Pulsed discharge ionization detector
પલ્સ્ડ ડિસ્ચાર્જ આયનીકરણ ડિટેક્ટર (પલ્સ્ડ ડિસ્ચાર્જ ડિટેક્ટર) એ ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી માટેનું ડિટેક્ટર છે જે હીલિયમમાં સ્થિર, ઓછી શક્તિવાળા, પલ્સ્ડ ડીસી ડિસ્ચાર્જનો આયનીકરણ સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગ કરે છે. જી. સી. સ્તંભમાંથી નીકળતા પ્રવાહી, જે સ્રાવ ક્ષેત્રમાંથી હિલીયમના પ્રવાહની વિરુદ્ધ વહે છે, તે હિલીયમના સ્રાવમાંથી ફોટોન દ્વારા આયનિત થાય છે. બાયસ ઇલેક્ટ્રોડ (ઓ) પરિણામી ઇલેક્ટ્રોનને કલેક્ટર ઇલેક્ટ્રોડ તરફ કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યાં તેઓ સ્થાયી પ્રવાહમાં ફેરફાર કરે છે જે ડિટેક્ટર આઉટપુટ તરીકે માપવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર મોડ ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર મોડમાં, પી. ડી. ડી. એ ફ્રીઓન્સ, ક્લોરિનેટેડ જંતુનાશકો અને અન્ય હેલોજન સંયોજનો જેવા ઉચ્ચ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણ સંયોજનોની દેખરેખ માટે પસંદગીયુક્ત ડિટેક્ટર છે. આ પ્રકારના સંયોજન માટે, લઘુતમ શોધી શકાય તેવી માત્રા (એમ. ડી. ક્યુ.) ફેમટોગ્રામ () અથવા પિકોગ્રામ () સ્તર પર હોય છે. પી. ડી. ડી. સંવેદનશીલતા અને પ્રતિક્રિયા લાક્ષણિકતાઓમાં પરંપરાગત કિરણોત્સર્ગી ઇ. સી. ડી. જેવી જ છે, અને તેને 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીના તાપમાને સંચાલિત કરી શકાય છે. આ મોડમાં કામગીરી માટે, He અને CH4 સ્તંભની બહાર નીકળવાના સીધા જ ઉપરના ભાગમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. હિલીયમ ફોટોઆયનકરણ સ્થિતિ હિલીયમ ફોટોઆયનકરણ સ્થિતિમાં, પી. ડી. ડી. એક સાર્વત્રિક, બિન-વિનાશક, ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા ડિટેક્ટર છે. અકાર્બનિક અને કાર્બનિક સંયોજનો બંનેનો પ્રતિસાદ વિશાળ શ્રેણીમાં રેખીય છે. સ્થિર વાયુઓનો પ્રતિસાદ હકારાત્મક (સ્થાયી પ્રવાહમાં વધારો) હોય છે, જેમાં એમ. ડી. ક્યુ. ની નીચી પીપીબી શ્રેણી હોય છે. હિલીયમ ફોટોઆયનકરણ મોડમાં PDD એ પેટ્રોકેમિકલ અથવા રિફાઇનરી વાતાવરણમાં ફ્લેમ આયનીકરણ ડિટેક્ટર્સ માટે ઉત્તમ વિકલ્પ છે, જ્યાં હાઇડ્રોજનની જ્યોત અને ઉપયોગ સમસ્યારૂપ બની શકે છે. વધુમાં, જ્યારે હિલીયમ ડિસ્ચાર્જ ગેસને યોગ્ય ઉમદા ગેસ સાથે ડોપ કરવામાં આવે છે, જેમ કે આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન અથવા ઝેનોન (ઇચ્છિત કટઓફ પોઇન્ટ પર આધાર રાખીને), ત્યારે પીડીડી એલિફેટિક્સ, એરોમેટિક્સ, એમાઇન્સ તેમજ અન્ય પ્રજાતિઓના પસંદગીયુક્ત નિર્ધારણ માટે ચોક્કસ ફોટોઆયનકરણ ડિટેક્ટર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. સંદર્ભો ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી