Panoramic radiograph
પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ એ ઉપલા અને નીચલા જડબાના પેનોરેમિક સ્કેનીંગ ડેન્ટલ એક્સ-રે છે. તે કાનથી કાન સુધીના અર્ધ-વર્તુળનું દ્વિ-પરિમાણીય દૃશ્ય દર્શાવે છે. પેનોરેમિક રેડીયોગ્રાફી એ ફોકલ પ્લેન ટોમોગ્રાફીનું એક સ્વરૂપ છે; આમ, સંયુક્ત પેનોરેમિક છબી બનાવવા માટે બહુવિધ પ્લેનની છબીઓ લેવામાં આવે છે, જ્યાં મેક્સીલા અને મેન્ડિબલ ફોકલ ચાટમાં હોય છે અને ઉપરછલ્લી અને ચાટની ઊંડાણવાળી રચનાઓ ઝાંખી પડી જાય છે. પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ માટેના અન્ય બિન-માલિકી નામો ડેન્ટલ પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ અને પેન્ટોમોગ્રામ છે; સંક્ષિપ્તમાં પાન, ડી. પી. આર., ઓ. પી. ટી. અને ઓ. પી. જી. નો સમાવેશ થાય છે (બાદમાં, વેપારના નામને સામાન્ય બનાવવા પર આધારિત, ઘણીવાર તબીબી સંપાદનમાં ટાળવામાં આવે છે). પ્રકાર ડેન્ટલ પેનોરેમિક રેડીયોગ્રાફી સાધનોમાં આડા ફરતા હાથનો સમાવેશ થાય છે જે એક્સ-રે સ્રોત ધરાવે છે અને વિરોધી હાથપગ પર ગોઠવાયેલી ફરતી ફિલ્મ પદ્ધતિ (ફિલ્મ વહન) ધરાવે છે. દર્દીની ખોપરી એક્સ-રે જનરેટર અને ફિલ્મ વચ્ચે બેસે છે. એક્સ-રે સ્રોત લંબચોરસ સંમિશ્રિત બીમ છે. તે બીમની ઊંચાઈ પણ મેન્ડિબલ્સ અને મેક્સિલા પ્રદેશોને આવરી લે છે. હાથ ચાલે છે અને તેની હિલચાલને ત્વરિત કેન્દ્રની આસપાસ પરિભ્રમણ તરીકે વર્ણવી શકાય છે જે સમર્પિત માર્ગ પર બદલાય છે. ઉત્પાદકો હાથને ખસેડવા માટે વિવિધ ઉકેલો સૂચવે છે, દાંત અને ફિલ્મ અને જનરેટર વચ્ચે સતત અંતર જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઉપરાંત તે ગતિશીલ ઉકેલો દાંતની કમાનને શક્ય તેટલી ઓર્થોગોનલી રીતે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. આદર્શ હિલચાલ પસંદ કરવી અશક્ય છે કારણ કે શરીર રચના દરેક વ્યક્તિમાં ખૂબ જ બદલાય છે. છેવટે દરેક ઉત્પાદક દ્વારા સમાધાન પસંદ કરવામાં આવે છે અને તે વિસ્તૃતીકરણ પરિબળોમાં પરિણમે છે જે ફિલ્મ (15%-30%) સાથે મજબૂત રીતે બદલાય છે. તીક્ષ્ણતા અને વિકૃતિ બંનેના સંદર્ભમાં દર્દીની સ્થિતિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ફિલ્મો બે પ્રકારની ફિલ્મ ખસેડવાની પદ્ધતિઓ છે, એક સ્લાઇડિંગ ફ્લેટ કેસેટનો ઉપયોગ કરે છે જે ફિલ્મને પકડી રાખે છે, અને બીજું ફરતા સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરે છે જેની આસપાસ ફિલ્મને વીંટાળવામાં આવે છે. ડેન્ટલ પેનોરામિક ફિલ્મો માટે બે પ્રમાણભૂત કદ છેઃ 30 સે. મી. × 12 સે. મી. (12′′ × 5′′) અને 30 સે. મી. x 15 સે. મી. (12′′ × 6′′). નાના કદની ફિલ્મ મોટા કદની સરખામણીમાં તેના પર 8 ટકા ઓછો એક્સ-રે ડોઝ મેળવે છે. ડિજિટલ ડેન્ટલ એક્સ-રે રેડિયોલોજી ફિલ્મ ટેકનોલોજી (જેમાં રાસાયણિક વિકાસ પ્રક્રિયા સામેલ છે) થી ડિજિટલ એક્સ-રે ટેકનોલોજી તરફ આગળ વધી રહી છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક સેન્સર અને કમ્પ્યુટર પર આધારિત છે. ફિલ્મ આધારિત પ્રણાલીઓની સરખામણીમાં એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે એક્સપોઝર અક્ષાંશ ઘણો વધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે ઘણા ઓછા પુનરાવર્તિત સ્કેન, જે ખર્ચ ઘટાડે છે અને દર્દીના કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં પણ ઘટાડો કરે છે. જો ડિજિટલ ફાઇલ સાચવવામાં આવે તો ખોવાયેલા એક્સ-રે પણ ફરીથી છાપી શકાય છે. અન્ય નોંધપાત્ર ફાયદાઓમાં તાત્કાલિક જોઈ શકાય તેવી છબીઓ, છબીઓને વધારવાની ક્ષમતા, પ્રેક્ટિશનરો અને ગ્રાહકોને છબીઓને ઇમેઇલ કરવાની ક્ષમતા (તેમને પહેલા ડિજિટાઇઝ કરવાની જરૂર વગર), સરળ અને વિશ્વસનીય દસ્તાવેજ સંચાલન, એક્સ-રે એક્સપોઝરમાં ઘટાડો, કોઈ ડાર્કરૂમની જરૂર નથી, અને કોઈ રસાયણોનો ઉપયોગ થતો નથી. એક ચોક્કસ પ્રકારની ડિજિટલ સિસ્ટમ ફિલ્મની જગ્યાએ ફોટોસ્ટિમ્યુલેબલ ફોસ્ફર પ્લેટ (ઉર્ફ પી. એસ. પી.-ફોસ્ફર પ્લેટ) નો ઉપયોગ કરે છે. એક્સ-રે એક્સપોઝર પછી પ્લેટ (શીટ) ને એક વિશેષ સ્કેનરમાં મૂકવામાં આવે છે જ્યાં લેસર લાઇટ સ્કેનીંગનો ઉપયોગ કરીને સુપ્ત રચાયેલી છબીને બિંદુ દ્વારા પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે અને ડિજિટાઇઝ કરવામાં આવે છે. ડિજિટાઇઝ્ડ છબીઓ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર સંગ્રહિત અને પ્રદર્શિત થાય છે. આ પદ્ધતિ જૂની ફિલ્મ આધારિત તકનીક અને વર્તમાન સીધી ડિજિટલ ઇમેજિંગ તકનીકની વચ્ચે છે. તે ફિલ્મ પ્રક્રિયા જેવી જ છે કારણ કે તેમાં સમાન ઇમેજ સપોર્ટ હેન્ડલિંગનો સમાવેશ થાય છે અને અલગ પડે છે કારણ કે રાસાયણિક વિકાસ પ્રક્રિયાને સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા બદલવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ પ્રોસેસિંગ કરતાં વધુ ઝડપી નથી અને રિઝોલ્યુશન અને સંવેદનશીલતા પ્રદર્શનનો વિરોધ કરવામાં આવે છે. જો કે તેમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વિના કોઈપણ અસ્તિત્વમાં રહેલા ઉપકરણો સાથે ફિટ થવામાં સક્ષમ હોવાનો સ્પષ્ટ ફાયદો છે કારણ કે તે ફક્ત હાલની ફિલ્મને બદલે છે. કેટલીકવાર "ડિજિટલ એક્સ-રે" શબ્દનો ઉપયોગ સ્કેન કરેલા ફિલ્મ દસ્તાવેજોને નિયુક્ત કરવા માટે થાય છે જે આગળ કોમ્પ્યુટર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. અન્ય પ્રકારની ડિજિટલ ઇમેજિંગ તકનીકો ઇલેક્ટ્રોનિક સેન્સરનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાંના મોટા ભાગના પહેલા એક્સ-રેને પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત કરે છે (GdO2S અથવા CsI સ્તરનો ઉપયોગ કરીને) જે આગળ CCD અથવા CMOS ઇમેજ સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને કેપ્ચર કરવામાં આવે છે. તેમાંના કેટલાક વર્ણસંકર એનાલોગ-થી-ડિજિટલ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરે છે જે પહેલા એક્સ-રેને વીજળીમાં રૂપાંતરિત કરે છે (સી. ડી. ટી. ઈ. સ્તરનો ઉપયોગ કરીને) અને પછી આ વીજળી CMOS ટેકનોલોજી પર આધારિત વાંચન વિભાગ દ્વારા છબી તરીકે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. વર્તમાન અત્યાધુનિક ડિજિટલ પ્રણાલીઓમાં, છબીની ગુણવત્તા પરંપરાગત ફિલ્મ-આધારિત પ્રણાલીઓ કરતાં ઘણી બહેતર છે. તાજેતરની પ્રગતિઓમાં પ્રમાણભૂત ડિજિટલ પેનોરેમિક ઉપકરણોમાં કોન બીમ 3D ટેકનોલોજીનો ઉમેરો પણ જોવા મળ્યો છે. સંકેતો ઓર્થોપેન્ટોમોગ્રામ (ઓ. પી. ટી.) નો ઉપયોગ આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાયિકો દ્વારા આ વિશે માહિતી પ્રદાન કરવા માટે કરવામાં આવે છેઃ અસરગ્રસ્ત શાણપણના દાંતના નિદાન અને સારવારનું આયોજન-સૌથી સામાન્ય ઉપયોગ શાણપણના દાંતની સ્થિતિ અને જડબામાં આઘાત નક્કી કરવાનો છે. પિરિઓડોન્ટલ હાડકાની ખોટ અને પેરીઅપિકલ સંડોવણી. દાંતના દુખાવાના સ્ત્રોતને શોધવી, અને દાંત-દર-દાંત નિદાન કરતી વખતે. ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ ઓર્થોડોન્ટિક આકારણીની પ્લેસમેન્ટ માટેનું મૂલ્યાંકન. જોબ્સ ટેમ્પોરોમેન્ડિબ્યુલર સંયુક્ત ડિસફંક્શન્સ અને એન્કીલોસિસના સંબંધમાં ચેરુબિઝમ, ક્લેઇડો ક્રેનિયલ ડિસપ્લેસિયા કાર્સિનોમા જેવી વિકાસલક્ષી વિસંગતતાઓનું પૂર્વ અને પોસ્ટ ઓપરેટિવ નિદાન. ઓસ્ટીયોસાર્કોમા, એમેલોબ્લાસ્ટોમા, જડબાંને અસર કરતા રેનલ ઓસ્ટીયોડિસ્ટ્રોફી અને હાયપોફોસ્ફેટેમીયાનું નિદાન. મૌખિક અને મેક્સિલોફેશિયલ આઘાતનું નિદાન, અને પૂર્વ અને પોસ્ટ-સર્જિકલ મૂલ્યાંકન, દા. ત. ડેન્ટોઅલ્વિયોલર ફ્રેક્ચર અને મેન્ડિબ્યુલર ફ્રેક્ચર. લાળ પથ્થરો (સિયાલોલિથિયાસિસ). અન્ય નિદાન અને સારવાર કાર્યક્રમો. પદ્ધતિ સામાન્ય રીતે, વ્યક્તિ પ્લાસ્ટિકના સ્પેટુલા પર કરડે છે જેથી બધા દાંત, ખાસ કરીને મુગટ, વ્યક્તિગત રીતે જોઈ શકાય. સમગ્ર ઓર્થોપાન્ટોમોગ્રામ પ્રક્રિયામાં લગભગ એક મિનિટનો સમય લાગે છે. ખોપરીની આસપાસ મશીનની સફર માટે દર્દીનો વાસ્તવિક કિરણોત્સર્ગ સંપર્ક સમય 5.5 અને 22 સેકન્ડની વચ્ચે બદલાય છે. મશીનના સંયોજનનો અર્થ એ છે કે, ફરતી વખતે, એક્સ-રે કોઈપણ ક્ષણે ફિલ્મ પર શરીરરચનાના મર્યાદિત ભાગને જ રજૂ કરે છે, પરંતુ જેમ જેમ ખોપરીની આસપાસ પરિભ્રમણ આગળ વધે છે, તેમ તેમ મેક્સીલો-ફેસિયલ બ્લોકનું સંયુક્ત ચિત્ર બને છે. જ્યારે હાથ ફરે છે, ત્યારે ફિલ્મ એવી રીતે આગળ વધે છે કે અનુમાનિત આંશિક ખોપરીની છબી (બીમ વિભાગ દ્વારા મર્યાદિત) તેના પર સ્ક્રોલ કરે છે અને તેને સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી પાડે છે. ફિલ્મ પર પ્રક્ષેપિત તમામ ઓવરલેપિંગ વ્યક્તિગત છબીઓમાં સમાન વિસ્તૃતીકરણ હોતું નથી કારણ કે બીમ અલગ હોય છે અને છબીઓમાં અલગ ફોકસ પોઇન્ટ હોય છે. ઉપરાંત તમામ તત્વની છબીઓ લક્ષ્ય ફિલ્મ પર સમાન વેગ સાથે આગળ વધતી નથી કારણ કે તેમાંની કેટલીક વધુ દૂર હોય છે અને અન્ય ત્વરિત પરિભ્રમણ કેન્દ્રની નજીક હોય છે. દંત કમાન બાજુના એનાટોમિકલ તત્વોના પ્રક્ષેપણના વેગને બરાબર ફિટ કરવા માટે ફિલ્મનો વેગ એવી રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે જે ફિલ્મની સૌથી નજીક છે. તેથી, તેઓ તીવ્ર રીતે નોંધવામાં આવે છે જ્યારે વિવિધ સ્થળોએ તત્વો અસ્પષ્ટ નોંધવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ વિવિધ વેગથી સ્ક્રોલ કરે છે. દંત વિહંગમ છબી મહત્વપૂર્ણ વિકૃતિઓથી પીડાય છે કારણ કે ઊભી ઝૂમ અને આડી ઝૂમ બંને છબી સાથે અલગ અલગ રીતે બદલાય છે. ઊભી અને આડી ઝૂમ રેકોર્ડ કરેલ તત્વ વિરુદ્ધ ફિલ્મ અને જનરેટરની સંબંધિત સ્થિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. જનરેટરની નજીકની સુવિધાઓ વધુ ઊભી ઝૂમ મેળવે છે. આડી ઝૂમ પણ કેન્દ્રીય માર્ગ પર તત્વની સંબંધિત સ્થિતિ પર આધારિત છે. ફોકલ પાથ કમાનની અંદરની સુવિધાઓ વધુ આડી ઝૂમ મેળવે છે અને ઝાંખી પડે છે; બહારની સુવિધાઓ ઓછી આડી ઝૂમ મેળવે છે અને ઝાંખી પડે છે. પરિણામ એ છે કે એક છબી જે અનિવાર્ય કમાન સાથેના વિભાગને તીવ્ર રીતે દર્શાવે છે, અને અન્યત્ર ઝાંખી પડી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, વધુ રેડિયો-અપારદર્શક શારીરિક ક્ષેત્ર, સર્વાઇકલ કરોડરજ્જુ (ગરદન), આગળના દાંતને ઓવરલેપ કરતા વિશાળ અને ઝાંખા ઊભી સ્તંભ તરીકે દેખાય છે. જે માર્ગ પર શારીરિક ઘટકો તીવ્ર રીતે નોંધવામાં આવે છે તેને "ફોકલ પાથ" કહેવામાં આવે છે. વિહંગમ છબીઓનો મુખ્ય ફાયદો ચહેરાના હાડકાં અને દાંતનું વ્યાપક આવરણ ઓછી દર્દીના કિરણોત્સર્ગની માત્રા દર્દી માટે તપાસની સગવડ (મોંની અંદર ફિલ્મો મૂકવાની જરૂર નથી) એવા દર્દીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાની ક્ષમતા કે જેઓ મોં ખોલી શકતા નથી અથવા જ્યારે મુખ પર પ્રતિબંધ હોય છે, દા. ત. : ટ્રિઝમસને કારણે દર્દીની પેનોરેમિક ફિલ્મોની તૈયાર સમજણની છબી બનાવવા માટે ટૂંકા સમયની જરૂર પડે છે, જે તેમને દર્દીના શિક્ષણ અને કેસ પ્રસ્તુતિમાં ઉપયોગી દ્રશ્ય સહાય બનાવે છે. સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્ટ્રા ઓરલ એક્સ-રેના મોટા સમૂહની સરખામણીમાં સંગ્રહ કરવો સરળ છે. તૈયારી જે વ્યક્તિઓએ પેનોરેમિક રેડીયોગ્રાફીમાંથી પસાર થવું પડે છે તેમણે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ earrings, ઘરેણાં, વાળની પિન, ચશ્મા, ડેન્ચર અથવા ઓર્થોડોન્ટિક ઉપકરણો દૂર કરવા પડે છે. જો આ વસ્તુઓને દૂર કરવામાં ન આવે, તો તેઓ છબી પર કલાકૃતિઓ બનાવી શકે છે (ખાસ કરીને જો તેમાં ધાતુ હોય) અને તેની ઉપયોગીતા ઘટાડી શકે છે. મશીનને ફિલ્મને ખુલ્લી પાડવા માટે 18 કે તેથી વધુ બીજા ચક્ર દરમિયાન વ્યક્તિએ સંપૂર્ણપણે સ્થિર રહેવાની પણ જરૂર છે. આ કારણોસર, રેડિયોગ્રાફર્સ ઘણીવાર વ્યક્તિને અગાઉથી સમજાવે છે કે મશીન કેવી રીતે આગળ વધશે. પ્રતિકૂળ અસરો આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગનો ઉપયોગ કરતા કોઈપણ તબીબી ઇમેજિંગની જેમ, કોષોમાં પાણીના અણુઓના આયનીકરણ દરમિયાન સર્જાયેલા મુક્ત રેડિકલથી સીધા આયનીકરણ નુકસાન અને પરોક્ષ નુકસાનની એક મિનિટની ડિગ્રી હશે. પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફમાંથી જીવલેણ કેન્સરના જોખમનો અંદાજ 20,000,000 માં લગભગ 1 છે. વ્યક્તિની છબીની ઉંમર પણ જોખમને બદલે છે, જેમાં યુવાન લોકોને થોડું વધારે જોખમ હોય છે. ઇ. જી. 20,000,000 માં 1નું જોખમ 1-10 વય જૂથ (10,000,000 માં 1) માં કોઈ વ્યક્તિ માટે બમણું થઈ જશે. ડિજિટલ પેનોરેમિક સિસ્ટમો માટે ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નો 1985-1991-ડેન્ટલ ડિજિટલ પેનોરેમિક બનાવવાનો પ્રથમ પ્રયાસ મેકડેવિડ એટ અલનો હતો. યુટીએચએસસીએસએ ખાતે. તેમનો વિચાર રેખીય પિક્સેલ એરે (એક પિક્સેલ સ્તંભ) સેન્સર પર આધારિત હતો જે આવા ઉપયોગ માટે યોગ્ય ન હતો કારણ કેઃ a) કોઈ ટોમોગ્રાફિક અસર નથી; b) એક્સ-રે બીમને સંયોજિત કરવામાં અને દર્દીને પહોંચાડવામાં આવતા એક્સ-રે ડોઝને નિયંત્રિત કરવામાં ભારે મુશ્કેલીઓ; c) નબળી જનરેટર કાર્યક્ષમતા. 1995-ડીએક્સઆઈએસ, બજારમાં ઉપલબ્ધ પ્રથમ ડેન્ટલ ડિજિટલ પેનોરેમિક એક્સ-રે સિસ્ટમ, સિગ્નેટ (ફ્રાન્સ) ખાતે કેટલીન સ્ટોઇચિટા દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. ડી. એક્સ. આઈ. એસ. એ તમામ પેનોરેમિક મોડેલોને ફરીથી ફીટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. 1997-સિમેન્સ (હાલમાં સિરોના ડેન્ટલ સિસ્ટમ્સ, જર્મની) ના સિડેક્સિસે ઓર્ટોફોસ પ્લસ પેનોરેમિક એકમ માટે ડિજિટલ વિકલ્પ ઓફર કર્યો હતો, ટ્રોફી રેડિયોલોજી (ફ્રાન્સ) ના ડિજિપેનએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેરિયમ (ફિનલેન્ડ) દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ઓપી 100 પેનોરેમિક માટે ડિજિટલ વિકલ્પ ઓફર કર્યો હતો. 1998-2004-ઘણા વિહંગમ ઉત્પાદકોએ તેમની પોતાની ડિજિટલ પ્રણાલીઓ રજૂ કરી. સંશોધન પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ્સમાં ગરદનના એક ભાગને પ્રદર્શિત કરવાની અને એથેરોમા (કેરોટિડ ધમનીમાં કેલ્સીફિકેશન) પ્રદર્શિત કરવાની ક્ષમતા હોય છે જે સ્થાનિક અને સામાન્યીકૃત (પ્રણાલીગત) એથરોસ્ક્લેરોસિસ બંનેનો સંકેત છે. કોરોનરી ધમનીઓનું એથરોસ્ક્લેરોસિસ જે મ્યોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન (હૃદયરોગનો હુમલો) તરફ દોરી જાય છે, અને સ્ટ્રોક તરફ દોરી જતી કેરોટિડ ધમનીનું એથરોસ્ક્લેરોસિસ એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મૃત્યુના નંબર એક અને નંબર ત્રણ સૌથી સામાન્ય કારણો છે. પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ્સને સ્ક્રીનીંગ ટૂલ તરીકે જોવામાં રસ છે, જો કે તે પરિણામોમાં અર્થપૂર્ણ તફાવત લાવવા માટે સક્ષમ છે કે કેમ તે અંગે વધુ માહિતીની જરૂર છે. રોગશાસ્ત્રઃ સામાન્ય લોકો અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા જૂથો વધારાના સંશોધન પ્રોજેક્ટોએ સામાન્ય વસ્તી (3-5%) અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા જૂથોમાં આ એથેરોમાનો વ્યાપ દર વધુ નિર્ધારિત કર્યો છે (25 ટકાથી વધુઃ તાજેતરના સ્ટ્રોક પીડિતો, અવરોધક સ્લીપ એપનિયા સિન્ડ્રોમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, મેનોપોઝલ પછીની સ્ત્રીઓ, પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, વિસ્તૃત કાર્ડિયોમાયોપથી ધરાવતી વ્યક્તિઓ અને ગરદન પર નિર્દેશિત રેડિયોથેરાપી મેળવનાર વ્યક્તિઓમાં). આ તારણોને અન્ય કેટલાક સંશોધકો દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. ડેન્ટલ ચેપ અને એથરોસ્ક્લેરોસિસ એથરોસ્ક્લેરોસિસ જોખમી પરિબળોને આભારી છે જેમાં સિગારેટનું ધૂમ્રપાન, હાયપરલિપિડેમિયા, સ્થૂળતા, ડાયાબિટીસ મેલીટસ અને હાયપરટેન્શન (હાઈ બ્લડ પ્રેશર) નો સમાવેશ થાય છે. જોકે, આ પરિબળો રોગના જોખમ માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર નથી. એથરોસ્ક્લેરોસિસની કલ્પના એન્ડોથેલિયલ કોષની ઈજા અને સંભવતઃ ક્રોનિક ડેન્ટલ ચેપથી ઉદ્ભવતા તકલીફ માટે ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ તરીકે કરવામાં આવી છે. 2010 માં, દાંતના ચેપની સંપૂર્ણતાને માપવા માટે અગાઉ માન્ય મેટિલા પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફિક અનુક્રમણિકાનો ઉપયોગ કરીને (એટલે કે, પેરિએપિકલ અને ફર્કલ જખમ, પેરિકોરોનિટિસ સાઇટ્સ, દાંતના મૂળ, પલ્પલ કેરીવાળા દાંત અને ઊભી હાડકાની ખામીઓ), ફ્રીડલેન્ડરના જૂથે નક્કી કર્યું કે તેમના પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ પર કેરોટિડ ધમની એથેરોમા ધરાવતી વ્યક્તિઓમાં રેડિયોગ્રાફિક એથેરોમા વિનાના એથેરોજેનિક જોખમ-મેળ ખાતા નિયંત્રણો કરતાં દાંતના ચેપ/બળતરાની નોંધપાત્ર માત્રા વધારે છે. જ્યારે મેટિલા અનુક્રમણિકાનો ઉપયોગ અગાઉ દંત ચેપની હદને કોરોનરી ધમની રોગ સાથે જોડવા માટે કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે આ સંશોધન દંત રોગની સંપૂર્ણ શ્રેણીને જોડનાર પ્રથમ સંશોધન છે જે તે કેલ્સિફાઇડ કેરોટિડ ધમની એથરોસ્ક્લેરોસિસના પુરાવા આપતા પેનોરેમિક રેડિયોગ્રાફ્સને માપે છે. મૌખિક અને મેક્સિલોફેશિયલ રેડીયોલોજી સંદર્ભો પણ જુઓ દંતચિકિત્સા શાખાઓ