ-પાતળા નમૂનાઓ તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે પરિણામી નમૂનાની જાડાઈને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે નમૂનાનું તાપમાન અને છરીના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવું આવશ્યક છે. અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમ એક અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમ એ અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમીનું મુખ્ય સાધન છે. તે અત્યંત પાતળા વિભાગોને તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં ઉપકરણ રોટેશનલ માઇક્રોટોમની જેમ જ કામ કરે છે, પરંતુ યાંત્રિક બાંધકામ પર ખૂબ જ ચુસ્ત સહનશીલતા સાથે. સાવચેતીપૂર્વક યાંત્રિક બાંધકામના પરિણામે, માઉન્ટિંગના રેખીય થર્મલ વિસ્તરણનો ઉપયોગ જાડાઈનું ખૂબ જ સારું નિયંત્રણ પ્રદાન કરવા માટે થાય છે. આ અત્યંત પાતળા કટ ટ્રાન્સમિશન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ (TEM) અને સીરીયલ બ્લોક-ફેસ સ્કેનીંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી (SBFSEM) સાથે ઉપયોગ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને કેટલીકવાર લાઇટ-ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપી માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આ કાપની લાક્ષણિક જાડાઈ ટ્રાન્સમિશન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપી માટે 40 અને 100 એનએમ વચ્ચે અને ઘણીવાર એસબીએફએસઈએમ માટે 30 અને 50 એનએમ વચ્ચે હોય છે. 500 એનએમ જાડા સુધીના જાડા વિભાગો પણ વિશિષ્ટ TEM કાર્યક્રમો માટે અથવા પ્રકાશ-માઇક્રોસ્કોપી સર્વેક્ષણ વિભાગો માટે અંતિમ પાતળા વિભાગો માટે વિસ્તાર પસંદ કરવા માટે લેવામાં આવે છે. હીરાની છરીઓ (પ્રાધાન્યમાં) અને કાચની છરીઓનો ઉપયોગ અલ્ટ્રામાયક્રોટોમ્સ સાથે થાય છે. વિભાગોને એકત્રિત કરવા માટે, તેઓ પ્રવાહીની ટોચ પર તરતા હોય છે કારણ કે તેમને કાપવામાં આવે છે અને TEM નમૂના જોવા માટે યોગ્ય ગ્રીડ પર કાળજીપૂર્વક લેવામાં આવે છે. વિભાગની જાડાઈનો અંદાજ પ્રતિબિંબિત પ્રકાશના પાતળા-ફિલ્મ હસ્તક્ષેપ રંગો દ્વારા કરી શકાય છે જે અત્યંત ઓછી નમૂનાની જાડાઈના પરિણામે જોવા મળે છે. વાઇબ્રેટિંગ માઇક્રોટોમ વાઇબ્રેટિંગ બ્લેડનો ઉપયોગ કરીને કાપીને કામ કરે છે, જે પરિણામી કટને સ્થિર બ્લેડ માટે જરૂરી કરતાં ઓછા દબાણ સાથે બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. કંપનશીલ માઇક્રોટોમનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે મુશ્કેલ જૈવિક નમૂનાઓ માટે થાય છે. કાપેલી જાડાઈ સામાન્ય રીતે જીવંત પેશીઓ માટે 30-500 μm અને સ્થિર પેશીઓ માટે 10-500 μm ની આસપાસ હોય છે. કંપતા માઇક્રોટોમ પરની વિવિધતા કોમ્પ્રેસસ્ટોમ માઇક્રોટોમ છે. કોમ્પ્રેસટોમ પેશીઓને પકડવા માટે નમૂનાની સિરીંજ અથવા "લિપસ્ટિક જેવી" ટ્યુબનો ઉપયોગ કરે છે. પેશીઓનો નમૂનો સંપૂર્ણપણે એગરોઝ (એક પોલિસેકરાઇડ) માં જડિત હોય છે, અને પેશીઓને ધીમે ધીમે અને ધીમેથી ટ્યુબમાંથી બહાર દબાવવામાં આવે છે જેથી કંપનશીલ બ્લેડ કાપી શકાય. ઉપકરણ નીચેની રીતે કાર્ય કરે છેઃ નમૂના ટ્યુબનો અંત જ્યાં પેશીઓ બહાર આવે છે તે લોડિંગ અંત કરતાં સહેજ સાંકડો હોય છે, જે ટ્યુબમાંથી બહાર આવે ત્યારે પેશીના હળવા "સંકોચન" ને મંજૂરી આપે છે. સહેજ સંકોચન કાપણી, અસમાન કાપણી અને કંપન શિલ્પકૃતિઓને રચના કરતા અટકાવે છે. નોંધ લો કે સંકોચન તકનીક વિભાજિત કરવામાં આવતી પેશીઓને નુકસાન અથવા અસર કરતી નથી. કોમ્પ્રેસટોમ માઇક્રોટોમના ઘણા ફાયદાઓ છેઃ 1) એગરોઝ એમ્બેડિંગ બધી બાજુએ સમગ્ર નમૂનાને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે, જે પેશીઓના અસમાન કાપવા અથવા કાપવાને અટકાવે છે; 2) સંકોચન તકનીક નરમાશથી પેશીઓને કાપવા માટે સંકુચિત કરે છે, જેથી બ્લેડ પેશીઓ સામે દબાણ ન કરે; 3) મોટાભાગના કંપનશીલ માઇક્રોટોમ્સ કરતાં ઝડપી વિભાજન; અને 4) તે તંદુરસ્ત પેશીઓ પ્રદાન કરવા માટે જૂના અથવા વધુ પુખ્ત પ્રાણીઓની પેશીઓને સારી રીતે કાપી નાખે છે. સો માઇક્રોટોમ ખાસ કરીને દાંત અથવા હાડકાં જેવી સખત સામગ્રી માટે છે. આ પ્રકારના માઇક્રોટોમમાં વળાંકવાળી ફરતી આરી હોય છે, જે નમૂનામાંથી કાપી નાંખે છે. કટની ન્યૂનતમ જાડાઈ આશરે 30 માઇક્રોન છે અને તુલનાત્મક રીતે મોટા નમૂનાઓ માટે બનાવી શકાય છે. લેસર માઇક્રોટોમ સંપર્ક-મુક્ત કાપવા માટેનું એક સાધન છે. એમ્બેડિંગ, ફ્રીઝિંગ અથવા રાસાયણિક ફિક્સેશન દ્વારા નમૂનાની અગાઉથી તૈયારી કરવાની જરૂર નથી, જેથી તૈયારીની પદ્ધતિઓમાંથી કલાકૃતિઓને ઘટાડી શકાય છે. વૈકલ્પિક રીતે માઇક્રોટોમની આ રચનાનો ઉપયોગ ખૂબ જ સખત સામગ્રી માટે પણ થઈ શકે છે, જેમ કે હાડકાં અથવા દાંત, તેમજ કેટલાક સિરામિક્સ. નમૂના સામગ્રીના ગુણધર્મો પર આધાર રાખીને, પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી જાડાઈ 10 અને 100 માઇક્રોનની વચ્ચે હોય છે. ઉપકરણ ઇન્ફ્રારેડ લેસરની કટીંગ એક્શનનો ઉપયોગ કરીને કાર્ય કરે છે. જેમ જેમ લેસર નજીકના ઇન્ફ્રારેડમાં કિરણોત્સર્ગ બહાર કાઢે છે, આ તરંગલંબાઇ શાસનમાં લેસર જૈવિક સામગ્રી સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી શકે છે. નમૂનાની અંદર પ્રોબને તીક્ષ્ણ રીતે કેન્દ્રિત કરીને, TW/cm2 સુધી ખૂબ જ ઊંચી તીવ્રતાનું કેન્દ્રબિંદુ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ફોકલ પ્રદેશમાં ઓપ્ટિકલ પેનિટ્રેશનની બિન-રેખીય ક્રિયાપ્રતિક્રિયા દ્વારા ફોટો-વિક્ષેપ તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયામાં સામગ્રીનું વિભાજન રજૂ કરવામાં આવે છે. લેસર પલ્સના સમયગાળાને ફેમ્ટોસેકન્ડ્સની શ્રેણી સુધી મર્યાદિત કરીને, લક્ષ્ય વિસ્તાર પર ખર્ચવામાં આવતી ઊર્જાને ચોક્કસપણે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે, જેનાથી કટના ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ક્ષેત્રને માઇક્રોમીટરની નીચે મર્યાદિત કરવામાં આવે છે. આ ઝોનની બહાર અલ્ટ્રા-શોર્ટ બીમ એપ્લિકેશન સમય બાકીના નમૂનાને ન્યૂનતમ અથવા કોઈ થર્મલ નુકસાન પહોંચાડે છે. લેસર કિરણોત્સર્ગને ઝડપી સ્કેનીંગ મિરર-આધારિત ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, જે બીમ ક્રોસઓવરની ત્રિ-પરિમાણીય સ્થિતિને મંજૂરી આપે છે, જ્યારે બીમ ટ્રાવર્સલને રસના ઇચ્છિત પ્રદેશમાં મંજૂરી આપે છે. ઉચ્ચ રાસ્ટર દર સાથે ઉચ્ચ શક્તિનું સંયોજન સ્કેનરને ટૂંકા સમયમાં નમૂનાના મોટા વિસ્તારોને કાપવાની મંજૂરી આપે છે. લેસર માઇક્રોટોમમાં પેશીઓ, કોષીય રચનાઓ અને અન્ય પ્રકારની નાની લાક્ષણિકતાઓમાં આંતરિક વિસ્તારોનું લેસર-માઇક્રોડિસેક્શન પણ શક્ય છે. છરીઓ માઇક્રોટોમ છરીના બ્લેડ પ્રોફાઇલની પસંદગી સામગ્રી અને નમૂનાઓની તૈયારી તેમજ અંતિમ નમૂનાની જરૂરિયાતો (દા. ત. છરીઓ) પર આધારિત છે. જાડાઈ અને ગુણવત્તામાં ઘટાડો). ડિઝાઇન અને કટ પ્રકારો સામાન્ય રીતે, છરીઓ છરીના બ્લેડની રૂપરેખા દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જે સમતલ અંતર્મુખ, ફાચર આકારની અથવા છીણી આકારની ડિઝાઇનની શ્રેણીઓ હેઠળ આવે છે. પ્લેનર અંતર્મુખ માઇક્રોટોમ છરીઓ અત્યંત તીક્ષ્ણ હોય છે, પરંતુ તે ખૂબ જ નાજુક પણ હોય છે અને તેથી તેનો ઉપયોગ માત્ર ખૂબ જ નરમ નમૂનાઓ સાથે થાય છે. ફાચર રૂપરેખા છરીઓ કંઈક અંશે વધુ સ્થિર હોય છે અને તેનો ઉપયોગ મધ્યમ સખત સામગ્રીમાં થાય છે, જેમ કે ઇપોક્સી અથવા ક્રાયોજેનિક નમૂના કાપવામાં. છેવટે, છીણીની રૂપરેખા તેની ભોળી ધાર સાથે, છરીની સ્થિરતામાં વધારો કરે છે, જ્યારે કટ હાંસલ કરવા માટે નોંધપાત્ર રીતે વધુ બળની જરૂર પડે છે. અલ્ટ્રામાઇક્રોટોમ્સ માટે, કાચ અને હીરાની છરીઓ જરૂરી છે, તેથી બ્લેડની કાપેલી પહોળાઈ થોડા મિલીમીટરના ક્રમમાં હોય છે અને તેથી તે ક્લાસિકલ માઇક્રોટોમ છરીઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે નાની હોય છે. કાચની છરીઓ સામાન્ય રીતે ખાસ "છરી બનાવનાર" ફ્રેક્ચર ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને કાચની પટ્ટીઓના ફ્રેક્ચર દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. કાચની છરીઓનો ઉપયોગ પ્રારંભિક નમૂનાની તૈયારી માટે થઈ શકે છે, જ્યાં હીરાની છરીઓનો ઉપયોગ અંતિમ વિભાજન માટે પણ થઈ શકે છે. કાચની છરીઓમાં સામાન્ય રીતે પ્લાસ્ટિકની ટેપથી બનેલા નાના કુંડ હોય છે, જે પછીના સંગ્રહ માટે નમૂનાને તરવા દેવા માટે પાણીથી ભરવામાં આવે છે. ડાયમંડ બ્લેડ આવા અસ્તિત્વમાં રહેલા કુંડમાં બાંધવામાં આવી શકે છે, જે સમાન સંગ્રહ પદ્ધતિ માટે પરવાનગી આપે છે. માઇક્રોટોમ દ્વારા કાપતા પહેલા, જૈવિક સામગ્રીને સામાન્ય રીતે વધુ કઠોર ફિક્સેટિવમાં મૂકવામાં આવે છે, જેને એમ્બેડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નમૂનાની આસપાસ પેરાફિન (મીણ) અથવા ઇપોક્સી જેવા પ્રવાહી પદાર્થના પ્રવાહ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જેને મોલ્ડમાં મૂકવામાં આવે છે અને પછી "બ્લોક" ઉત્પન્ન કરવા માટે સખત કરવામાં આવે છે જે સહેલાઈથી કાપવામાં આવે છે. ઘટાડો એ નમૂના ઊભી અને છરીના બ્લેડ વચ્ચેના સંપર્કનો કોણ છે. જો છરીની બ્લેડ જમણા ખૂણા પર હોય (ઘટાડો = 90) તો કટ સીધા દબાણ આધારિત મોડનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, અને તેથી બળ પ્રમાણસર મોટા હોય છે. જો છરી નમેલી હોય, તેમ છતાં, છરીની સંબંધિત ગતિ નમૂના ગતિ સાથે વધુને વધુ સમાંતર હોય છે, જે કાપવાની ક્રિયાને મંજૂરી આપે છે. આ વર્તન મોટા અથવા સખત નમૂનાઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે છરીનો ઝોક એ છરીના ચહેરા અને નમૂના વચ્ચેનો કોણ છે. શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે, આ ખૂણો યોગ્ય રીતે પસંદ કરવો આવશ્યક છે. શ્રેષ્ઠ કોણ છરીની ભૂમિતિ, કાપવાની ઝડપ અને અન્ય ઘણા પરિમાણો પર આધાર રાખે છે. જો ખૂણો શૂન્યમાં ગોઠવવામાં આવે, તો છરીનો કાપ ઘણીવાર અનિયમિત બની શકે છે, અને તેને સરળ બનાવવા માટે છરીના નવા સ્થાનનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. જો ખૂણો ખૂબ મોટો હોય, તો નમૂનો ભાંગી શકે છે અને છરી કટમાં સમયાંતરે જાડાઈમાં ફેરફાર કરી શકે છે. ખૂણોને વધુ વધારીને કે તે ખૂબ મોટો હોય તો તે છરીના બ્લેડને જ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ઉપકરણની વ્યાવસાયિક ઉપલબ્ધતા ઘણી કંપનીઓ વ્યાપારી હેતુઓ માટે માઇક્રોટોમ ઉપકરણોનું ઉત્પાદન કરે છે. રોટરી માઇક્રોટોમ રોટરી માઇક્રોટોમનો પ્રયોગશાળાઓ અને હિસ્ટોલોજી કાર્યક્રમોમાં જૈવિક નમૂનાઓના ચોક્કસ વિભાજન માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. થોડા ઉત્પાદકો તેમના રોટરી માઇક્રોટોમ ઉત્પાદન માટે જાણીતા છે. લેઇકા માઇક્રોસિસ્ટમ્સ લેઇકા માઇક્રોસિસ્ટમ્સ પ્રયોગશાળાના સાધનોના ઉત્પાદન માટે જાણીતી કંપની છે. તેઓ જૈવિક નમૂનાઓના સુસંગત અને પાતળા વિભાજન માટે રચાયેલ રોટરી માઇક્રોટોમ્સની શ્રેણી પ્રદાન કરે છે. પ્રિસિજનરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ પ્રિસિજનરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ રોટરી માઇક્રોટોમ્સ સહિત પેશી વિભાજન ઉકેલોમાં નિષ્ણાત છે. તેમના માઇક્રોટોમ્સને તેમની નવીન રચના અને પેશીઓના નમૂનાઓના ચોક્કસ, એકસમાન વિભાગો પહોંચાડવાની ક્ષમતા માટે ઓળખવામાં આવે છે. હિસ્ટોલોજી માઇક્રોસ્કોપ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ હિસ્ટોલોજી ફોરેસ્ટ્રી ટૂલ્સ કટિંગ મશીનો પણ જુઓ.