Liquid junction interface
માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીમાં, લિક્વિડ જંકશન ઇન્ટરફેસ એ આયન સ્રોત અથવા સેટ-અપ છે જે કેશિલરી ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ જેવા પેરિફેરિક ઉપકરણોને માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીમાં જોડે છે. આઇ. યુ. પી. એ. સી. ની ભલામણની વ્યાખ્યાને કેશિલરી ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસને માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી સાથે જોડવાના સાધન તરીકે જુઓ જેમાં પ્રવાહી જળાશય અલગ કેશિલરીને ઘેરી લે છે અને કેશિલરીને માસ સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. આ જળાશય કેશિકા ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ માટે વિદ્યુત સંપર્ક પૂરો પાડે છે. પ્રવાહી જંકશન ઈન્ટરફેસ શબ્દનો ઉપયોગ હેનરી એમ. ફેલ્સ અને સહકાર્યકરો દ્વારા આયન સ્રોતો માટે પણ કરવામાં આવ્યો છે જ્યાં એનાલાઇટ ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પુરવઠા સાથે સીધા સંપર્કમાં હોય છે. આમાં ખાસ નેનોસ્પ્રે આયન સ્રોતોનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ, સોના અથવા અન્ય વાહક સામગ્રીથી બનેલો તાર અનકોટેડ સ્પ્રે રુધિરકેશિકાઓની અંદર નમૂના દ્રાવણ સાથે સંપર્ક કરે છે. આ સિદ્ધાંત ત્યારે પણ લાગુ પડે છે જ્યારે સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ યુનિયન ક્રોમેટોગ્રાફી આઉટલેટને સ્પ્રે કેશિકા સાથે જોડે છે. તેનો ઉપયોગ ઇન્ટરફેસ અથવા સ્રોત ડિઝાઇનના સરળીકરણ, સરળ સંચાલન અને ખર્ચના સંદર્ભમાં સંખ્યાબંધ ફાયદા ધરાવે છે. વિદ્યુત વિચ્છેદનની અસરોને નિયંત્રિત કરવી પડશે. માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી સાથે જોડાણમાં ઓન-લાઇન ડિસેલ્ટિંગ માટે પ્રવાહી જંકશન ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આમ, C18 તબક્કા જેવી ક્રોમેટોગ્રાફિક સામગ્રીને સીધા પંપ અથવા HPLC ઉપકરણમાંથી આવતા પ્રવાહ માર્ગમાં મૂકવામાં આવી હતી. પદ્ધતિની વિવિધતામાં, સૂક્ષ્મ રુધિરકેશિકાઓ ક્રોમેટોગ્રાફિક તબક્કા સાથે ગાઢ રીતે ભરેલી હતી જેથી અલગ કૉલમ રચાય અને તે જ સમયે ઇલેક્ટ્રોસ્પ્રે રુધિરકેશિકાઓ તરીકે કાર્ય કરે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઘણી પ્રોટિઓમિક્સ પ્રયોગશાળાઓમાં થાય છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે પ્રાયોગિક રચનાઓ જેમાં એરોસોલ અને સ્પ્રે બનાવવા માટે પ્રવાહીમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજનો સીધો ઉપયોગ 1917 ની શરૂઆતમાં આયનીકરણ નહીં, પરંતુ પ્રવાહીના પરમાણુકરણના સંદર્ભમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. લિક્વિડ જંકશન પોટેન્શિયલ પણ જુઓ-તે પ્રક્રિયા જે ત્યારે થાય છે જ્યારે વિવિધ સાંદ્રતાના બે ઉકેલો એકબીજાના સંપર્કમાં હોય છે.