Tiltmeter
ટિલ્ટમીટર એ એક સંવેદનશીલ ઇન્ક્લિનોમીટર છે જે જમીન પર અથવા માળખામાં ઊભી સપાટીથી ખૂબ જ નાના ફેરફારોને માપવા માટે રચાયેલ છે. ટિલ્ટમીટરનો ઉપયોગ જ્વાળામુખીની દેખરેખ માટે, બંધોનો ભરવાનો પ્રતિસાદ, સંભવિત ભૂસ્ખલનની નાની હિલચાલ, હાઇડ્રોલિક ફ્રેક્ચરની દિશા અને કદ, અને લોડિંગ અને ફાઉન્ડેશન સેટલમેન્ટ જેવા વિવિધ પ્રભાવો માટે માળખાઓનો પ્રતિસાદ માટે વ્યાપકપણે થાય છે. ટિલ્ટમીટર સંપૂર્ણપણે યાંત્રિક હોઈ શકે છે અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક માપન માટે વાઇબ્રેટિંગ-વાયર અથવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સેન્સરનો સમાવેશ કરી શકે છે. એક સંવેદનશીલ સાધન એક ચાપ સેકન્ડ જેટલા ઓછા ફેરફારોને શોધી શકે છે. ટિલ્ટમીટરનો લાંબો ઇતિહાસ છે, જે ભૂકંપમાપકના ઇતિહાસ સાથે કંઈક અંશે સમાંતર છે. પ્રથમ ટિલ્ટમીટર લાંબા લંબાઈનું સ્થિર લોલક હતું. આનો ઉપયોગ ખૂબ જ પ્રથમ મોટા કોંક્રિટ ડેમમાં કરવામાં આવ્યો હતો, અને આજે પણ ઉપયોગમાં છે, જેમાં લેસર રિફ્લેક્ટર જેવી નવી તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમનો ઉપયોગ જ્વાળામુખીની દેખરેખ જેવા અન્ય કાર્યક્રમો માટે કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, તેમની વિશાળ લંબાઈ અને હવાના પ્રવાહો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા જેવા અલગ ગેરફાયદા છે. ડેમોમાં પણ, તેઓ ધીમે ધીમે આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક ટિલ્ટમીટર દ્વારા બદલાઇ રહ્યા છે. જ્વાળામુખી અને પૃથ્વીની હિલચાલની દેખરેખ માટે પછી પાણીની નળી, લાંબી બેઝલાઇન ટિલ્ટમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. 1919 માં, પ્રખ્યાત ભૌતિકશાસ્ત્રી, આલ્બર્ટ એ. મિશેલસને નોંધ્યું હતું કે તાપમાનની વિક્ષેપથી ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા અને પ્રતિરક્ષા મેળવવા માટે સૌથી અનુકૂળ વ્યવસ્થા એ છે કે પાણી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત સમતુલ્ય સપાટીનો ઉપયોગ દફનાવવામાં આવેલી અડધી ભરેલી પાણીની પાઇપમાં કરવો. આ પાણીના બે વાસણોની એક સરળ વ્યવસ્થા હતી, જે પાણીથી ભરેલી લાંબી નળી દ્વારા જોડાયેલી હતી. ઝુકાવમાં કોઈપણ ફેરફાર અન્યની તુલનામાં એક વાસણના ભરણ-ચિહ્નમાં તફાવત દ્વારા નોંધવામાં આવશે. પૃથ્વી-વિજ્ઞાન સંશોધન માટે સમગ્ર વિશ્વમાં તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થતો હોવા છતાં, તેનું સંચાલન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ સાબિત થયું છે. ઉદાહરણ તરીકે, તાપમાનના તફાવતો પ્રત્યેની તેમની ઉચ્ચ સંવેદનશીલતાને કારણે, આને હંમેશા અડધી રાત્રે વાંચવું પડે છે. આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક ટિલ્ટમીટર, જે ધીમે ધીમે ટિલ્ટમીટરના અન્ય તમામ સ્વરૂપોને બદલી રહ્યું છે, તે સામાન્ય સુથાર સ્તરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સરળ બબલ સ્તરના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરે છે. આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, ઇલેક્ટ્રોડ્સની ગોઠવણી ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક દ્રાવણમાં પરપોટાની ચોક્કસ સ્થિતિને ઉચ્ચ સ્તરની ચોકસાઇ સુધી અનુભવે છે. સ્તરમાં કોઈપણ નાના ફેરફારો પ્રમાણભૂત ડેટાલોગરનો ઉપયોગ કરીને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા તાપમાન પ્રત્યે તદ્દન અસંવેદનશીલ છે, અને બિલ્ટ-ઇન થર્મલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણ વળતર આપી શકાય છે. માઇક્રોઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ સિસ્ટમ્સ (એમ. ઇ. એમ. એસ.) સેન્સરનો ઉપયોગ કરતી નવી ટેકનોલોજી ઝુકાવ કોણ માપવાના કાર્યોને સિંગલ અને ડ્યુઅલ એક્સિસ મોડ બંનેમાં સરળતાથી કરવા સક્ષમ બનાવે છે. અલ્ટ્રા-હાઇ પ્રિસિઝન 2-એક્સિસ એમઇએમએસ સંચાલિત ડિજિટલ ઇન્ક્લિનોમીટર/ટિલ્ટમીટર સાધનો ઝડપી કોણ માપન કાર્યક્રમો અને સપાટીની રૂપરેખા માટે ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ખૂબ જ ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન અને એક ચાપ સેકન્ડની ચોકસાઈની જરૂર પડે છે. 2-અક્ષ એમ. ઇ. એમ. એસ. સંચાલિત ઇન્ક્લિનોમીટર/ટિલ્ટમીટરને ડિજિટલ રીતે સરભર કરી શકાય છે અને બિન-રેખીય અને કાર્યકારી તાપમાનની વિવિધતા માટે ચોક્કસપણે માપાંકિત કરી શકાય છે, જેના પરિણામે વિશાળ કોણીય માપન શ્રેણી અને વ્યાપક કાર્યકારી તાપમાન શ્રેણી પર ઉચ્ચ કોણીય ચોકસાઈ અને સ્થિરતા પ્રદર્શન થાય છે. વધુમાં, વાંચનનું ડિજિટલ પ્રદર્શન અંતર પર સ્થિત પરંપરાગત 'બબલ' શીશીઓ જોતી વખતે અનુભવાતી લંબન ભૂલને અસરકારક રીતે અટકાવી શકે છે. ટિલ્ટમીટરનો સૌથી નાટકીય ઉપયોગ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવાની આગાહીના વિસ્તારમાં થાય છે. યુ. એસ. જી. એસ. ના આ આંકડામાં બતાવ્યા પ્રમાણે, હવાઈ (કિલાઉઆ) ના મુખ્ય જ્વાળામુખીમાં મુખ્ય ચેમ્બરને મેગ્માથી ભરવાની અને પછી સાઇડ વેન્ટમાં વિસર્જિત કરવાની પેટર્ન છે. આલેખ મુખ્ય ચેમ્બર (ટિલ્ટમીટર દ્વારા નોંધાયેલ) ના સોજાની આ પેટર્ન દર્શાવે છે, તે ચેમ્બરનું ધોવાણ, અને પછી નજીકના વેન્ટનો વિસ્ફોટ. ગ્રાફ પર ઝુકાવની ટોચ પરની દરેક સંખ્યા, નોંધાયેલ વિસ્ફોટ છે. ગેલેરી ડેમ સેફ્ટી સિસ્ટમ પણ જુઓ વિભેદક જી. પી. એસ. જીઓમેકેનિક ઇન્ક્લિનોમીટર રિમોટ સેન્સિંગ પદ્ધતિઓ રોક મિકેનિક્સ ઝુકાવ પરીક્ષણ (જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ) સંદર્ભો ઇન્ક્લિનોમીટર ભૂકંપશાસ્ત્રના સાધનો જ્વાળામુખી ભૂસ્તરશાસ્ત્રના સાધનો