Measurement category
માપન શ્રેણી એ ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોટેક્નિકલ કમિશન (IEC) દ્વારા જીવંત વિદ્યુત સર્કિટના વર્ગીકરણની એક પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે મકાન (રહેણાંક અથવા ઔદ્યોગિક) ની અંદરના સંબંધમાં સ્થાપનો અને ઉપકરણોના માપન અને પરીક્ષણમાં થાય છે. આ શ્રેણીઓ સર્કિટના આપેલ બિંદુ પર ઉપલબ્ધ કુલ સતત ઊર્જા અને આવેગ વોલ્ટેજની ઘટનાને ધ્યાનમાં લે છે. ઊર્જા સર્કિટ બ્રેકર્સ અથવા ફ્યુઝ દ્વારા મર્યાદિત કરી શકાય છે, અને વોલ્ટેજના નજીવા સ્તર દ્વારા આવેગ વોલ્ટેજ. માપન શ્રેણીઓ માપન સર્કિટ્સ માપન અથવા પરીક્ષણ દરમિયાન જે સર્કિટ સાથે જોડાયેલા હોય તેમાંથી કાર્યરત વોલ્ટેજ અને ક્ષણિક તાણને આધિન હોય છે. જ્યારે માપન સર્કિટનો ઉપયોગ મુખ્ય માપવા માટે થાય છે, ત્યારે ક્ષણિક તાણનો અંદાજ સ્થાપનની અંદરના સ્થાન દ્વારા કરી શકાય છે કે જેના પર માપન કરવામાં આવે છે. જ્યારે માપન સર્કિટનો ઉપયોગ અન્ય કોઈપણ વિદ્યુત સંકેતને માપવા માટે કરવામાં આવે છે, ત્યારે વપરાશકર્તા દ્વારા ક્ષણિક તાણને ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે જેથી ખાતરી થઈ શકે કે તે માપન સાધનની ક્ષમતાઓને ઓળંગશે નહીં. આ ધોરણમાં, સર્કિટ્સને નીચેની માપન શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવે છેઃ CAT I શ્રેણી I એ મુખ્ય સાથે સીધી રીતે જોડાયેલ ન હોય તેવી સર્કિટ્સ પર કરવામાં આવતા માપન માટે છે. ઉદાહરણોમાં મેઇન્સમાંથી ન લેવાયેલી સર્કિટ્સ અને ખાસ સંરક્ષિત (આંતરિક) મેઇન્સ-વ્યુત્પન્ન સર્કિટ્સ પરના માપ છે. પછીના કિસ્સામાં, ક્ષણિક તાણ પરિવર્તનશીલ હોય છે; તે કારણોસર IEC 61010-1-5.4.1 (g) માટે જરૂરી છે કે ઉપકરણની ક્ષણિક ટકી રહેવાની ક્ષમતા વપરાશકર્તાને જાણ કરવામાં આવે. કે. એ. ટી. II માપન શ્રેણી II એ લો-વોલ્ટેજ ઇન્સ્ટોલેશન સાથે સીધા જોડાયેલા સર્કિટ પર કરવામાં આવતા માપન માટે છે. ઉદાહરણોમાં ઘરગથ્થુ ઉપકરણો, પોર્ટેબલ સાધનો અને સમાન ઉપકરણો પરના માપનો સમાવેશ થાય છે. કેટ III માપન શ્રેણી III એ બિલ્ડિંગ ઇન્સ્ટોલેશનમાં કરવામાં આવેલા માપન માટે છે. ઉદાહરણોમાં વિતરણ બોર્ડ, સર્કિટ-બ્રેકર્સ, કેબલ, બસ-બાર, જંકશન બોક્સ, સ્વીચો, નિયત સ્થાપનમાં સોકેટ-આઉટલેટ્સ અને ઉદ્યોગો માટેના સાધનો સહિત વાયરિંગનું માપન છે. કે. એ. ટી. IV માપન શ્રેણી IV એ લો-વોલ્ટેજ ઇન્સ્ટોલેશનના સ્ત્રોત પર કરવામાં આવેલા માપન માટે છે. ઉદાહરણો વીજળી મીટર અને પ્રાથમિક ઓવરકરન્ટ સુરક્ષા ઉપકરણો અને લહેર નિયંત્રણ એકમો પરના માપ છે. મંજૂરીઓ મંજૂરીનું મૂલ્ય વિદ્યુત ઇન્સ્યુલેશન અને બે વિદ્યુત ઉર્જાવાન ભાગો (અથવા જીવંત અને જમીન પરના ભાગો વચ્ચે) વચ્ચે ચાપ ફ્લેશની સંભાવના સાથે સંબંધિત છે. વધુ વોલ્ટેજ માટે વધુ મંજૂરીની જરૂર પડે છે. બેવડા ઇન્સ્યુલેશન માટે મંજૂરી બમણી કરવી આવશ્યક છે. જરૂરી મૂલ્યો સિંગલ ઇન્સ્યુલેશન CAT II માટે 0.4 મીમી, ડબલ ઇન્સ્યુલેશન CAT IV માટે 50 વી, થી 28 મીમી, 1000 વી સુધી બદલાઈ શકે છે. ચોક્કસ મૂલ્યો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. યોગ્ય સાધનોની ડિઝાઇન પ્રક્રિયા દરમિયાન આવા ધોરણોનું કડક પાલન કરવું જોઈએ. આવેગ પ્રતિરોધક વોલ્ટેજ એ જ રીતે મંજૂરીઓ માટે જરૂરી આવેગ પ્રતિરોધક વોલ્ટેજનું મૂલ્ય 500 V (CAT II, 50 V) થી 12,000 V (CAT IV, 1000 V) સુધી બદલાય છેઃ સંદર્ભો માપન વિદ્યુત સલામતી