Distortionmeter
વિકૃતિમાપક (અથવા વધુ ચોક્કસપણે વિકૃતિ પરિબળ મીટર) એ ઇલેક્ટ્રોનિક માપન સાધન છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ દ્વારા મૂળ સંકેતમાં ઉમેરવામાં આવેલી વિકૃતિ દર્શાવે છે. હાર્મોનિક વિકૃતિ એ સંકેતમાં હાર્મોનિક્સ ઉમેરવા સમાન છે. જ્યારે શુદ્ધ સાઇનસોઈડલ સંકેત આ રીતે હોય છે, ત્યારે મૂળ સંકેત પર હાર્મોનિક્સની શ્રેણી લાદવામાં આવે છે, અને યોગ્ય ઉપકરણો સાથે શોધી શકાય છે. જો ઇનપુટ હોય તો નોર્મલાઇઝ્ડ આઉટપુટ છે ટોટલ હાર્મોનિક્સ ડિસ્ટોર્શન (THD) નું મૂલ્ય મૂળભૂત સાથે હાર્મોનિક્સના ગુણોત્તર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે; એટલે કે, આ ગુણોત્તર dB અથવા ટકાવારીમાં આપી શકાય છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ ડિસ્ટોર્શનમીટર વાસ્તવમાં એક લેવલમીટર છે જેમાં ઇનપુટ પર બે સ્વિચેબલ સમાંતર સર્કિટ હોય છે. પ્રથમ સર્કિટ સિસ્ટમના આઉટપુટ પર કુલ સિગ્નલને માપે છે. (ઓછી વિકૃતિના સ્તરો માટે આ લગભગ મૂળભૂત બરાબર હશે). તે મૂલ્ય 100% અથવા, સમકક્ષ, 0 dB વાંચવા માટે ગોઠવવામાં આવે છે. બીજી સર્કિટ એ હાઇ પાસ ફિલ્ટર છે જે મૂળભૂત આવર્તનને (વ્યવહારુ જેટલું) દૂર કરે છે. આ એક નોચ ફિલ્ટર હોઈ શકે છે, જે અન્ય ફ્રીક્વન્સીઝ (જે પણ હાર્મોનિક્સ હાજર હોઈ શકે છે તે સહિત) પર નગણ્ય એટેન્યુએશન સાથે મૂળભૂત સિવાય બધાને પસાર કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, જો વિકૃતિ ઉત્પાદનો ઊંચી આવર્તન પર હોય, તો હાઈપાસ ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે જો તેનો કટઓફ દર અપેક્ષિત વિકૃતિ ઉત્પાદનોને અસર ન કરવા માટે પૂરતો તીવ્ર હોય. ફિલ્ટરનું આઉટપુટ મૂળભૂતની ટકાવારી તરીકે માપવામાં આવે છે, અને નોંધાયેલ મૂલ્ય વિકૃતિ મૂલ્ય હશે. ઓડિયો વિશ્લેષક સંદર્ભો પણ જુઓ ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ સાધનો પ્રસારણ ઇજનેરી