Ballistic galvanometer
બેલિસ્ટિક ગેલ્વેનોમીટર એ સંવેદનશીલ ગેલ્વેનોમીટરનો એક પ્રકાર છે; સામાન્ય રીતે મિરર ગેલ્વેનોમીટર. વર્તમાન માપતા ગેલ્વેનોમીટરથી વિપરીત, ફરતા ભાગમાં જડતાની મોટી ક્ષણ હોય છે, આમ તે લાંબા ઓસિલેશન સમયગાળો આપે છે. તે ખરેખર એક સંકલનકર્તા છે જે તેના દ્વારા વિસર્જિત ચાર્જની માત્રાને માપે છે. તે કાં તો ફરતી કોઇલ અથવા ફરતા ચુંબકનો પ્રકાર હોઈ શકે છે. પ્રથમ ઉપયોગ કરતા પહેલા ગેલ્વેનોમીટરનો બેલિસ્ટિક અચળાંક નક્કી કરવો આવશ્યક છે. આ સામાન્ય રીતે જાણીતા કેપેસિટર ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડાઈને કરવામાં આવે છે, જે જાણીતા વોલ્ટેજથી ચાર્જ થાય છે અને ડિફ્લેક્શન રેકોર્ડ કરે છે. સ્થિરાંક K ની ગણતરી કેપેસિટન્સ C, વોલ્ટેજ V અને ડિફ્લેક્શન d પરથી કરવામાં આવે છેઃ જ્યાં K ને સેન્ટીમીટર દીઠ કુલોમ્બ્સમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કામગીરીમાં ચાર્જનો અજ્ઞાત જથ્થો Q (કુલોમ્બ્સમાં) સરળ છેઃ ગ્રાસોટ ફ્લક્સમીટર નિયમિત ગેલ્વેનોમીટર સાથે આવતી ચોક્કસ સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. નિયમિત ગેલ્વેનોમીટર માટે, સ્રાવનો સમય તંત્રના દોલનના કુદરતી સમયગાળા કરતાં ઓછો હોવો જોઈએ. કેટલીક એપ્લિકેશનોમાં, ખાસ કરીને ઇન્ડક્ટર્સને સમાવતી એપ્લિકેશનોમાં, આ શરત પૂરી કરી શકાતી નથી. ગ્રાસોટ ફ્લક્સમીટર કોઈપણ પુનઃસ્થાપન બળ વિના કામ કરીને આ સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે, જે દોલન સમયગાળાને અસરકારક રીતે અનંત બનાવે છે અને તેથી કોઈપણ સ્રાવ સમય કરતાં લાંબો સમય આપે છે. તેની રચના બેલિસ્ટિક ગેલ્વેનોમીટર જેવી જ છે, પરંતુ તેની કોઇલ સસ્પેન્શન થ્રેડમાં અથવા વર્તમાન લીડ્સમાં કોઈપણ પુનઃસ્થાપિત દળો વિના સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. કોઇલનો કોર (બોબિન) બિન-વાહક સામગ્રીનો હોય છે. જ્યારે વિદ્યુત ચાર્જ સાધન સાથે જોડાય છે, ત્યારે કોઇલ ગેલ્વેનોમીટરના ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે, વિરોધી ઇલેક્ટ્રોમોટિવ બળ ઉત્પન્ન કરે છે અને વર્તમાન પ્રવાહના સમયને ધ્યાનમાં લીધા વગર બંધ થાય છે. કોઇલની સ્થિતિમાં ફેરફાર માત્ર ચાર્જના જથ્થાના પ્રમાણમાં હોય છે. કોઇલ જાતે અથવા પ્રવાહની દિશાને ઉલટાવીને શૂન્ય સ્થિતિ પર પરત કરવામાં આવે છે. સંદર્ભો અર્લ ટેરી, એડવાન્સ લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસ ઇન ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ મેગ્નેટિઝમ. મેકગ્રો-હિલ, ન્યૂયોર્ક 1929 પાનું 24-34 ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, "ટેલર-કેમ્બ્રિજ", કેમ્બ્રિજ સાયન્ટિફિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કંપની, ટ્રેડ કેટલોગ, 1908 પાનું 34 બક્ષી, યુ. એ. અને બક્ષી, એલ. એ. વી., ઇલેક્ટ્રોનિક માપન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન, ટેકનિકલ પબ્લિકેશન્સ, 2020, પ્રકરણ 2 બક્ષી, યુ. એ. અને બક્ષી, એલ. એ. વી., ઇલેક્ટ્રિક મેઝરમેન્ટ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન, ટેકનિકલ પબ્લિકેશન્સ, 2020, પ્રકરણ 2 ગેલ્વેનોમીટર ઐતિહાસિક વૈજ્ઞાનિક સાધનો