Vibration galvanometer
વાઇબ્રેશન ગેલ્વેનોમીટર એ મિરર ગેલ્વેનોમીટરનો એક પ્રકાર છે, જેમાં સામાન્ય રીતે ચુંબકના અંતરમાં લટકાવેલી કોઇલ હોય છે અથવા વિદ્યુત ચુંબકના ક્ષેત્રમાં કાયમી ચુંબક લટકાવેલું હોય છે. ફરતા ભાગોની કુદરતી ઓસિલેશન આવર્તન કાળજીપૂર્વક ચોક્કસ આવર્તન સાથે ટ્યુન કરવામાં આવે છે; સામાન્ય રીતે 50 અથવા 60 હર્ટ્ઝ. 1 કિલોહર્ટઝ સુધીની ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ શક્ય છે. આવર્તન ગતિશીલ તત્વોના દળ પર આધાર રાખે છે, તેથી પ્રકાશ કોઇલ અને અરીસાઓ સાથે ઉચ્ચ આવર્તન કંપન ગેલ્વેનોમીટર ખૂબ નાના હોય છે. કંપન ગેલ્વેનોમીટરનું ટ્યુનિંગ સસ્પેન્શન સ્પ્રિંગના તણાવને સમાયોજિત કરીને કરવામાં આવે છે. કંપન ગેલ્વેનોમીટરનો ઉપયોગ તેના કુદરતી પ્રતિધ્વનિની આવર્તનમાં વૈકલ્પિક પ્રવાહોને શોધવા માટે થાય છે. સૌથી સામાન્ય ઉપયોગ એસી બ્રિજ સર્કિટ અને કરંટ કમ્પેરેટર્સમાં નલ સૂચવતા સાધન તરીકે છે. કંપન ગેલ્વેનોમીટરનો તીક્ષ્ણ પડઘો તેને માપેલા વર્તમાન આવર્તનમાં ફેરફારો માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ બનાવે છે અને તેનો સચોટ ટ્યુનિંગ ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. ફ્રિક્વન્સી ડિસ્પ્લે ગેલ્વેનોમીટરની ફ્રિક્વન્સી-સેન્સિટિવ વર્તણૂક ક્રૂડ ફ્રિક્વન્સી મીટર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે એસી જનરેટર સેટની ઝડપને સમાયોજિત કરવા માટે થાય છે. ગેલ્વેનોમીટરનું નિર્માણ સંખ્યાબંધ ગતિશીલ-લોહ ગેલ્વેનોમીટર તરીકે કરવામાં આવ્યું છે, જે સમાન ઉત્તેજના કોઇલને વહેંચે છે. જેમ જેમ દરેક થોડી અલગ આવર્તન માટે ટ્યુન કરવામાં આવે છે, તેમાંથી એક ઇનપુટ આવર્તન અનુસાર એક સમયે પડઘો પાડશે. ચુંબક સરળતાથી અલગ અલગ રીડ્સના એક જ લોખંડની 'કાંસકો' તરીકે બનાવવામાં આવે છે, દરેકની લંબાઈ અલગ અલગ હોય છે. તેમની શ્રેણી સામાન્ય રીતે લગભગ 45-55 Hz (50 Hz આધાર આવૃત્તિ માટે) થી હોય છે, જેમાં દરેક વચ્ચે લગભગ 2 Hz રીઝોલ્યુશન હોય છે. કારણ કે તે કંપનશીલ રીડ (અને આમ આવર્તન) ની ઓળખ છે જે તેના કંપનવિસ્તારને બદલે રસપ્રદ છે, આ માપાંકિત નથી. તેમને ઘણીવાર સમગ્ર કાંસકો માટે સ્પષ્ટ દૃષ્ટિકોણ તરીકે જોવામાં આવે છે. રીડ રીસીવર સંદર્ભો ગેલ્વેનોમીટર પણ જુઓ